采用活度为1.85×1014 Bq的60Co放射源建立了 γ 射线空气比释动能(治疗水平)标准装置,同时从实际情况和安全性考虑设计建造了一套附属的安全联锁系统.为了评价标准装置的性能指标,依次测试辐射场的空气比释动能率范围、辐射野、均匀性以及散射等.测量结果表明在1～5 m的距离内,在不加铅衰减的条件下辐射场的空气比释动能率范围为1.71～43.5 Gy/h,加衰减器后最小空气比释动能率可达1.5×10-4 Gy/h.在无衰减器的条件下,该标准装置在距离放射源1～5 m范围内平方反比律在1％以内成立;在加衰减器的条件下,该标准装置在距离放射源2～5 m范围内平方反比律在±3.5％以内成立.2 m位置处空气比释动能率波动在5％以内的辐射野半径为13 cm,空气比释动能率波动在1％以内的辐射野半径为7 cm.标准装置的技术性能指标满足开展治疗水平剂量仪的检定/校准要求.
60Co γ射线 安全联锁 治疗水平 空气比释动能率