ЭСБЕ/Электрический счетчик
Электрический счетчик представляет прибор, служащий для определения общего количества Э. энергии, прошедшей чрез него в некоторый промежуток времени к месту потребления. Э. энергия (работа), израсходованная в известное время, определяется произведением Э. мощности (работоспособности) w в ваттах на время t, но произведение wt = iet, где i сила тока в амперах, а e — напряжение в вольтах. За единицу Э. работы обыкновенно принимают ватт-секунду, т. е. ту работу, которую совершает в цепи ток в 1 ампер при напряжении в 1 вольт в течение 1 секунды. Для практических расчетов берется единица более крупная — ватт-час (3600 ватт-секунд) или кратные ее, гектоватт-час (100 ватт-час.) и киловатт-час (1000 ватт-час.).

Э. счетчик складывает автоматически эти количества, показывая общую сумму Э. энергии

i1e1t1 + i2e2t2 + i3e3t3 +.. …+ inentn,… (1),

протекшей через него за время t1 + t2 + t3 +.. . + tn независимо от величины отдельных промежутков времени, в течение которых сила тока и напряжения сохраняли постоянную величину, т. е. даже и при непрерывном изменении тока и напряжения. Такого рода Э. счетчики называются счетчиками ватт-часов и чаще всего применяются на практике. В случае постоянного напряжения, т. е. когда е1 = e2 = e3 =.. . = еn, сумма (1) может быть выражена в виде е1(i1t1 + i2 t2 +.. . + intn). В этом случае достаточно, если Э. счетчик суммирует произведения силы тока на время. Такие счетчики называются счетчиками ампер-часов.

Наконец, когда и сила тока не изменяет своей величины (напр. когда горит всегда одно и то же число ламп определенной световой силы, как это встречается в торговых помещениях), то сумма (1) обращается e1 i1(t1 + t2 +.. . + tn) и задача Э. счетчиков сводится лишь к суммированию времени расходования Э. энергии. Помножением постоянной величины Э. энергии на полученное по счетчику время определяется количество израсходованной энергии. Такие счетчики носят название счетчиков времени и представляют часовой механизм, который особым электромагнитным (см. Электромагнит) приспособлением пускается в ход при замыкании и останавливается при размыкании того тока, для учета которого служит счетчик. Чтобы помешать потребителю пользоваться током, превышающим условленную величину (напр. увеличивая число ламп или применяя лампы большей световой силы), часто к счетчику времени присоединяется особый автоматический выключатель, который может быть так урегулирован, что при усилении тока далее определенного предела станет размыкать цепь до тех пор, пока сила тока не будет уменьшена до надлежащей величины.

Для устройства Э. счетчиков пытались применять различные действия Э. тока. В первых счетчиках (счетчики ампер-часов) количество Э. энергии определялось по количеству металла, выделенного при действии тока из раствора соли, но такие счетчики оказались непрактичными. Современные счетчики основаны, главным образом, на электродинамических и электромагнитных действиях тока. Различных конструкций счетчиков в настоящее время довольно много, мы ограничимся описанием лишь нескольких типичных образцов.

1) Э. счетчики моторные представляют не что иное, как маленькие электродвигатели (см. Электродвигатель). Типичным представителем такого рода счетчиков может служить счетчик ватт-часов системы Томсона (фиг. 1 и 2).

