利用Hi-Art tomotherapy加速器辐射场的数据,来计算某医院同型加速器机房防护屏蔽厚度,并进行职业病危害辐射防护评价.由于螺旋断层加速器自屏蔽结构的存在,对于其机房屏蔽防护设计只需考虑散射线和漏射线.根据同型加速器辐射场特性,计算以加速器中心点为中心、每隔15°张角所对应机房墙体辐射防护屏蔽厚度,并对机房的设计值进行对比评价.结果表明,机房各屏蔽体所需防护屏蔽厚度最大值为与加速器中心点张角为15°处,东、南、西、北面墙体、顶棚、地板所需屏蔽厚度分别为1023、975、917、1460、1147和1189 mm.经核实计算,除北侧防护墙设计厚度(1200mm)偏小外,其余均满足辐射防护屏蔽的要求.
Hi-Art tomotherapy加速器 屏蔽计算 防护评价