介绍了JJG(闽)1086-2018放射治疗CT模拟定位机X射线辐射源在检定和质控中的流程和方法,从剂量性能要求、图像成像质量和机器机械精度方面对CT模拟定位机的质量控制做了定量的要求.连续8个月的测试结果表明:CT测量值误差在30 HU以内,图像均匀性≤5.0 HU,空间分辨力7 Lp/cm,低对比度分辨力在对比度为1.0％,0.5％,0.3％时分别≤3.0 mm,≤5.0 mm,≤6.0 mm,达到了规程的要求.CT模拟定位机的图像质量和机械精确程度得到了很好的保障,定位CT的剂量准确,影像参数和位置精确度有规可循.