不同原理的互感器校验仪其差流回路在结构上存在较大差异，在检定电流互感器时如果不正确地配备互感器校验仪可能会给检定结果引入附加误差。文中分析了数字式互感器校验仪和比较仪式互感器校验仪的原理以及相应的差流回路附加负荷的计算过程。结果表明比较仪式互感器校验仪由于采用线圈检测差流信号，从理论上不会给测量结果带来任何附加误差；而数字式互感器校验仪通过差流电阻采样差流信号，差流电阻上的压降在标准和被测互感器二次侧导纳分流是差流回路负荷给检定结果引入误差的根本原因。
电流互感器 互感器校验仪 差流回路负荷 二次侧导纳 检定