以JJG139-2014《拉力,压力,通用试验机》和JJF1059.1-2012《测量不确定度的评价与表示》为基础,对拉力,压力,通用试验机的测量值指示误差进行不确定度评估.通过测量过程中各分量对显示值误差的影响,可以得到测量值的扩展不确定度.测量方法和测量依据.在指定的环境条件下,该测量方法会在测试机上施予负载让测力计变形以使弹性体变形.应变仪标准测力计将力信号转变成电信号,且由指示器读取.试验机的指示值就是试验机指示值的算术平均值与标准测功机上的标准力值之差.
负荷示值误差 测量结果 测量方法