LED量子效率仪由LED阵列、直流可调稳压电源、PLC、光导管、I-V放大器、数据采集卡、计算机与测试软件组成.与传统量子效率仪相比,利用LED代替氙灯或卤素灯,提供准单色光;利用光导管汇聚光;I-V放大器与数据采集卡代替锁相放大器和斩波器,将太阳电池产生的弱电流信号采集到计算机.未使用单色仪、锁相放大器、斩波器,成本降低;未使用单色仪,测试速度提高,测试时间小于40 s.LED量子效率仪测试结果的不准确度小于0.1％;稳定之后,不稳定度小于0.6％;连续工作9个小时,不重复度小于0.5％.
量子效率 LED 太阳电池 LabVIEW