ЭСБЕ/Маятник гидрометрический
Маятник гидрометрический — представляет собой тяжелый шарик, диаметром от 5 до 7,5 см, привешенный с помощью нити к вершине шеста, забиваемого вертикально в дно потока, скорость течения которого хотят измерить. Угол отклонения М. силой течения измеряется на вертикальном квадранте, прикрепленном к шесту у точки привеса. Так как направление нити совпадает с равнодействующей, составляемой весом шарика G и гидравлическим давлением Р, пропорциональным живой силе и поперечному сечению шарика а, то угол отклонения φ может быть определен из равенства  откуда  и  или  если положим  Здесь α есть постоянный числовой коэффициент, выводимый для каждого прибора из опытов в потоках, для которых скорость течения точно известна. В этом приборе шарик и нить постоянно колеблются, а потому отсчитывание градусов угла на квадранте весьма затруднительно, равно как и точная установка прибора; поэтому гидрометрический М. не пригоден для употребления в тех случаях, где требуется большая точность.

ЭСБЕ:Приборы
ЭСБЕ:Гидрология