建立了用ICP-AES测定碘的新方法，采用PHD氢化物发生器将亚硝酸钠和样品溶液分两路送入雾化器，使碘离子氧化为挥发性的碘单质而提高碘的传输效率。解决了过去碘的发射信号随放置时间的增加而变小的问题。同时发现采用亚硝酸钠作氧化剂在低酸度下可消除氯离子的干扰，方法的检出限为14 ng*mL－1，精密度为1.2%(c＝2 μg*mL－1，n＝10)回收率为99.44%，本方法已用于食盐和海水中碘的测定，结果令人满意。
碘 ICP-AES