根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJG(煤炭)02-96《矿用风速测量仪表检定装置计量检定规程》的要求，对DHS 500×500/700×700型矿用风速仪表检定装置测量不确定度的评定与表示方法进行了介绍，并运用合成标准不确定度算法，对10m/s左右的风速测试数据进行了评定，对于矿用风速仪表量检定装置值量值传递提供重要的依据。其他计量检定机构在进行不确定度评定时可以作为参考。
风速仪表检定装置 不确定度 计量检定 评定方法