为了保证医用重离子加速器(HIMM)运行时的辐射安全,利用FLUKA计算了治疗时产生的瞬发中子源项,并对次级中子、γ辐射对屏蔽的影响进行了分析.用半经验公式及 FLUKA 计算了屏蔽厚度,给出了 HIMM治疗室的屏蔽设计.在 HIMM最大负载运行时,测量了屏蔽外中子剂量率,测量结果与模拟计算结果相符合.结果表明,本文选用的屏蔽设计方法是合理的,HIMM 治疗室屏蔽设计方案满足国家标准要求.
医用重离子加速器 中子 屏蔽 蒙特卡罗