根据"多功能半导体激光医疗仪"整机的要求,采用同一电源对667nm和808nm半导体激光器实施供电.为避免电源在开、关机时对半导体激光管产生浪涌冲击,电源在设计中采用了适当的逻辑功能.并可保证对667nm激光器供电时,即使打开808nm激光器供电开关,也不对808nm 半导体激光器供电,反之亦然.电源设有手动、计算机两种控制方法,及恒定功率、电流两种工作方式.
半导体激光器 激光电源 逻辑功能 抑止浪涌 电流恒定 功率恒定