超导磁体体积小，能够获得强磁场，磁场稳定度、均匀度很高，因此，在磁学测量设备中应用很广泛.美国Quantum Design公司的高精度磁学测量系统采用的就是超导磁体，最高磁场能够达到7 T.由于超导磁体材料本身缺陷的钉扎作用，在磁体退磁后，磁体内部有剩余磁场，有时能够大于30 Oe.由此产生的磁场误差将导致测试的矫顽力、剩磁等数据不准确，甚至导致反向的磁滞回线.设置的磁场初始值不同，剩余磁场的大小也不同；初始磁场越大，剩余磁场越大.这种剩余磁场效应在软磁材料测试过程中表现得尤为明显，产生的测试误差不可忽略，必须进行磁场误差修正才能得到正确的结果.本文阐明了超导磁体产生剩余磁场的原因、影响因素和规律，详述了测试软磁材料可能遇到的问题，并给出解决方法.
软磁材料 磁学性能测量系统 超导磁体 磁通钉扎