针对热球式风速仪尚缺乏测量不确定度研究的现状,介绍了GUM法分析与评定测量不确定度的详细流程和步骤,以恒流式热球式风速仪为例,通过参照相应规程对其进行校准,并对校准结果进行不确定度的分析与评定.得出结论:1)存在多种因素对测量结果的不确定度有着直接影响;2)测量环境引入的分量对最终的测量不确定度结果影响较小;3)由数字微压计测量误差引入的分量随着风速值的加大,分量值逐渐递减;4)由皮托管准确度、安装误差、支杆阻塞误差和风洞内的测风段的不均匀性及波动性引入的分量较大,随风速值的增大线性递增;5)根据《JJF1094-2002测量仪器特性评定》的要求,U≤MPEV/3,满足符合性评定要求,不需考虑其对测量误差值的影响.
不确定度 GUM 气象 热球式风速仪