针对深孔测井要求更小体积、更高探测效率、温度特性更稳定的需求,通过LuAG(Lu3Al5O12)与NaI:Tl闪烁体的对比实验和高温型光电倍增的选择,确定了由LuAG和Hamamatsu的高温型R1288A-07光电倍增管与之组成的探头.采用温度可调节的恒温箱对探头开展20?170oC范围的温度试验,重点分析温度对LuAG探测器能量分辨率、道址和计数率的影响,为LuAG闪烁体探测器在测井中的应用提供参考.实验结果表明,(75±5)oC为LuAG探测器能量分辨率(137Cs 662 keV)最佳温度;温度在20?70oC变化时,能量分辨率变化不超过2%;温度在70?170oC变化时,能量分辨率变化不超过7%.由此可见,LuAG探测器在高温环境中稳定性较好,可应用于测井等具有较大温度变化的环境中.但是由于温度会引起比较明显的谱漂,因此使用时需要做好稳谱工作.
LuAG探测器 温度效应 能量分辨率 谱漂 深孔测井