介绍了激光追踪仪(Laser Tracer)的工作原理、结构特点以及误差修正方法.在工作原理方面,内部的激光干涉仪测量出Laser Tracer与安装在数控装备运动轴上靶镜之间位移的变化量,来对数控装备的运动误差进行计算.在结构特点方面,通过使用标准球反射镜与万向节式回转轴系,减小系统误差对测量精度的影响.在误差修正方面,利用多基站下的全球定位系统(Global Positioning System,GPS)原理确定各基站在数控装备坐标系下的坐标,并通过对数控装备运动误差的计算,分离出每一根轴的各项几何误差,同时合成数控装备在空间任意位置的误差,从而实现对数控装备误差的修正.
数控机床 坐标测量机 激光追踪仪 几何误差 误差修正