Рабочий (т. е. идущий на питание ламп и т. п.) ток проходит (фиг. 2) через неподвижные катушки Н, Н и создает внутри их магнитное поле (магнитные силы). В этом магнитном поле, сила которого пропорциональна силе тока, может вращаться якорь А (без железа) с коллектором С, подобный якорю динамо-машины или электродвигателя постоянного тока (см. Динамо-машина). Две щеточки, прилегающие к коллектору, соединяют обмотку якоря с остальной цепью. Обмотка эта, сделанная из тонкой проволоки, и включенное последовательно с ней большое сопротивление, не изображенное на чертеже, присоединяются к двум проводам, идущим от источника тока, и составляют шунтовую цепь счетчика. Шунтовая цепь всегда находится под током, и ток в ней пропорционален разности напряжений между проводами. Скорость вращения якоря зависит от силы тока в катушках Н, Н и от силы тока в самом якоре, следовательно, от напряжения. Мощность мотора, образованного таким образом, будет пропорциональна силе рабочего тока i, напряжению e и скорости или числу оборотов и в 1 единицу времени, т. е. = Cien, где С постоянная величина, зависящая от числа витков в катушках, сопротивления шунтовой цепи и т. п. Энергия, развиваемая мотором, поглощается особым тормозом, который состоит из металлического диска L, насаженного на одной оси с якорем и вращающегося между близкими друг к другу полюсами постоянных магнитов. Как известно (см. Индукция), при этом в частях диска, пересекающих магнитные силы, будут возникать индукционные токи (токи Фуко). Электровозбудительная сила индукции будет пропорциональна скорости изменения числа магнитных сил, т. е. скорости вращения диска, сила же индукционных токов, пропорциональная при постоянном сопротивлении электровозбудительной силе, будет также пропорциональна скорости вращения, а потому работа, затрачиваемая в единицу времени на возбуждение этих индукционных токов, будет пропорциональна квадрату скорости или, что равносильно, квадрату числа оборотов в единицу времени — n2, а следовательно, может быть выражена чрез C1n2, где C1 постоянная величина, зависящая от электропроводности диска, степени намагничения магнитов, положения магнитов (ближе или дальше относительно оси вращения) и т. п. Пренебрегая пока трением в счетчике и считая, что мощность мотора целиком поглощается тормозом, получим

Cein = C1n2.

Деля обе части равенства на Cn, имеем

ie = (C1/C)n,

или, помножая обе части на время t,

iet = (C1/C)nt,

т. е. Э. энергия, расходуемая в цепи за время t, выраженная, напр., в ватт-часах, пропорциональна числу оборотов якоря за то же время. Отсюда следует, что один оборот якоря будет отвечать определенному числу ватт-часов, которое зависит от постоянной величины (C1/C).

Вращение якоря посредством сцепления бесконечного винта, нарезанного на оси, с зубчатым колесом может быть передано самому счетному механизму. Счетный механизм состоит из нескольких циферблатов, разделенных каждый на 10 частей. Соответственной зубчатой передачей можно достигнуть того, что на первом циферблате перемещение стрелки на одно деление будет соответствовать одному гектоватт-часу или киловатт-часу. Движение стрелки первого циферблата передается зубчатыми колесами стрелке второго и т. д. так, что стрелка второго циферблата двигается в 10 раз медленнее, чем первого, стрелка третьего — в 10 раз медленнее, чем второго, и т. д. Поэтому на втором циферблате будут отмечаться десятки, на третьем — сотни и т. д. гектоватт- или киловатт-часов. Иногда движение стрелок по делениям циферблатов заменяется движением кружков с цифрами перед рядом окошечек, и тогда отсчет делается еще проще, нужно только прочитать число, составленное из цифр, видных в окошечки. Эти счетные механизмы у всех Э. счетчиков устраиваются тем или другим из описанных способов. Трение в счетчике, которое мы до сих пор не принимали во внимание, может сказываться заметно при малых нагрузках счетчика (при слабых рабочих токах), когда движущая сила мала, а потому якорь счетчика при малых нагрузках стал бы вращаться медленнее, чем следует. Трение можно уменьшить, ослабляя нажатие щеток на коллектор, насколько это возможно без нарушения надежного соприкосновения. Весьма важное значение имеет также устройство подпятников у оси. Обыкновенно подпятник делается из какого-нибудь твердого камня, напр. сапфира. В углублении, выточенном в камне, вращается конец оси в форме конуса с закругленной вершиной или в форме маленького шарика, для смазки пускается в углубление капля чистого масла. Чтобы избежать порчи поверхности подпятника при переноске или перевозке счетчика, якорь особым приспособлением — арретиром закрепляется неподвижно, причем конец оси не касается более подпятника. Арретир отпускается лишь после установки счетчика на место. Сверх того весь счетчик, кроме зажимов, которыми присоединяются провода, плотно закрывается особым кожухом для защиты от пыли. Все эти меры обыкновенно оказываются все-таки недостаточными, и для достижения пропорциональности числа оборотов якоря расходу Э. энергии также и при малых нагрузках прибегают к следующему средству. В шунтовую обмотку включается дополнительная катушка N (или иногда две). Катушка эта должна быть помещена так, чтобы усиливать действие катушек Н, Н, но сама не должна вызывать вращения. Действие этой катушки заметно лишь при малых нагрузках, а потому, установив ее на надлежащем расстоянии от якоря, можно устранить замедляющее влияние трения и повысить чувствительность счетчика. При близком расстоянии катушки N к якорю действие ее на якорь может быть настолько сильно, что якорь станет вращаться при отсутствии тока в катушках Н, Н. Счетчик при этой неправильности в регулировке будет самоходом, т. е. будет показывать, когда в действительности никакого расхода энергии нет. Большое сопротивление, введенное в шунтовую цепь последовательно с якорем, позволяет получить в нем лишь необходимый для движения ток и избежать излишней затраты энергии. Кроме того, сопротивление понижает разность напряжений у щеток коллектора и тем уменьшает возможность образования искр, которые быстро портят коллектор. Чтобы уменьшить влияние окисления коллектора, пластины его, а также прилегающие к нему части щеток изготовляются из серебра, так как различие в электропроводности чистого серебра и его окиси меньше, чем для других металлов. Счетчики системы Томсона могут применяться как для постоянного, так и для переменного тока. Ради этого большое добавочное сопротивление в шунтовой цепи делается неиндуктивным, т. е. наматывается так, что ток, проходящий в нем, почти не образует магнитного поля, ибо в противном случае ток в якоре при равных напряжениях был бы слабее при переменном токе, чем при постоянном, и фаза его не совпадала бы c фазой электровозбудительной силы (см. Переменный ток), что внесло бы неправильность в показания счетчика.

