1 OTDR的工作原理 由于光纤材料的密度、掺杂成分的不均匀,以及光纤本身的缺陷,当光脉冲在光纤中传输时,沿光纤长度上的每一点均会引起瑞利散射,其方向是四面八方的,在散射中总有一部分能够进入光纤的数值孔径角,沿光纤轴向反方向传输回输入端.同时瑞利散射光的波长与入射光的波长相同,光功率与散射点的入射光功率成正比,因此通过测量沿光纤轴向返回的背向瑞利散射光功率,就可以获得光沿光纤传输的损耗信息,从而得知光纤的衰减情况.背向散射法便是基于这个原理,即将大功率的窄脉冲光注入到待测光纤中,然后在注入端检测沿光纤轴向向后返回的散射光功率.