介绍了红外声光分析方法的测量原理和操作条件.采用重量法配制了钢瓶装氨气体标准物质,对该方法的性能进行了研究和考查.考查结果显示:红外声光分析仪在2 h内重复性分析的相对标准偏差(RSD)小于0.5%,在72 h内RSD小于0.6%.6个月内测量数据的稳定性RSD小于0.5%,线性相关系数大于0.9999.该方法对氨气体测量结果的相对标准不确定度不大于0.5%,扩展不确定度不大于1%(k=2).
计量学 分析方法 红外声光分析 氮气 一级标准物质