Счетчики системы Томсона, изготовляемые несколькими фирмами в Европе и Америке, отличаются между собой лишь в деталях конструкции. Как на одно из видоизменений системы Томсона можно указать на счетчики Lux с легким якорем, состоящим лишь из трех катушек. Коллектор состоит также лишь из трех пластин, благодаря чему диаметр его может быть значительно уменьшен, а следовательно, уменьшено и трение. Трение в счетчиках с коллектором, помимо нарушения правильности показаний, вызывает затрату в шунтовых цепях довольно значительной Э. энергии для получения достаточной вращающей силы. Особенно сильно сказывается трение при порче поверхности коллектора от механических или химических причин. Изменение поверхности, ухудшая прикосновение щеток, является причиной образования искр при вращении коллектора, искры же, в свою очередь, еще более увеличивают порчу. Поэтому были сделаны попытки строить моторные счетчики ватт-часов без коллектора.

Одно из довольно удачных решений этой задачи представляет крыльчатый счетчик для постоянного тока Сименса и Гальске (фиг. 3).

В этом счетчике якорь состоит из двух Z-образных пластинок E и Е1 из мягкого железа, прикрепленных к оси во взаимно перпендикулярных плоскостях. Каждая Z-образная пластинка намагничивается парой катушек А1 и А2, А3 и А4, которые вместе с большим добавочным сопротивлением R вводятся в шунтовую цепь счетчика. Из четырех катушек включена в цепь всегда лишь одна; это включение производится легкой щеточкой В1, насаженной на оси и скользящей по неподвижному коммутатору D. Пусть в некоторый момент крылья верхней железной пластинки будут перпендикулярны к направлению магнитного поля рабочих катушек С1, С2, тогда коммутатор включает в цепь катушку А1. Намагниченные в известном направлении крылья станут вращаться, стремясь стать по направлению магнитного поля рабочих катушек. Когда они придут в это положение, сделав поворот на 90°, крылья нижней пластинки Е1 будут перпендикулярны магнитному полю. Коммутатор теперь включает катушку А3, которая сообщает пластинке Е1 такую полярность, что вращение продолжается в прежнем направлении. При дальнейшем повороте на 90° включается катушка А2, затем А4 и т. д. Конечно, чтобы получить непрерывное вращение в одну сторону, катушки А2 и А4 должны производить намагничение, обратное намагничению катушками А1 и А3. Искры на коммутаторе, которые могли бы происходить при размыкании вследствие самоиндукции (см. Самоиндукция), устранены введением параллельно каждой катушке неиндуктивного сопротивления r, которое замыкает цепь катушки при прекращении в ней тока. Благодаря легкости якоря счетчик отличается малым трением, а употреблением железа достигается сильное вращательное действие при слабом намагничивающем токе, что значительно уменьшает постоянный расход энергии в шунтовой цепи счетчика.

В моторных счетчиках ватт-часов исключительно для переменного тока совсем нет коллектора и якорь устроен крайне просто. Для пояснения основного принципа рассмотрим один из первых счетчиков этого рода, счетчик Блати (фиг. 4 и 5).

