使用 Zetasizer Nano ZS 型纳米激光粒度仪分别对 GRJ10030和 GRJ10050(氧化硅质量分数30%、50%,粒径约100 nm)的两种硅溶胶进行了粒度检测。结果发现：原液中存在多重散射及粒子间的相互作用。随稀释倍数增加,多重散射及粒子间相互作用被削弱,氧化硅质量分数低于10%时,两种硅溶胶的平均粒径(Z-Ave)值、多分散系数(PDI)值、粒度分布等均分别趋于一致。GRJ10030型硅溶胶5倍稀释液,GRJ10050型硅溶胶20倍稀释液,有相对集中、稳定的粒度分布,且测试重现性良好。
Zetasizer Nano ZS 硅溶胶 纳米激光粒度仪 测试