嵌入了微处理器的智能仪器的数字校准,是采用软件方法实现仪器的零值误差和幅值系数的校准.零值误差的校准,应根据A/D转换器不同的正负值输出方式采取不同的处理方法.幅值系数k的取值范围一般在0.97～1.03之间可调,且k的字长应保证其小数部分改变一个LSB时,仪器显示值的变化不超过±1个字.另外,校准参数的保护、校准用的人机交互界面的形成,都是不容忽视的环节.
计量学 数字校准 零值误差 幅值系数 参数保护 校准界面 智能仪器