Якорь состоит из медного диска S, насаженного на оси А. Диск помещен между полюсами электромагнита Н с небольшим числом витков проводника, по которому проходит рабочий ток. На расстоянии четверти окружности над диском находятся полюсы другого электромагнита N с большим числом витков проволоки. Под диском же помещена железная пластина, которая усиливает магнитный поток, проходящий через диск. Обмотка электромагнита N составляет шунтовую цепь счетчика. Переменное магнитное поле, создаваемое электромагнитами Н и N, вызывает в ближайших к ним частях медного диска переменные токи (токи Фуко). Эти переменные токи будут достигать наибольшей величины в то время, когда изменение магнитного поля будет происходить наиболее быстро, т. е. при перемене направления намагничения, следовательно, при переходе тока в обмотке соответственного электромагнита через 0, и они будут равны 0 при максимуме намагничения.

Обмотка электромагнита Н благодаря малому числу витков обладает малой самоиндукцией, и потому, если остальное сопротивление в цепи будет неиндуктивно, напр. лампы накаливания L, то фазы тока и напряжения будут различаться мало (см. Переменный ток). Ток же в обмотке электромагнита N, обладающей большой самоиндукцией при относительно малом сопротивлении, будет сильно отставать по фазе от напряжения. Следовательно, максимумы и минимумы намагничения в электромагнитах Н и N будут наступать в различные моменты.

Пусть в Н будет максимум намагничения в определенном направлении, в N оно будет нарастать в том же направлении, будучи по величине близко к 0. Действие электромагнита Н на токи Фуко, возбуждаемые в диске электромагнитом N, вызовет вращение диска в известном направлении. Через четверть периода намагничение Н будет переходить через 0, меняя знак, в N оно будет вблизи максимума. На токи Фуко, возбуждаемые теперь электромагнитом Н, обратного прежнему направления, будет действовать электромагнит N, положение которого относительно этих токов будет тоже обратно прежнему, поэтому вращение будет продолжаться в прежнем направлении. Энергия образованного таким образом мотора будет расходоваться, как и в рассмотренных уже счетчиках, на преодоление тормозящего действия постоянного магнита М на тот же диск S. Если назовем через J и E действующие (средние квадратичные) силу тока и напряжение (см. Переменный ток), то n, число оборотов счетчика в единицу времени, выразится следующим образом:

n = CJE Sin(θ — φ).. . (2),

где С — постоянная величина, θ — угол, которым выражается отставание фазы тока в обмотке электромагнита N от фазы электровозбудительной силы (угол сдвига), φ — угол сдвига фаз J и E, который явится, если нагрузка цепи будет индуктивной, напр. если в цепь включены моторы. Энергия же W, расходуемая в цепи в единицу времени, выразится так:

W = JECosφ.. . (3).

Из формул (2) и (3) ясно, что, вообще, показания описанного счетчика не будут пропорциональны прошедшей через него электрической энергии. Для частного случая, когда нагрузка цепи неиндуктивна, фазы тока J и напряжения E будут совпадать, следовательно, φ = 0, a Cosφ = 1. В этом случае формулы (2) и (3) представятся в виде

n = CJESinθ

W = JE,

и число оборотов диска счетчика будет пропорционально электрической энергии, так как Sinθ величина постоянная. Чтобы и в общем случае счетчик показывал действительно израсходованную энергию, необходимо, чтобы в формуле (2) θ было равно 90°. В самом деле, тогда

n = CJESin(90 — φ) = CJECosφ,

т. е. число оборотов пропорционально энергии (3). Одним увеличением самоиндукции обмотки электромагнита N нельзя сделать θ равным 90°, но этого можно достигнуть различными сложными приемами, напр. вводя обмотку электромагнита N в ответвление шунтовой цепи, составленной из комбинации индуктивных и неиндуктивных сопротивлений. Подробности читатели найдут в указанных ниже специальных сочинениях. Подобными приемами счетчик переменного тока может быть сделан настоящим счетчиком ватт-часов даже при больших разностях фаз тока и напряжения, что и достигнуто в современных хороших счетчиках, напр. в счетчиках «Феррарис» Сименса и Гальске, в счетчиках Рааба фирмы Шуккерт и Ко и т. п. Различных систем счетчиков переменного тока в настоящее время довольно много, но все они, в сущности, основаны на указанном выше принципе и различаются, главным образом, формой якоря и способами достижения сдвига фаз двух магнитных полей в 90°. Якорь делается в форме диска, или двух дисков, или полого цилиндра, внутри которого помещен неподвижный железный цилиндр Железные сердечники электромагнитов в счетчиках переменного тока делаются не сплошными, а составляются из тонких (около 0,5 мм) пластин, изолированных друг от друга тонкой бумагой или слоем лака, чтобы помешать образованию в массе железа индукционных токов и устранить таким образом нагревание сердечников и затрат на это электрической энергии.

