脉动真空灭菌器是利用负压状态导入纯蒸汽在冷凝时释放潜热的物理性质,使灭菌物品处于高温和潮湿真空状态,细菌微生物蛋白质变性凝固而灭活达到灭菌目的.对敷料包、手术器械、玻璃器皿及其混合物进行灭菌,有灭菌彻底、效果好、时间短,对灭菌物品损坏程度低,压力、温度、湿度均匀性好等优势,可节省人力和物力,深受供应室的欢迎 [1].现探讨分析我院脉动真空灭菌器在使用过程中遇到的故障及维修,供同行借鉴.
灭菌器 工作原理 维修 保养