建立了一种适合研发电化学仪器的新型二次开发平台, 开发了一系列仪器模块和组件,并利用此平台研制了一种操作方便、成本低廉的微型半自动阳极溶出伏安仪(MASV).仪器采用了20位数模转换器和16位模数转换器, 电流测量范围为 1 pA～20 mA; 支持线形扫描法和微分脉冲伏安法等电化学方法.电解池可原位清洗, 搅拌均匀高效且速度可调; 仪器体积小, 且不需要外接电源, 操作方便.利用MASV进行了一系列阳极溶出实验,获得了Cd2+和Pb2+溶液的标准曲线, 其相关系数均大于0.999, 检出限可达μg/L 数量级,重现性较好.测试了环境水样中的Cd2+和Pb2+的含量.
二次开发 阳极溶出 电化学分析仪