介绍了一种新型的微电极测井仪.仪器采用自由式的供电方式;高温晶振产生仪器的工作频率以提高工作频率精度,减少温漂造成的误差;经过增益控制、功率放大及微电极供电信号直接输出;设计测量电路的前置放大器和系统增益,将微电位和微梯度的输出信号调整在3～3 500 mV范围内,其测量动态范围为0.2～200 Ω@m;仪器经加温实验和现场试验,工作频率温漂小于万分之六,信号输出温漂小.仪器可以与微球组合成一体,同时记录微电位、微梯度、微球电压、微球电流、井径、电阻率.
微电极测井 自由式供电方式 信号反馈 控制 测量范围