为了精确测量和分析低于1 Hz频率的甚低频水声信号,建立了0.01～1 Hz水声声压标准装置.装置由声压生成系统、正弦振动系统和电子测量与控制系统所组成,采用静水压激励法产生0.01～1 Hz频率范围内变化的声压.在低频段的声压值为195.86 Pa.在高频段的声压值由于受振动惯性力的影响,随频率的增高而减小,但通过对等效高度的精确求定也可精确已知.装置可直接校准甚低频水听器的开路电压灵敏度值,校准值的扩展不确定度为0.3 dB(P=95%).
计量学 水声声压 标准装置 甚低频