在毛细管电泳-化学发光联用研究工作的基础上,提出了一种简单可靠的联用检测接口,并对两端电极池作了改进.高电位池的改进,解决了支持缓冲液中鲁米诺电解造成的发光信号漂移问题;低电位池的改进,使发光反应中排出的废液不混入电极缓冲溶液.从而保持化学发光信号的基线稳定,避免发光试剂的损耗并延长缓冲溶液的使用时间.整个体系简单易行,采用此联用系统和鲁米诺-铁氰化钾间接化学发光法,分离了绿原酸和芸香苷.本法的检出限达到1.4×10-5 mol/L,比毛细管电泳-紫外吸收法降低约2个数量级.
毛细管电泳 化学发光 鲁米诺-铁氰化钾