ЭСБЕ/Офтальмоскоп
Офтальмоскоп или глазное зеркало — изобретен Гельмгольцем в 1851 г. для освещения и рассматривания глазного дна . Он представляет важный медицинский прибор, ибо дает врачу возможность установить объективные данные для диагноза многих заболеваний: мозга и его оболочек, почек, сердца. Им пользуются теперь нередко в терапевтических и психиатрических клиниках. О. Гельмгольца состоит из 2 частей: осветительной части — плоской зеркальной прозрачной пластинки а, отражающей лучи лампы D к исследуемой сетчатке Х (см. фиг. 4) и из рассеивающих стекол b и d, с помощью которых можно иметь прямое и увеличенное изображение сетчатки. В зависимости от рефракции  и аккомодации глаз исследуемого лица и наблюдателя, а также от того обстоятельства, в каком виде желательно иметь изображение сетчатки — в прямом или обратном, оптические стекла, дополняющие глазное зеркало, двух родов — собирательные и рассеивающие. На практике предпочитают иметь обратное изображение сетчатки, так как 1) установка прибора относительно легче и 2) при относительно небольшом увеличении и малом поле зрения легко наблюдать сразу общую картину сетчатки. Однако когда требуется исследовать подробности на небольшом пространстве сетчатки, пользуются методом получения прямого изображения сетчатки. В современных О. (Monoyer, Libreich), отличающихся компактностью и портативностью, плоская зеркальная пластинка Гельмгольца заменяется вогнутым серебряным зеркалом с фокусом в 18—20 см и с отверстием в центре. Несколько коррекционных стекол, рассеивающих и собирательных, устанавливаемых впереди и сзади зеркала, дают возможность не только рассматривать глазное дно, но и точно объективно определить аномалии рефракций глаз (см. Очки). В этом последнем случае О. назыв. рефракционным (напр. Ландольта, фиг. 2). Бинокулярный О. Наше (Nachet) дает возможность получать рельефное изображение сетчатки. Ср. Гельмгольц, «Physiologische Optik» (2-е изд., стр. 202—230 и 1124—1135).

.

Примечания 

ЭСБЕ:Приборы
ЭСБЕ:Медицина