利用波形积分法进行信号采集,得出了PET探测器的2-D位置图,并使用分水岭算法计算了查找表.像素尺寸为2.0 mm和1.6 mm的l0×10LYSO以及1.6mm的12×12晶体阵列探测器与光电倍增管直接耦合.基于1 GHz采样频率的ADQ同步数据采集卡,采用波形积分法获得了最佳的PET探测器2-D位置图.实验显示,像素为2.0 mm、1.6 mm的10×10 LYSO晶体以及1. 6 mm的12×12的PET探测器,单个晶体条的位置区分度分别达到0. 28 mm、0. 20 mm和0. 19 mm FWHM,平均峰谷比平均值分别为3.23、4.26和3.46.LYSO阵列晶体PET探测器模块可用于PET整机系统.
硅酸钇镥LYSO晶体 正电子发射断层成像PET 位置图 晶体查找表