利用GEO-Experts应力相关的土水特征曲线压力板仪测定土水特征曲线时,预固结过程必须用到透水石.通过对南昌重塑饱和土样的脱水试验发现,试验过程中透水石中的水和土样中的水一样也会被排到量管里,由排出到量管中水量去反算试样含水率,得到的含水率是不真实的,这使得基质吸力相对应的土样含水率偏小.为减小试验误差,进行了6种不同处理方案试验.结果表明,在透水石下放置一层防水透气膜可以有效减少试验误差,得出的土水特征曲线更准确.最后利用这个最佳方案进行不同固结压力下的脱湿和吸湿试验.
压力板仪 土水特征曲线 透水石 固结压力 处理方案