目的:将SEAL AutoAnalyzer3流动注射分析仪应用于水中氰化物检测.方法:自动进样器采集样品和标准样,数据处理系统自动处理分析数据.结果:0μg/L-100μg/L线性区间,检出限为0.086μg/L,加标回收率为98%-102%,精密度和准确度较高,检出限也低于传统分光光度法.结论:SEAL AutoAnalyzer3流动注射分析仪在水中氰化物测定应用中,快速省时、分析效率高,适用大规模样品检测,在水中氰化物测定应用中具有很好的推广应用价值.
SEALAutoAnalyzer3流动注射分析仪 氰化物 流动注射 在线测定