去除地热发电的废水回补管道中硅酸盐结垢是个难题.若能连续监测地热水中高浓度的硅酸盐含量、控制硅垢抑制剂的添加量,就可控制硅垢产生.本实验采用直接自动测定地热水中高浓度硅酸盐的合并带异步注入流动注射分光光度法,并优化了测定条件:2% (w/V)钼酸铵,0.1 mol/L NaOH, 1.0%草酸,预混合盘管长度350 cm,反应盘管长度160 cm,干扰掩蔽盘管长度300 cm,载流流量2.0 mL/min.本方法每次测定所需样品用量仅为25 μL,显色剂用量仅为120 μL,测定范围为 25～800 mg/L (SiO2),相对标准偏差小于1.96%,回收率为 94.1%～110.5%,每小时可分析60个样品;本方法重现性好、分析速度快、测定成本极低,测定高浓度硅酸盐时无需预稀释处理.
流动注射分析 分光光度法 高浓度硅酸盐 地热水