为了提高光谱成像系统的通光能量,该文介绍了一种可见光波段的大孔径(20 mm×20 mm)声光可调滤光器,与常用声光可调滤光器(光孔径10 mm×10 mm)相比,其光通量提高了3倍.该文还首次推导了包含声波衰减系数、工作频率、光到换能器距离的声光可调滤光器衍射效率公式.根据这个公式可以更准确地计算出声光可调滤光器的衍射效率.实验表明,这种双换能器声光可调滤光器工作带宽接近0.95个倍频程,滤光范围为0.4～0.9 μm,衍射效率大于60％,光谱分辨率小于10 nm.
声光可调滤光器 光孔径 光谱范围 衍射效率 光谱分辨率