介绍了目前我国海洋环境调查中常用的温盐深测量仪的类别与工作原理.分别对温度、盐度(电导率)、深度(压力)3种参量的校准过程进行了重点论述,包括校准前准备工作、校准实施过程、数据采集等.针对仪器所获得数据的不同类型,分别对能够获得原始值及不能得到原始值的2种仪器提出了2种数据处理方法,并用EXCEL软件进行了演示.对于只能取得示值的仪器直接对其数据进行回归,得到拟合曲线及校准公式.对于可给出原始N值的仪器,可通过对其厂商提供的N值与示值的转化公式进行转换,以N值为自变量,约定真值为因变量进行拟合,得到拟合曲线及校准公式,并可计算出新的修正系数.
计量学 海洋监测 温盐深测量仪 校准