国产125I粒子源的银棒末端结构为直角型,与典型的6711型粒子源结构略有不同,结构不同会对剂量计算参数产生一定影响.本文针对国产粒子源结构,利用蒙特卡罗方法计算美国医学物理学家协会(AAPM)在TG43-U1报告中推荐的剂量计算参数,并分析研究银棒末端结构对剂量计算参数的影响.模拟得到国产125I粒子源剂量率常数为0.955 cGy?h-1?U-1(空气比释动能强度基于点探测器计算得到),与TG43-U1推荐值较接近,两者仅相差1.03％,更加精细地计算了在源中垂线0.05～10 cm(1 cm间隔)范围内的径向剂量函数,拟合得到较好的经验公式,得到在0°～90°(5°间隔)、距源中心0.25～7 cm(2 cm间隔)范围内的二维各向异性函数,通过对比分析得到银棒末端为直角型结构时的二维各向异性函数在r=0.25 cm处会引起驼峰区.
125I粒子源 剂量 MCNP5