通过新型结构与流路设计,开发了量热式生物传感器,是由恒流泵、切换阀、恒温器、锥形注入阀、反应室和参比室、热电堆、信号采集模块和微机等组成的流动注射分析系统,能够工作在单向和循环模式.恒温器在0～70℃内有效控温,精度为±0.1℃；锥型注入阀实现绝热状态的同步进样；设置参比室有效消除非特异性热；片状热电堆的灵敏度约4 mV/K,并布置在反应室和参比室间,及时感知热信号变化；微弱信号采集模块具备24位分辨率和64倍增益,并利用虚拟仪器技术通过微机进行数据的动态显示、处理和存储；系统能够优化反应室尺寸、载流流速、反应温度和试剂注入量等关键参数.性能测试和多种反应模式研究表明,系统基线稳定、重现性好,并实现了酶分析、底物测试和重金属检测等功能,该系统尤其适用于抑制条件下的多试样、多组合的现场和在线富集、检测.
量热式生物传感器 流动注射分析 热电堆 半导体恒温器 虚拟仪器