目的:研制能够产生高强度高精度超声聚焦机构.方法:通过采用仰卧姿势治疗方式利用缚腰袋和水压固定人体,减少呼吸运动对器官位置的影响,改善设备的舒适性;治疗过程中转动治疗头间接提高焦斑强度;通过合理结构设计提高焦斑精度.结果:体外牛肝试验表明:用8个φ66探头组成的聚焦机构,单个探头输入电压为220v,声波照射的突发周期设置为200ms,持续时间为120ms,声波照射次数为10次,在肝囊下面2～3cm处形成成8x3mm米粒状坏死组织.结论:该多元自聚焦机构在一定的操作参数下得到较高质量的焦斑,如果采用较高质量的单探头,将会取得更好效果,估计活体实验效果优于采用俯卧治疗方式的设备.
高强度聚焦超声(HIFU) 超声换能器 声场 焦斑