紫外LED (UV-LED)测量存在极大挑战,不同制造商以及实验室的紫外辐射测量值存在很大偏差,亟需一致性高、复现性好的紫外测量.本文以辐射通量值测量为主,深入分析了目前UV-LED测量偏差较大的原因.为了应对测量挑战,实现高置信度的高精度测量,即尽可能地找到接近真值所在是关键.本文提出了UV-LED辐射通量测量的实验室级测量方案,可覆盖整个UV波段,任意UV-LED的紫外辐射通量测量的扩展不确定度U都可控制在2.0％(k=2)以内.在此基础上,本文还进一步提出了工业级UV-LED辐射通量测量方案,其测量扩展不确定度U可控制在5.0％(k=2)以内,可以实现快速、准确地获取UV-LED的总辐射通量和光谱功率分布.
UV-LED 量值溯源 辐射通量