ЭСБЕ/Магазин сопротивлений
Магазин сопротивлений — физический прибор, при помощи которого в цепь гальванического тока можно ввести любой величины сопротивление току. За единицу (см.) сопротивления принят один ом — сопротивление, представляемое прохождению тока ртутным столбом в 1 кв. мм сечением и в 106,3 см длины. Для пользования на практике изготовляют обыкновенно проволоки, имеющие сопротивление в 1, 5, 10 и т. д. омов. Проволоки эти припаиваются концами к двум толстым, загнутым вниз медным брускам; сама проволока свертывается спиралью и помещается внутри деревянной, каучуковой или металлической коробочки, предохраняющей проволоку от повреждений. Для того, чтобы сопротивления не изменяли своей величины от изменения температуры, их изготовляют из проволок, приготовленных из манганина (см.), константана или т. п. сплавов; внутренность коробки часто наполняется маслом, которое играет роль изолятора и не допускает быстрых изменений температур проволоки; в масло опущен термометр. Такое тщательно приготовленное сопротивление (фиг. 1) называется эталоном сопротивления; медные бруски служат для присоединения эталона посредством зажимов или ртутных чашечек к остальной гальванической цепи. Для того, чтобы возможно было быстро и удобно менять сопротивления в цепи, несколько таких эталонов соединяют в один М. сопротивления, причем располагают отдельные сопротивления в одном ящике так, чтобы вставлением в соответственные отверстия крышки металлических стерженьков — штемпелей, можно было ввести любую комбинацию из сопротивлений (фиг. 2). Отдельные эталоны располагают в том же порядке, что гири в разновесе, т. е., напр., 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 2; 2; 5; 10; 20; 20; 50; 100; 200 и т. д. омов до 1000 или даже 100000 омов; наибольшие сопротивления таким путем приготовляемые равняются миллиону омов — мегому (см.). Отдельные проволочные сопротивления наматываются на деревянные катушки, пропитанные для лучшей изоляции в расплавленном парафине; все катушки рядом располагаются внутри деревянного ящика, концы проволок приводятся к толстым металлическим брускам, расположенным на крышке ящика, бруски соединяются друг с другом штепселями. Точность непосредственных измерений, производимых с помощью М. сопротивлений, достигает 0,01%.

ЭСБЕ:Физика
ЭСБЕ:Приборы