随着储氢合金在能源领域中的应用日益广泛,对测试仪精确性和稳定性的要求更高.针对精确稳定的要求提出了测试仪的优化方案,通过采用内有集成16位分辨率ADC的控制器ADμC848和2.5 V外部基准电源等措施来提高数据采集精度和工作稳定度.简述了基于实际气体状态方程的测试原理和结构,同时详细描述了控制器性能、K型热电偶电路、硬件组成关系和软件流程.经过优化的测试仪实验运行,表明它可以精确可靠地进行储氢合金性能测试.
储氢合金 ADμC848控制器 PCT测试 K型热电偶 数据采集