熔体包裹体是矿物在结晶过程中捕获的岩浆小液滴,记录了岩浆起源和演化等重要信息.本研究利用CAMECA IMS 1280-HR型SIMS,建立了25个熔体包裹体微量元素的分析方法.使用O2?一次离子束轰击样品表面,束流4～10 nA.一次离子束在样品表面的束斑直径为20～30μm.五个地质玻璃标样(NIST612、BHVO-2G、BCR-2G、TB-1G和GSD-1G)的分析结果显示,分析精度和准确度与元素单位电流信号强度存在显著相关关系.单位电流信号强度大于12 s?1的元素分析精度优于10％,单位电流信号强度小于12 s?1的元素分析精度优于15％(Er和Lu的分析精度优于20％).所有元素分析结果与推荐值的偏差小于20％.使用本方法对来自夏威夷玄武岩中的熔体包裹体进行了微量元素分析,分析结果与全岩数据有较好的一致性.另外,为方便数据处理,本研究采用MATLAB编写了SIMSTraElement程序包,可以对SIMS测试的微量元素数据进行快速便捷的处理.
离子探针 熔体包裹体 微量元素 微区分析 玻璃标样