目的 比较2台451P型电离室剂量仪的时间常数,探讨时间响应修正公式的应用.方法 X射线机采用两个剂量率水平进行曝光,较高剂量率水平采用不同的测量模式进行测量,记录仪器测量的周围剂量当量率,根据RC电路的时间响应修正公式进行数据拟合,求出仪器的时间常数τ.结果 2台451P型电离室剂量仪0～5μSv/h量程时间常数τ值分别为(3 476.4±124.9) ms和(3 676.4±144.4) ms,0～ 50 μSv/h自动转换量程τ值分别为(2 051.6±249.5)ms和(2 047.0±271.9) ms,0～50 μSv/h固定量程时间常数τ值分别为(1 123.8±85.9)ms和(1 242.0 ±91.8)ms.结论 2台451P型电离室剂量仪的时间常数无统计学差异,但与操作手册的给定值有统计学差异,应合理选择曝光时间和测量模式进行防护检测,并使用已检定的时间常数进行响应时间修正.
时间常数 电离室剂量仪 周围剂量当量率 修正公式