高丰度85Rb和87Rb是原子钟的核心工作物质,而电磁分离方法是获得高丰度铷同位素唯一可行的方法.接收器是电磁分离器的核心部件之一,分离不同的同位素,接收器的设计参数不同.为保证铷同位素的丰度达到使用要求,通过对接收器口袋参数的计算,确定了铷同位素接收器口袋的尺寸与位置,对口袋的材料与冷却温度进行理论计算,完成了口袋的优化,确定了口袋的冷却温度低于25℃,改善了接收器溅射和蒸发对同位素丰度影响的问题.目前,接收器已安装在同位素电磁分离器上,开展了铷同位素的分离实验,确定了理想的分离参数,接收到的铷同位素的丰度取得了突破.
接收器 冷却温度 溅射