基于中国计量科学研究院建立的小立体角氡绝对测量装置,研究了冷凝氡源的α能谱随冷凝室内真空压力和冷指温度的变化特性,介绍了在少量杂质气体不可避免地被引入冷凝室、导致氡源能谱分辨率变化的情况下,如何计算冷凝氡源活度的方法.实验结果表明:氡源冷凝之后,杂质气体随时间逐渐增加会导致能谱分辨力变差,根据氡与子体衰变特性所建立的计算方法计算氡活度,得到连续5h的重复测量结果的一致性在0.45％以内,这对氡源活度的国际比对及量值传递具有重要意义.
计量学 氡活度 冷凝氡源 α能谱 绝对测量 小立体角法