故障现象:本单位一台SF 3280型原子吸收分光光度计(上分厂产品)在使用中出现了原子化器火焰不能点燃,同时乙炔气体压力表和流量表均无指示,但乙炔钢瓶低压表正常的现象.为此,关闭了乙炔气钢瓶总阀,过段时间再打开,可以正常点火使用.但第二天又重复出现上述现象,在调换了新钢瓶后,仍不见好.原认为乙炔输气管路漏气,经查气路正常.再查仪器气路控制阀门开关,空气气路通断正常,但乙炔压力表和流量表无反应,有电磁阀的断合声.