影响吹扫捕集／气相色谱－质谱法测定水中挥发性有机物的因素很多，如空气中的挥发性有机物可能通过采样瓶的扩散，使准确性和可靠性降低。结合环境监测工作实际，按分流比20∶1分流进样，选择11＃捕集阱，样品解析时选择解析时间0．5 min，选择吹扫管支座温度为40℃，选择与目标化合物相比相对保留时间在0．8～1．20之间内标物，同时样品采集、保存、运输和器皿清洗等条件严格按照国标方法进行，可以确保吹扫捕集／气相色谱－质谱法测定的精密度和准确度。
吹扫捕集 气相色谱-质谱法 挥发性有机物