现有超声波热量表方案大都采用专用集成芯片测量流量和温度,然后通过单片机计算得到热量.该方案使用简单方便,但是成本高.该设计以低功耗单片机PIC24FJ128GA310为主要控制器,流量采用时差法原理进行测量,使用CTMU模块完成时间差的精确测量;温度测量采用Signa-delta A/D方法.文中详细介绍了CTMU的结构、使用方法及测量校正方法,该方案大大降低了超声波热量表的成本,通过校验台测试,产品稳定,性能满足设计要求.
PIC24FJ128GA310 热量表 充电时间测量单元