在兰州大学半干旱气候与环境观测站(SACOL)长期观测运行的基础上,针对测量气溶胶散射特性的三波段积分浑浊度仪(TSI3563)的校准和检测问题进行了探讨.讨论了TSI浊度仪检测和校准气体的选择,零气主要使用经高效微粒空气过滤器过滤的干净空气,标准气体主要使用CO2;总结出浊度仪零气检测和标准气体检测的理论依据,每天零气检测时,散射系数的变化范围为±3Mm-1,平均值范围为+1.5Mm-1,当超出这个范围就需要进行零点设定,每3～5d进行标准气体检测时,散射系数的平均值和理论计算值的误差超出±5％的范围,就需要进行全校准;最后介绍了零气校准和全校准的方法.
积分浑浊度仪 气溶胶散射系数 浊度仪检测 浊度仪校准