为了准确、方便地测量辐射加工用低能电子加速器能量,采用射程法测量电子束能量,设计加工了两种不同类型的聚苯乙烯材料的楔形模体和叠层模体,结合辐射变色薄膜剂量计测量装置,利用两种能量测量模体同时测量标称能量为0.65MeV的加速器电子束能量,结果表明,设计的楔形模体可以测量能量低至0.65MeV的电子束能量.相比于叠层能量测量方法,楔形模体测量方法更为方便,效率更高,引入的不确定度更小.实践中射程法测量0.65MeV以上低能电子束能量时,推荐楔形能量测量模体测量电子束能量.
辐射加工 电子束能量 电子射程 薄膜剂量系统 深度剂量分布曲线