Medir a Saturação de Oxigênio Usando um Oxímetro de Pulso
A oximetria de pulso é um procedimento simples, barato e não invasivo utilizado para medir o nível (ou saturação) do oxigênio no sangue. A saturação do oxigênio sempre deve estar acima de 95%. Porém, ela pode estar abaixo disso caso você tenha uma doença respiratória ou alguma cardiopatia congênita.  É possível medir a porcentagem de saturação do oxigênio usando um oxímetro de pulso, um dispositivo com um sensor estilo clipe que é preso em uma parte fina do corpo, como o lóbulo da orelha ou nariz.
1. **Entenda a relação existente entre oxigênio e sangue.** Os pulmões aspiram o oxigênio. Em seguida, o oxigênio passa para o sangue, onde sua maior parte se une à hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína localizadas dentro dos glóbulos vermelhos e transporta o oxigênio através da corrente sanguínea para o resto do corpo e dos tecidos. Dessa forma, o corpo recebe o oxigênio e os nutrientes necessários para seu funcionamento.
2. **Entenda as razões para esse procedimento.** A oximetria de pulso é usada para avaliar a saturação do oxigênio no sangue por diversos motivos. Ela geralmente é utilizada em cirurgias e outros procedimentos que envolvem sedação (como uma broncoscopia) e para fazer outros ajustes de oxigênio suplementar. Um oxímetro de pulso também pode ser utilizado para saber quando é necessário fazer um ajuste de oxigênio suplementar, se os medicamentos para o pulmão estão surtindo efeitos e para determinar a tolerância de pacientes ao aumento dos níveis de atividades. 
Um médico pode recomendar a oximetria de pulso caso você: use um ventilador para ajudar a respirar, sofra de apneia do sono ou tenha outras condições médicas graves como ataque cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), anemia, câncer de pulmão, asma ou pneumonia.
3. **Entenda como o oxímetro de pulso funciona.** Ele usa a característica de absorção de luz da hemoglobina e a natureza pulsante do fluxo sanguíneo nas artérias para medir os níveis de oxigênio do corpo. 

Um dispositivo chamado sonda tem uma fonte de luz, um detector de luz e um microprocessador que compara e calcula as diferenças entre a hemoglobina rica e pobre em oxigênio. 

Um lado da sonda contém uma fonte com dois tipos diferentes de luz: vermelha e infravermelha. Essas duas luzes são transmitidas pelos tecidos do corpo até o detector de luz do outro lado da sonda. A hemoglobina mais saturada com oxigênio absorve mais luz infravermelha; já a hemoglobina sem oxigênio absorve mais da luz vermelha. 

O microprocessador da sonda calcula as diferenças e converte a informação em valores digitais. Esse valor é avaliado para identificar a quantidade de oxigênio contida no sangue. 

As medidas da absorção de luz relativa são feitas várias vezes por segundo. Elas são processadas pelo dispositivo para fazer uma nova leitura a cada 0,5 a 1 segundo. Por fim, é feita a média da leitura dos últimos três segundos.
4. **Conheça os riscos do procedimento.** No geral, os riscos associados com a oximetria de pulso são mínimos.

Ao usar o oxímetro por um período longo de tempo, você pode machucar o tecido do lugar onde a sonda se encontra (como o dedo ou a orelha). Às vezes, pode haver irritação na pele ao usar sonda adesivas.

Pode haver outros riscos dependendo da saúde do paciente. Caso tenha alguma dúvida, consulte um médico antes de realizar o procedimento.
5. **Escolha um oxímetro de pulso que atenda suas necessidades.** Existem diferentes modelos disponíveis. Os mais populares são os modelos portáteis que se colocam na ponta do dedo. 

Você pode comprá-los em lojas de equipamentos médicos, supermercados, farmácias ou na internet.
A maioria dos oxímetros de pulso possui um clipe como o de um prendedor de roupas. Existem também algumas sondas adesivas que podem ser colocados no dedo ou na testa.

Deve-se usar sondas de tamanhos apropriados para crianças e bebês.
6. **Carregue o oxímetro.** Conecte-o na tomada se ele não for portátil; caso contrário, veja se ele tem bateria, ligando o aparelho antes de usá-lo.
7. **Determine se precisa de uma leitura única ou de um monitoramento contínuo.** A menos que precise de um monitoramento continuo, basta retirar a sonda após o uso.
8. **Remova tudo o que estiver no local da aplicação que possa absorver luz.** Por exemplo, se planeja aplicar o oxímetro no dedo, remova tudo o que possa absorver luz (como sangue seco ou esmalte de unha) para evitar leituras imprecisas.
9. **Esquente a área de aplicação da sonda.** O frio pode causar uma perfusão ou fluxo sanguíneo pobre, fazendo com que o oxímetro cometa algum erro durante a leitura. A área da aplicação da sonda (dedo, orelha ou testa) deve estar à temperatura ambiente ou levemente aquecida antes de começar o procedimento.
10. **Remova as fontes de interferência do local.** Os níveis elevados de luz ambiente, como luzes de teto, fototerapia e os aquecedores de infravermelhos podem cegar o sensor de luz e resultar em uma leitura imprecisa. Resolva o problema reaplicando ou protegendo o sensor com uma toalha ou coberta.
11. **Lave as mãos.** Isso reduz a transmissão de micro-organismos e secreções do corpo.
12. **Prenda a sonda.** Geralmente, as sondas são presas no dedo. Ligue o oxímetro. 

As sondas também podem ser presas no lóbulo da orelha e na testa, embora algumas pesquisas sugerem que a orelha não é um local confiável para medir a saturação de oxigênio. 

Ao usar uma sonda no dedo, a mão deve ficar descansada sobre o peito no nível do coração, em vez de manter o dedo no ar (como geralmente fazem alguns pacientes). Isso ajuda a minimizar qualquer movimento. 

Minimize o movimento. A maior causa da imprecisão das leituras de um oxímetro é o excesso de movimentação. Uma forma de ter certeza de que o movimento não vai afetar a leitura é verificando se a frequência cardíaca exibida confere com a frequência cardíaca registrada manualmente. As duas frequências devem estar dentro de cinco batimentos por minuto uma da outra.
13. **Leia as medidas.** O nível de saturação do oxigênio e a frequência do pulso vão ser exibidos em questão de segundos em uma tela iluminada. Um intervalo de 95% a 100% é considerado normal. Se a leitura estiver abaixo dos 85%, busque cuidados médicos.
14. **Mantenha um registro das leituras.** Imprima as leituras e/ou baixe-as em um computador (caso o oxímetro tenha esse recurso).
15. **Resolva o problema caso o oxímetro apresente algum erro.** Se acredita que o oxímetro apresentou uma leitura imprecisa ou inexata, faça o seguinte: 

Verifique se não há interferência (no ambiente ou diretamente na sonda).
Aqueça e esfregue a pele.
Aplique um vasodilatador tópico (como nitroglicerina em creme) que ajude a dilatar os vasos sanguíneos.
Coloque a sonda em outro local.
Use uma sonda ou um oxímetro diferentes.
Se ainda estiver incerto quanto ao funcionamento do oxímetro, consulte um médico.
{"url": "https://pt.wikihow.com/Medir-a-Satura%C3%A7%C3%A3o-de-Oxig%C3%AAnio-Usando-um-Ox%C3%ADmetro-de-Pulso", "language": "pt"}