本文对继电器综测仪的组成和测量继电器吸合/释放弹跳时间的工作原理进行了简单介绍,并对校准的难点进行了分析.由函数/任意波形发生器、异或门、同或门、开关、电阻和PNP型晶体三极管组成了校准装置.通过函数/任意波形发生器的脉冲串功能,产生脉冲串信号,经异或门或同或门后,去控制PNP型晶体三极管饱和导通和截止,从而精确模拟继电器的吸合/释放弹跳时间.解决了继电器综测仪吸合/释放弹跳时间校准的难题.同时,对校准装置的不确定度进行了分析评定.研究和实践表明,本校准装置简单可靠、方便实用、满足量值传递要求.
继电器综测仪 吸合弹跳时间 释放弹跳时间 校准方法