该文给出Belfort Model 6000能见度仪近一年的故障统计结果,通过分析发现目前使用电脑超级终端对能见度仪校准时容易出现操作失误,因此该文基于Belfort Model 6000能见度仪开发"能见度仪智能标校平台",将参数设置、参数检测与匹配、权限获取、零校准和范围校准等功能进行"一键化"设计,令设备校准便捷化和自动化,并降低人为操作失误的概率,提高工作效率,最后给出故障维护的方法,保障设备的稳定运行.
大气探测 能见度仪 自动化 能见度仪现场校准