热导检测器(TCD)是GC-14A气相色谱仪常用检测器之一。但TCD故障往往不易准确判断，处理不当还会扩大故障部位。本文在排除电路和气路方面的原因外，分析了TCD常见的三种故障现象，提出了相应的处理方法。 (1)开机后基线不稳，噪声大或基线严重漂移。 故障分析：可能是TCD被污染，从TCD工作时间长短可粗略推断TCD受污染的程度。 处理方法：对于轻微污染，可将TCD的气路进口和出口拆下，用50mL注射器依次将丙酮、无水乙醇和蒸馏水从进气口反复注入5～10次，用吹气球从进气口处缓慢吹气，吹出杂质和残余液体，然后重新装好进、出气口接头。开机后将柱温升到200℃，检测器温度升到250℃，通入比分析操作气流大1～2倍的载气，直到基线稳定为止。对于严重污染，可将出气口用闷头螺帽和硅橡胶封住，从进气口注满丙酮后封闭进气口，保持8h左右，排出废液，然后按上述轻微污染方法处理，一般即可恢复正常。