心电监护仪(以下简称监护仪)是医疗单位用于长期连续地对病人进行心电、心率动态监护及测量的强检医用计量器具，按检定规程(JJG760-91)一般都能准确检定。但是，由于监护仪规格型号繁多，技术性能差异很大，操作方法多种多样，且监护仪大部分是通过导联线末端按扣或鳄鱼夹连接到粘贴在人体上的电极传递信号，有的是通过发射器遥控发射信号，导联线的末端不能直接与计量标准器相连接，而是自制多根导联线夹完成。这就很容易造成一些随机导常现象，尤其对检定经验不很丰富的人来说，时常会碰到一些从理论上难以分析的问题，使检定工作不能顺利进行。为此，根据我们实际工作经验，对检定时应注意的几点作一介绍，供同行参考。 　　1.无心率显示 　　检定心率显示值误差时，监护仪无心率显示。可能是下述六个原因中的一个或多个造成的。 　　(1)监护仪的导联(LEAD)选择错误，应重新选择。