一、热电阻温度变送器 热电阻测温是根据检测导体或半导体电阻值随温度的变化而变化来测量温度的.在使用中热电阻一般安装在现场,电阻值通过输出引线连接到中央控制室来进行温度监控.由于现场和中央控制室一般距离较远,所以需要对连接导线的电阻值予以修正.同时,由于冬夏季温差较大,修正值也不相同.这对于需要远传的要求准确测温的现场温度测量来说很不方便,所以化工企业一般使用将电动温度变送器和热电阻装配到一起的热电阻温度变送器仪表来进行现场温度检测.该仪表将现场热电阻测量的电阻值就地转换成(4～20)mA的电流信号进行传输,以避免由于导线压降和导线阻值带来的测量误差,给使用带来很大的方便.