文章对坐标测量机的测量软件在几何量数值计算方法及误差评定方法方面的重要作用和德国国家物理技术研究院（ PTB）采用被ISO 10360—6定为测量机软件标准算法的最小二乘法对测量软件测试的认证方法进行了简单介绍。为加深对坐标测量机的测量软件处理测量数据原理及评定几何误差方法的认识，使用GLOBAL ADVANTAGE 7107接触式坐标测量机对待测件进行几何误差测量并应用PC－DMIS测量软件进行误差评定。另一方面，从几何误差的定义、应用及公差带区域的形状出发，应用解析几何方法结合最小二乘法对几何误差项目中的直线度、圆度误差建立数学模型，而后代入测量点资料并给出迭代公式、初始解、迭代终止准则应用迭代法进行求解计算相应项目的误差值。最后将PC－DMIS软件误差评定结果与计算结果进行比较、分析。
三坐标测量机 PC-DMIS 直线度 圆度 最小二乘法