能见度仪校准系统作为能见度校准的标准器,其不确定度直接影响到前向散射式能见度仪的校准结果.介绍了国家级能见度仪校准实验室的能见度仪校准系统的组成和校准方法,分析了校准系统不确定度的主要来源,依据国家计量校准规范JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,利用能见度测量数据,对校准系统A类和B类不确定度进行了评定分析,并对3台前向散射式能见度仪进行了校准试验.结果 显示,整个校准系统在能见度3000m以下,扩展不确定度为5.8％,校准后的3台前向散射式能见度仪在100、500、1 000、1 500、2 000、3000m六个测试点的相对误差,最大为7.8％,最小为1.8％,满足能见度仪校准和实际观测要求.
能见度仪 校准 误差来源 不确定度