采用戴安阴离子AS23(4 mm×250 mm)分析柱和AG23(4 mm×50 mm)保护柱、恒温电导检测器,建立了测定硅藻培养液中硅酸根(SiO23-)含量的非抑制电导检测离子色谱法.以4 mmol/L碳酸钠为淋洗液,淋洗液流速1.0 mL/min,进样体积100 μL,采用峰高定量.该法测定SiO2-3的线性范围为0～ 40 mg/L,检出限为0.017 mg/L,重复测定同一标样的相对标准偏差(RSD,n=7)小于5％,峰面积和峰高的RSD分别为10.9％、4.8％.测定不同生长时期硅藻培养液中的SiO2-3,样品的加标回收率为102％ ～ 120％.该法灵敏、准确、简便易行,适用于硅藻培养液中SiO2-3的检测.
离子色谱法 非抑制电导检测 硅酸根 硅藻