可调谐半导体激光吸收光谱技术（TDLAS ）为逃逸氨的在线检测提供了可靠的技术手段，然而现场取样测量需要克服高温、高粉尘及测量滞后性的影响，使得NH3浓度控制在3×10-6左右。采用特殊设计的新型Herriott样品池，具有中空光路、气路带加热的设计结构，能够提高测量的实时性。为了评价样品池的测量精度，分别对浓度为1×10-6到10×10-6的NH3进行检测，采集得到其二次谐波光谱，通过分析吸收峰以及谷值，得到测量结果的拟合曲线，根据光谱曲线的标准偏差得到了样品池的最低检测限为0.22×10-6。结果表明，新型Herriott样品池测量精度高、实时性好，能够满足逃逸氨的取样测量要求，适合在线监测。
可调谐激光吸收光谱(TDLAS) 逃逸氨检测 Herriott样品池 取样测量