介绍了干涉增幅反射法VOCs快速测量技术的原理和工作流程,并测量标准气体和涂料行业模拟废气,考察了仪器的零点漂移、量程漂移、重复性、测量误差、线性相关等技术指标.研究表明:测量甲苯标准物质的零点漂移为0.03%F.S.,量程漂移为-0.81%F.S.,重复性0.79%;对系列浓度的甲苯标气,测定的相对误差<-4%,线性相关系数R2=0.999;对系列浓度的甲苯、二甲苯、乙酸乙酯3组分混合气体,相对误差<-5%,线性相关系数R2=0.998;对涂料行业模拟废气进行比对,示值误差-4.46%.