ЭСБЕ/Прибор деривационный
Прибор деривационный (артиллерийский) — состоит из деревянного, клинообразной формы ящика, по концам которого к дну прикреплены поперечные деревянные бруски. К заднему бруску (2) привинчен участок градусной дуги (3) с делениями от 0 до 5° в каждую сторону; наименьшее деление — 4′; для измерения отклонения более 5° на среднюю дугу накладываются по концам два приставные участка (4 и 5) градусной дуги. В передний брусок врезана медная втулка с отверстием для оси алидады. Деревянная алидада (6) на переднем конце снизу снабжена конической осью (7), сверху — откидной стальной пластинкой (8), вращающейся на горизонтальной оси, закрепленной в станке (9), стянутой с основанием оси через толщу алидады болтиками. На заднем конце алидады помещен откидной диоптр (10), поворачивающийся на горизонтальной оси, проходящей через стойку (11). Для удержания откидной пластинки и диоптра в поднятом или опущенном положении служат пружинки (12). При хранении прибор закрывается крышкой. Деривационный П. предназначается для измерения боковых отклонений от цели разрывов снарядов или мест падения их. Для производства измерений, сняв крышку, кладут прибор или на скат бруствера у его гребня, или на какую-либо земляную насыпь, приблизительно горизонтально, и забивают по бокам узкого конца П., обращенного от себя, по колышку в бруствер; поднимают пластинку и диоптр алидады, освобождают последнюю от пружинной защелки, ставят алидаду на 0° и, визируя через диоптр и пластинку, ориентируют П. так, чтобы линия диоптра и пластинки прошла через цель, после чего забивают два колышка по бокам заднего конца ящика. Во время стрельбы после каждого выстрела направляют алидаду на дым разрыва или на место падения снаряда и наблюдают на градусной дуге полученное отклонение в градусах и минутах.

ЭСБЕ:Артиллерия
ЭСБЕ:Приборы