从仪器使用流程、参数设置不同导致的图像差异、样品的制备方法、仪器日常的有效维护四个方面对扫描电镜进行阐述.立体多面结构、多孔结构适合在加速电压5kv 并且长工作距离 (大于10mm, 小于15mm) 拍摄.药品外包衣的外表涂层适合在加速电压5kv下观察.仪器的维护主要在于减少对电镜的污染、延长灯丝寿命、减少机械故障等方面入手.仪器改造在仪器使用中有重要的作用, 介绍的仪器改造方法起到了节省耗材、减少硬件故障、提高仪器使用效率的作用.
加速电压 制样 电镜参数设置 电镜维护