修理顺序的合理排列对保证量具的顺利修复十分重要,当游标卡尺进行大修时,若修理工序排列不当,这种影响将非常明显地反映出来.如一般最易犯的错误是发现示值不对,量爪测量面有间隙,就首先忙于修理它,而不注意先修主尺基面的平直性等项目,这就必然造成返工现象.游标卡尺基本上可以按下列顺序进行修理:外观修整、修理主尺(包括主尺弯曲,主尺基面的平直性,基面与另一边的平行性)、活动部分相互作用的修理、修理游框、游标尺与主尺间的间隙、修理量爪测量面的平面性和平行性、调整示值对零位、修理示值,最后修理内量爪、修理测深尺(指测量范围125mm带测深的卡尺).