提出了一种通过测量微通道板输出电流及增益来计算光电流,从而测量出微通道板量子效率的方法,并用该方法测量了微通道板在近紫外(200～380 nm)的量子效率.测量结果表明,微通道板的量子效率很低,并且随波长增加而快速下降,200 nm波长处的量子效率为10-4数量级,320 nm波长处的量子效率为101数量级,大于340 nm波长处的量子效率极低且趋近于零.微通道板及荧光屏组成的成像器件可以对酒精灯火焰成像,但图像较稀疏,而传统Cs2Te光电阴极紫外成像器件的图像却较密实,这与微通道板量子效率低,Cs2Te光电阴极量子效率高的情形一致.在该成像器件的前端放置一片350 nm波长的高通滤光片后,所成的酒精灯火焰图像消失.对被照射目标成像时,如果照射光源为254 nm的汞灯,则可以成像;但如果照射光源为365 nm汞灯,则不能成像.说明微通道板的光谱响应主要在350 nm波长以下,与其量子效率的测量结果一致.最后测量得到该成像器件的分辨力为32 lp/mm,与传统Cs2Te光电阴极紫外成像器件的分辨力相同.微通道板及荧光屏组成的成像器件由于不使用光电阴极,具有价格低、寿命长且可靠性高的优点,因此可在紫外信号较强或成像距离较短的条件下使用.
微通道板 量子效率 分辨力 紫外线 光电阴极