介绍金属材料万能试验机的发展过程.对液压和电子万能系列试验机进行比较:电液伺服与手动液压万能试验机相比,可实现载荷、应变、位移3种控制模式,吨位1t以上;常规电子万能试验机试验速度为0.001～1 000mm/min,行程可达几米,但控制模式较为单一,而高性能电子万能试验机具有常规电子万能试验机和电液伺服试验机的全部优点.单空间万能试验机所有的试验都在1个试验空间内完成,要在1台设备上实现最多的使用功能,应选择双空间万能试验机.选择万能材料试验机要注意最大量程、精度等级、速度范围等参数以及配套软件、夹具质量、引伸计的匹配.
金属材料 万能试验机 夹具 引伸计