ЭСБЕ/Терморегулятор
Терморегулятор — Для поддержания в термостате (см.) определенной температуры применяют Т., из которых в большом употреблении в лабораториях Т. систем Рейхерта и Рорбека.

Т. Рейхерта построен из стекла, через отверстие а газ входит в него и через отверстие — большое (b) и малое (е) проходит в отверстие с, соединенное каучуковой трубкой с горелкой. Внутри Т. находится столб ртути, который по желанию можно опускать или поднимать, вращая винт d. С помощью этого винта устанавливают столб ртути на такой высоте, что при некоторой (желаемой) температуре ртуть, расширяясь от нагревания, доходит до отверстия b и запирает его. Газ, следовательно, может тогда притекать к горелке только через малое отверстие е, вследствие чего пламя уменьшается, ртуть опускается и приток газа снова увеличивается и т. д. Приблизительно в таком же роде построены все ртутные Т. Альтмана, Бунзена и др. Иначе устроен Т. Рорбека по принципу Лотара Мейера — в него газ входит через отверстие b с очень острым треугольным отверстием и идет к горелке через отверстие с. Высота ртути отмечена штрихами, а все пространство над ртутью g наполнено парами эфира и отграничено от остальной части Т. при помощи стеклянной воронки h, нижний конец которой погружен в ртуть.

Когда аппарат нагревается, пары эфира, расширяясь, давят на ртуть и гонят ее в воронку, поднимаясь в воронке она доходит до отверстии i и, закрывая его, постепенно уменьшает приток газа к горелкам, отчего температура падает. Установить Т. на определенной температуре можно, опуская или поднимая трубку d в каучуковой пробке, закрывающей Т. Для более низких температур применяют Т., устроенный Сокслетом; металлический Т. Py (Roux) — см. Термостат.

ЭСБЕ:Приборы