为实现直流低压大电流(2V/600A,12V/100A)铅酸蓄电池检测仪的放电电路.传统恒定负载放电其不足在于不同放电电流下需要切换负载,增加了负载数量,同时增加了仪器体积和成本;而且高精度低阻值大功率的电阻负载(0.003[Ω],1‰)无法购买,大电流MOS管的工作电压都比2V高也无法实现.在不同的电压和放电电流下,灵活性较差,精度低.本文利用分布式恒流源实现低压大电流放电电路,通过恒流源1到N,每次工作时电流相同,其大小由控制主机根据用户设定值通过485总线传给从机1到N.恒流源负载固定,只需设置恒流源大小既可工作.避免大电流MOS管的易损坏,模块化恒流源可以方便控制更大的电流放电,且恒流源负载电阻精度和功率均能很好满足.分布式恒流源电路实现的放电电流精度高.
电池检测仪 低压大电流放电 恒定负载 分布式恒流源 负载固定 精度高