气敏电极法氨氮自动分析仪在我国水质自动监测站中使用非常广泛，它以pH 玻璃电极为指示电极，银-氯化银电极为参比电极。由于氢离子浓度改变，测定电动势的变化，根据能斯特公式计算出电解液中pH的变化， pH与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系，从而确定样品中氨氮的含量。本文对四川泸州沱二桥水质自动站通过实验及计算，研究了氨气敏电极测值、 ADC值与能斯特方程的关系，为该仪器及该方法在我国的应用提供理论和应用支持。
水质 氨气敏电极 能斯特方程