关于设计并实现了用于小型化高精度电阻应变式纱线张力仪的后端电路,文章详细描述了电路硬件设计、PCB设计及加工、软件设计及仿真实验四个阶段.借助Altium Designer软件,设计了单片机、电源供电、小信号放大及AD/DA转换四个模块.通过三块双面板、印制电路板及贴片式元器件,实现了所有元器件的准确有效排布,每块PCB的尺寸仅为25.5 mm×8.5 mm.最后,仿真及实验结果证明设计并加工的电路误差极小.
纱线张力仪 电路设计 印制电路板 仿真软件Multisim