ЭСБЕ/Диаспораметр
Диаспораметр — вспомогательный прибор для устройства ахроматических призм и чечевиц. Лучи света, пройдя через призму или чечевицу, оказываются разложенными на лучи составляющих их цветов; изображение в фокусе чечевицы вследствие этого имеет неясные очертания и по краям окрашено цветами, не имеющимися на краях действительного предмета. Это будет явление хроматической аберрации, для уничтожения которой нужно к первой чечевице присоединить вторую с другим показателем преломления и другим светорассеянием; для устройства ахроматической призмы надо соединить подобным образом две разнородные призмы, причем преломляющие углы должны быть расположены один обратно другому. Если известны показатели преломления обеих призм и преломляющий угол одной из них, то величина преломляющего угла другой, при котором получится ахроматическая система, может быть найдена посредством Д. Из двух сортов стекол делают две прямоугольные призмы с одинаковым преломляющим углом, положим, в α°. Если призмы наложить плоскостями гипотенуз (или катетов) одну на другую так, чтобы преломляющие углы были обращены в одну сторону, то из двух призм составится одна с двойным преломляющим углом, а именно угол между плоскостями катетов будет в 2α°. Если, начиная от этого положения призм, повернуть одну из них, не снимая с другой, на 180°, при чем их преломляющие углы будут направлены в противоположные стороны, то плоскости катетов будут параллельны между собой. При повороте призмы меньше чем на 180° угол между плоскостями катетов (или гипотенуз, в случае наложения призм катетами одной на другую) будет заключаться между 0° и 2α°. Надо повернуть одну призму настолько, чтобы какой-нибудь предмет, будучи рассматриваем через обе призмы, казался бы неправильно окрашенным по краям. Зная угол поворота призмы, можно вычислить угол, составляемый гранями катетов, по формуле  в которой Z есть искомый угол, α — угол призм и δ — угол поворота одной призмы относительно другой, измеряемый от того положения их, когда угол между плоскостями катетов равен нолю. Для составления ахроматической системы надо угол одной призмы сделать в α°, a другой в Z°. Д. состоит из двух вращающихся одна на другой призм, вставленных в оправу, и снабжен разделенным кругом, на котором отсчитывается угол поворота. Д. придуман Рошоном (Rochon).

ЭСБЕ:Приборы