介绍了"聚龙一号"上使用的一种由金阴极 X光二极管(XRD)和具有特殊构型的复合金滤片构成的平响应 XRD探测器,测量软 X光通量的标定和实验情况.该探测器的灵敏度在北京同步辐射的 4B7B束线站和4B7A束线站标定.标定的灵敏度显示,该探测器对 0.1~4 keV 之间的 X光具有近似平坦的响应曲线.根据标定情况和探测器的谱响应特性,给出了目前该探测器在用于Z箍缩产生的软 X光通量诊断中的测量不确定度为 1 2%.在单层钨丝阵Z箍缩实验中,平响应 XRD探测器测得 Z 箍缩产生的 X光功率峰值达到52 TW,能量达 540 kJ.在动态黑腔实验中,布置在径向和轴向的两套平响应 XRD探测器被用于建立径向辐射功率波形和轴向辐射功率波形之间的时间关联.在典型的动态黑腔实验中,测得轴向辐射功率峰值出现在径向辐射功率前约 1 .2 ns.
平响应XRD探测器 丝阵Z箍缩 软X光通量 探测器标定 动态黑腔