БСЭ1/Болометр
БОЛОМЕТР (от греч. bole — луч и metron — мера), физич. прибор, предназначенный для точного определения температуры, на основании измерения электрического сопротивления металла.  Имея металлич. проводник и изучив зависимость его сопротивления от температуры, мы можем обратно, измерив его сопротивление, получить точное значение температуры проводника, а, следовательно, и температуры соприкасающихся с ним тел. Обычно металлом служит чистая платина. Предел приложимости Б. — с одной стороны, температура, близкая к плавлению платины (т.-е. ок. 3.000°), с другой — температура, близкая к абсолютному нулю (приблизительно ‒270°), когда в явлениях сопротивления начинают наблюдаться значительные аномалии.  Обычно Б. применяют к наблюдениям над лучистой теплотой. В связи с этим ему придают форму тонкой платиновой нити (в несколько микронов; можно довести до 0,3 μ) или тонкой полоски, на которой делаются вырезы, удлиняющие путь электрического тока (рис. 1). Платина покрывается чернью для того, чтобы лучше поглощались падающие на нее тепловые лучи. Изменение сопротивления, вызываемое нагреванием, оценивается при помощи электрического прибора, носящего название  (см.), в котором болометр является одним из элементов контура (рис. 2). Точность измерения сопротивления весьма велика, закон изменения сопротивления вместе с температурой для чистых металлов прост и хорошо изучен. Поэтому болометрический способ измерения температур дает чрезвычайно точные результаты: ошибки могут быть сделаны менее 0°,00001. — Б., в которых нагреванию подвергается тонкая нить, весьма удобны для изучения распределения тепла по различным линиям спектра. Для такого исследования солнечного спектра Б. был впервые (1881) применен Ланглеем, к-рый при помощи него измерял нагревание на 0°,0001. — Б. Паальцова служит для измерения чувствительным гальванометром постоянного тока — слабого тока высокой частоты (см. ), который подводится к вершинам b и d (рис. 3) четырехугольника из тонкой железной проволоки, введенного через a и с в ветвь моста Уитстона; этот переменный ток не попадает в цепь моста, т. к. abed представляет сам по себе уравновешенный мост Уитстона, но малейшее изменение сопротивления abed от нагревания переменным током нарушает равновесие основного моста и отсчитывается на его гальванометре.