研制了悬滴法液体表面张力测量系统，该系统包括图像采集系统、耐高压实验本体和温度控制系统等．悬滴图像信息由高分辨率的CM OS相机采集，并利用Canny算法进行边缘检测，进而提取悬滴边界并进行坐标变换，以获取悬滴的轮廓坐标，采用坐标轮换法与New ton法结合实现悬滴边界的全轮廓拟合计算．实验系统的温度范围和温度波动度分别为：20～180℃，±0．01℃；压力范围为：0～20 M Pa ．为了检验系统的可靠性和精确性，测量了正庚烷在温度范围为293．15～373．15 K的表面张力．通过不确定度分析，测量流体表／界面张力的相对不确定度为0．22％．
表面张力 悬滴法 正庚烷