材料放气率是评价真空材料性能的重要参数.高精度真空材料放气测试系统集成了定容升压法、小孔流导法和双通道转换法三种材料放气率测试方法.其独特的系统设计与加工并配备先进的泵阀计组件,使系统获得无污染清洁的超高真空,极限真空度最低达6.8×10-9 Pa.低的本底真空进一步降低了系统的放气率测量下限,三种方法的测量下限依次可达:6.20×10-12,2.90×10-12和2.78×10-12 Pa·m3/(s·cm2).针对三种方法,对应选取聚四氟乙烯(PTFE)、304和316 L不锈钢作为样品,测试了不同时间的放气率.测试结果表明:三类样品10 h内的总放气率分别在10-8,10-11和10-12 Pa·m3/(s·cm2)数量级,对应的最大测量不确定度分别为9.4%,12.5%和13.8%.结合四极质谱计,进一步获得样品的放气组分和PTFE各组分的放气分率,总放气率和放气分率均随抽气时间的增加而下降.
真空材料 放气率 测试方法 极限真空 放气组分