ЭСБЕ/Успокоители
Успокоители (Dämpfer) — приборы, служащие для замедления и уменьшения размахов магнитных стрелок и остановки их в различных физических приборах, в устройство которых эти стрелки входят как часть; У. употребляются наичаще в чувствительных гальванометрах, в которых величина отклонения магнитной стрелки от проводника с электрическим или гальваническим током служит для определения силы этого тока. Отклоненная действием тока магнитная стрелка, подвешенная на тонкой нити, очень долго качается около положения равновесия, прежде чем остановится или успокоится. Если к стрелке прикрепить оканчивающийся пластинкою стерженек, который при горизонтальном положении стрелки принял бы под стрелкою вертикальное положение, и если поместить под нею чашечку с маслом, так чтобы пластинка стержня погрузилась в масло, то качания магнитной стрелки будут очень скоро прекращены сопротивлением, оказываемым маслом движению пластинки. Такое приспособление называется У., но это название прилагается обыкновенно к электродинамическим У., состоящим из металлической плитки, помещаемой под стрелкой, или еще лучше — из металлического широкого и толстого кольца, помещаемого в гальванометре вертикально так, чтобы в его полости могла поместиться и свободно раскачиваться магнитная стрелка гальванометра. Иногда кольцо заменяется шаром, состоящим из двух раздвигающихся, вертикально помещенных полушарий, или — иной формы металлическим телом; для нити, на которой подвешивается стрелка, имеется отверстие, просверленное в верхней части У. Действие такого прибора на стрелку есть частный случай так называемой электродинамической индукции (см.). Когда магнитная стрелка качается, то в металлическом кольце возбуждаются (индуктируются) электрические токи, которые, в свою очередь действуя на магнитную стрелку, замедляют и вскоре совершенно прекращают ее движения. Качающаяся магнитная стрелка, которая без помощи У. не останавливается через минуту или две и от всякого движения воздуха снова начинает свои качания, такая магнитная стрелка внутри медного У. останавливается через несколько секунд. У. лучше всего делать бы из серебра, но по ценности этого металла делается из красной меди, не многим уступающей серебру в этом отношении, т. е. в отношении электропроводности; высшая степень электропроводности способствует и высшей степени индукции. В связи с этим находится явление, открытое Араго и названное им магнетизмом вращения. Если под горизонтально висящей магнитной стрелкой вращать металлический, лучше всего — красной меди, кружок, то и магнитная стрелка будет вращаться по тому же направлению. Если же быстро вращать порядочных размеров магнитную полоску под или над медным кружком, который мог бы легко приходить в движение, то через некоторое время и кружок станет вращаться в ту же сторону. Если медный кружок будет приведен в быстрое вращательное движение над сильным неподвижным магнитом и близко к нему, то этот кружок остановится гораздо скорее, чем в случае его движения вдали от магнита. Это явление того же рода, что в обыкновенном У. гальванометра. Объяснение целой группы этого рода — см., кроме ст. Индукция, еще в ст. Электромагнетизм и Электродинамика.

ЭСБЕ:Приборы