建立了HP-INNOWAX毛细管柱气相色谱和FID检测器测定市售日化香精中乙醇、1,2-丙二醇和丙三醇溶剂含量的方法.结果表明,各目标化合物分离良好,乙醇、1,2-丙二醇和丙三醇的线性范围分别为0.1～10,0.08～8和0.06～6 g/L,相关系数均大于0.999.该方法重复性良好,相对标准偏差(RSD)均小于1％,方法检出限为0.28～3.35 g/L,在高、中、低3个加标浓度下,3种溶剂平均回收率为96.1％ ～103.0％,RSD为0.33％ ～1.33％(n=5).该方法操作简便,灵敏度高,精密度好,能满足快速准确分析的要求,适用于日化香精中溶剂含量的检测.
日化香精 毛细管气相色谱法 乙醇 1 2-丙二醇 丙三醇