主要讨论LD抽运时板状激光介质的温度特性,使用热像仪精细测量温度分布. 测温时用LD紧贴YAG板侧向抽运,不加谐振腔.用热像仪分别摄得抽运电流I为16～23 A时(间隔1 A)板内的稳定温度图像.处理结果,作出各情况下的等温图,发现分布规律大致相同.即平面内温度以抽运点为中心成辐射状分布,中心处温度最高.而距中心越远温度应越低,图中出现偏差主要是由于实际冷却的不均匀.另外,介质本身的不均匀性也有影响. 以I=16 A为例,再分别作出某固定x,y位置时,温度在y,x方向的分布曲线. 合理地去掉曲线上由于冷却不均匀而歧变的点,可知温度在x,y方向分别近似呈抛物线分布.再考虑实际误差,提出LD代替氙灯抽运时,即二维情况下的温度分布理论解模型:T(x,y)=-ax2-by2+c(1) 其中,a,b,c为与系统参量有关的正常数. 实验中测得抽运电流I为20 A时功率随冷却水温度的变化曲线.最大输出功率对应一最佳水温.(OC11)