БСЭ1/Панцырный гальванометр
ПАНЦЫРНЫЙ ГАЛЬВАНОМЕТР, тип зеркального гальванометра. В П. г. подвижной частью является один или несколько легко вращающихся магнитов, отклонение к-рых производится магнитным полем неподвижных катушек, через к-рые проходит измеряемый электрич. ток (т. н. гальванометры с подвижными магнитами). Чувствительность и устойчивая работа таких гальванометров в значительной степени зависят от действия посторонних магнитных полей, для уничтожения влияния к-рых система подвижных магнитов делается астатической путем компенсации внешних полей при помощи двух специальных магнитов. Кроме того, эти гальванометры заключаются в толстостенные оболочки из ферромагнитного материала (панцырь, или броня — отсюда и название). На рис. 1 и 2 изображен панцырный гальванометр Рубенса с двумя сферическими и одним наружным цилиндрическим экраном. Преимуществом гальванометров с подвижными магнитами является их высокая чувствительность, недостатками — громоздкость, трудность и длительность установки астазирующих магнитов. В настоящее время панцырные гальванометры почти совсем вышли из употребления.

Лит.:  О., Чувствительные гальванометры постоянного и переменного тока, Л., 1933.