介绍了HL-2A装置上的高时空分辨极向电荷交换复合光谱诊断系统.该系统观测范围覆盖了大半径R=1.91～2.02m的等离子体区域,通过测量碳杂质离子谱线CⅥ(n=8→7,λ=529.06nm)的多普勒展宽,获得离子温度的分布剖面.该系统共有2个光学采集透镜组,其中一个透镜组放置在中性束注入窗口附近,用于观测中性束注入时的主动光谱和被动光谱;另一个透镜组放置在装置的另一侧,用于观测被动光谱.为了实时准确地对各测量通道的波长进行监测,采用了波长λ=532nm的激光作为参考.在有中性束注入的高模放电期间,系统在等离子体边界R～2.00m的位置观测到显著的边缘输运垒.
极向电荷交换复合光谱 碳杂质离子谱线CⅥ 离子温度