研究了利用氡活度绝对测量装置制备高准确度标准氡源的方法,得到了活度扩展不确定度为0.8％(k=2)的量传用氡源.依据计算标准氡体积活度的基本原理,对用于氡源活度量传所配套的小氡室的有效体积进行了校准,其有效体积的扩展不确定度为0.46％(k=2),对一般氡标准装置(标准氡室)所用的参考仪器(AlphaGUARD型标准测氡仪)进行校准,得到其平均体积活度响应为1.01,体积活度响应的扩展不确定度为3.2％(k=2).