为了研究海水吸光度传感器的工作原理和误差来源,搭建了搭载645 nm光源的海水吸光度测量系统,根据郎伯-比尔定律、误差传递原理和吸光度传感器结构,对海水吸光度测量系统进行了分析,并通过重复性测试和吸光度测量实验对该系统的稳定性和吸光度探测能力进行了实验验证.重复性测试实验结果显示,使用测量前标定的方法可以将误差控制在±0.0083 m-1以内,其中由光源和光电传感器引起的误差为±0.0067 m-1,样品池加工引起的误差为±0.0016 m-1.吸光度测量实验结果显示,超纯水的测量结果存在-0.01944～-0.01708 m-1的光学吸收系数负测量偏差,自来水的光学吸收系数比超纯水的光学吸收系数大0.00568 m-1,3％的氯化钠溶质可以使光学吸收系数增大0.09756 m-1是自来水杂质引发增大量的17.2倍,海水中溶质可以使光学吸收系数增大0.72632 m-1,是3％的氯化钠溶质引发增大量的7.4倍.以上结果表明,系统各模块引起的测量误差较小,符合吸光度测量要求,有能力探测出溶液中溶质对吸光度的影响,但存在一定的负测量误差.