在<自动化仪表>1996年第9期中,曾看到化验用马弗炉选择性升温及自动控温报警电路,如图1所示.该电路虽有许多优点,但实际操作起来不够方便.在原电路中,马弗炉加温到给定值时,信号灯亮、电铃响报警.断开消音开关SA消音后,需待炉温下降时,再由人工将开关SA合上.等炉温再次升至给定值时,电铃及信号指示灯再次报警.否则,如果在上次报警消音后,炉温下降时操作工忘了将SA合上,则下次报警将无法实现.这样操作起来比较麻烦,因为要等到炉温下降到控温仪表撟軘与摳邤断开时,才能合上开关SA.另外,报警回路的电铃与信号灯串在同一支路上,消音时信号灯亦同时熄灭,不便于观察.一般在声光报警电路中,操作工习惯在报警状态存在时,报警铃声可以消除,而报警灯应亮到报警状态消失为止.