目的 利用软件分析Dynalog日志文件,检测静态调强计划(SIMRT)的多叶光栅(MLC)到位精度.方法 由于每执行一个SIMRT会产生多个日志文件,而Varian DynalogFileViewer(DFV,Version 7.0)软件不具有批量处理功能,并且它的分析结果与本院其他日常检测结果相矛盾,为此,自行开发软件VarianMLC-DlgFile(VMD),用于分析日志文件,检测SIMRT的MLC到位精度.结果 应用VMD软件分析81个SIMRT连续执行3天的MLC到位精度,结果有80个计划的MLC到位偏差符合限定标准(<1 mm),仅有1个计划的MLC到位偏差>1 mm、且<2 mm,此计划的A组第25个叶片出现偏差>1 mm的次数最多;DFV软件的统计结果综合了机器出束和出束结束瞬间两种状态的MLC到位精度,故给出了错误的MLC到位偏差数据.结论 VMD软件能区分对待机器出束和出束结束瞬间两种状态的MLC到位精度,其分析结果可指导物理师和工程师有针对性地开展质量管理(QA&QC)工作.
直线加速器 多叶光栅 日志文件 放射治疗 静态调强计划