通过加入计算机和设计新软件,双波长/双光束分光光度计数据处理能力得到大大增强.仪器原来依靠绘图仪输出,手量手算,数据处理能力弱,限制了它的使用,尤其是在动力学测定上.现在由计算机控制数据采集,显示多条曲线,显示数值,在曲线上自动寻峰,光滑曲线,任意缩放图形,并用激光打印机输出.介绍了升级后的系统结构,及其在关于磷脂酰乙醇(PE)对Ca2+-ATPase的Ca2+转运能力影响的研究中的应用.
双光束 双波长 分光光度计 数据处理 磷脂酰乙醇