基于禁核试核查现场视察的需求，研制了用于放射性氙测量的模拟气体源，实现了133 Xe 81.0 keVγ射线的效率校准。放射源基质为聚苯乙烯泡沫颗粒，母体核素为226 Ra ，采用不锈钢外壳封装，同时采用碳纤维窗以减少射线的衰减。放射源研制完成后，对其进行气密性和均匀性检验。当放射源达到平衡后，测量214 Pb的特征X射线的探测效率，然后插值计算得到133 Xe 81.0 keV γ射线的探测效率。为检验校准结果的正确性，制作了一个基质和几何尺寸均与226 Ra源相同的155 Eu放射源，并在相同测量条件进行了实验。结果表明，155 Eu 86.5 keV γ射线和214 Pb 87.3 keV X射线的探测效率之间的相对偏差小于1.0％。
放射性氙测量 模拟校准 现场视察