GB/T 5170.2,GB/T 5170.5,GB/T 5170.8于2008年做了修订,代替了1996年的版本,其中多个方面做了比较大的改动. 1 检验用主要仪器及要求 2008版5170(以下简称08版5170)相比较1996版的5170(以下简称96版5170)对于标准器的选用要求可以说更加严格. 08版温度标准器不仅沿用了96版的要求,更增加了多项要求,如采用由铂电阻、热电偶传感器及二次仪表组成的温度测量系统,其测量结果的扩展不确定度(k=2)不大于被检温度允许偏差的1/3;铂电阻传感器应符合IEC60751的等级A,热电偶传感器应符合GB/T16839.1;传感器在空气中的50%响应时间应在10～40 s之间,温度测量系统的响应时间应小于40 s;当测量温度变化速率时,温度测量系统的响应时间应小于5 s.