对一台α、β表面污染测量仪进行长期稳定性检验.根据标准源和α、β表面污染测量仪探测窗的形状及尺寸设计制作标准源支架,并利用支架使标准源和探测窗的相对位置、距离保持固定,通过每隔一段时间用α、β表面污染测量仪读取一次标准源数据,获得质控数据.α、β表面污染测量仪的工作状态稳定可靠.通过制作放射源支架的方式,可以实现使用小于α、β表面污染测量仪探测面积的标准面源对α、β表面污染测量仪进行长期稳定性检验.
α、β表面污染测量仪 标准源 质控图