通过计算无因次参量(x)、散射光接收角(θ)、粒径(D)等参量和散射光强(I s)之间的数值关系,以及散射光接收立体角β和散射光通量(F)之间的数值关系,得到光散射法测量柴油发动机尾气颗粒粒径谱和单位体积中颗粒含量的理论依据.1)随着D 的增大,Is 显著增加并且分布随θ波动越大,某一散射角内Is 与D 之间不再具有成正比的一一对应关系,需测量多角度内Is 而计算得到颗粒粒径谱；2)90°散射光接受范围附近光通量F 与颗粒的相对体积D3参数具有很好的线性关系,通过测量F 可得到颗粒单位体积的含量,并且选取散射光接收立体角β为30°,能够取得很好的测量效果.依据上述结论设计的测量装置用于柴油发动机台架的尾气粒径分布测量实验,并将该测量装置用于柴油发动机的尾气粒径分布的实际对比测试实验,结果表明该测量装置稳定性、实用性好,测量精度高,并具有实时、在线、不损坏样品等优点.
尾气颗粒物 Mie散射 尺寸分布 CCD(电荷耦合元件)测试仪