本文介绍了PHB锤击硬度计的原理及功能.使用PHB锤击硬度计、老式HRC锤击硬度计、标准HB-3000台式布氏硬度计对不同材料及不同硬度范围的试样进行了实际检测.结果 表明,老式HRC锤击硬度计、标准HB-3000台式布氏硬度计相对误差均小于JJF1595-2016携带式布氏硬度计校准规范允许误差±8％.PHB锤击硬度计比HRC老式锤击硬度计误差小,PHB锤击硬度计与HB-3000的相对误差小于±5％,并且小于HRC锤击硬度计同HB-3000的误差.分析了PHB锤击布氏硬度计优于HRC老式锤击硬度计的原因主要是PHB锤击硬度计在原理上保证了F/D2(F-力,kg;D-压痕直径,mm)值等于30,更接近台式布氏硬度计原理.
PHB硬度计 检测原理 功能 检测结果 分析