根据能见度计量检测实验室(合肥)前向散射式能见度仪检测实例,展示了前向散射式能见度仪检测结果的测量不确定度评定方法.首先,介绍了能见度检测系统组成和技术要求;其次,建立前向散射式能见度仪示值误差测量模型,分析了测量不确定度来源;最后,依据不同的评定方法,对测量不确定度分量进行评定.研究结果表明:前向散射式能见度仪检测结果的不确定度分量主要有被测能见度仪、测量标准器、试验舱引入的标准不确定度.在50 m和200 m检测点,示值误差的扩展不确定度U(k=2)分别为4.9 m和14.3 m;在500～10000 m检测点,相对扩展不确定度U(k=2)在8.5％～11.0％之间.
前向散射式能见度仪 测量不确定度 透射仪 能见度