Для измерения мощности в цепи трехфазного тока, передаваемого по трем проводникам, можно пользоваться двумя ваттметрами, включая рабочие катушки ваттметров в два провода и присоединяя шунтовые их цепи между тем проводом, в который включена рабочая катушка, и третьим. Поэтому для измерения работы, израсходованной за некоторое время в цепи трехфазного тока, достаточно двух счетчиков ватт-часов, которые включаются так же, как и ваттметры. Эти два счетчика можно соединить в один и расположить катушки так, что действие их на якорь счетчика будет равно сумме тех действий, которые этот якорь испытывал бы в отдельных счетчиках. На таком принципе основаны счетчики трехфазного тока, подробности устройства которых мы здесь приводить не можем.

В числе счетчиков моторного типа имеются и счетчики ампер-часов. Для примера рассмотрим счетчик Окенана для постоянного тока. Рабочий ток проходит через некоторое сопротивление, лишь очень незначительно меняющее свою величину от нагревания, напр. через проволоку из нового серебра. Толщина проволоки берется такая, чтобы при наибольшем токе, для которого назначается счетчик, температура не повышалась значительно. От концов сопротивления взято ответвление к якорю с коллектором, подобному якорю динамо-машины, помещенному между полюсами сильного подковообразного магнита. Для усиления магнитного потока через якорь внутри его помещается неподвижный железный цилиндр, как в гальванометре Депре-Дарсонваля (см. Гальванометр). При прохождении тока через сопротивление счетчика на концах сопротивления будет устанавливаться разность напряжений, пропорциональная силе тока. Якорь станет вращаться, причем обратная электродвижущая сила, развивающаяся в нем, будет стремиться сравняться с этой разностью напряжений, а так как электродвижущая сила в якоре будет пропорциональна числу оборотов в единицу времени, то, следовательно, число оборотов якоря будет пропорционально силе рабочего тока. Как было указано в начале статьи, счетчики ампер-часов применимы при постоянном напряжении. При изменении же напряжения они будут работать со значительной ошибкой. Пусть, напр., при некотором напряжении E счетчик будет показывать действительно пропущенное через него число ватт-часов. При изменении E, положим, на 5 % сила тока J в цепи с постоянным сопротивлением изменится тоже на 5 % и на столько же изменятся показания счетчика. Энергия же вместо прежней EJ будет теперь E(1 ± 0,05). J(1 ± 0,05) = EJ(1 ± 0,1 + 0,0025), следовательно, изменится приблизительно на 10 %. Изменение же напряжения на практике бывает часто более 5 %.

2) Э. счетчики с колеблющимся якорем. Тип этот явился вследствие стремления через замену непрерывного вращательного движения якоря колебательным устранить необходимость коллектора, являющегося слабым местом счетчика. Примером может служить счетчик постоянного тока «Всеобщей компании электричества». В счетчике этого типа движение оси, к которой прикреплена катушка, включенная в шунтовую цепь, ограничено двумя контактными винтами, на которые наталкивается рычажок, насаженный на оси. В этих крайних положениях ток в катушке меняет направление. Таким образом создается колебательное движение якоря под влиянием магнитного поля рабочих катушек. Ток в катушку якоря проходит по спиралям из тонкой проволоки, не представляющим задержки движению. При употреблении описанного выше тормоза с постоянными магнитами число качаний якоря будет пропорционально проходящей через счетчик Э. энергии. Подробности приспособлений для перемены направления тока в якоре и для преобразования колебательного движения его во вращательное в счетном механизме читатели могут найти в специальных, указанных ниже сочинениях.

3) Э. счетчики маятникового типа. Представителем их может служить счетчик ватт-часов Арона (фиг. 6).

Он состоит из двух часовых механизмов, ход которых регулируется отдельными маятниками. Маятники в нижней своей части вместо чечевицы имеют катушки s, s (фиг. 7) из тонкой проволоки, которые вместе с неиндуктивным большим сопротивлением R составляют шунтовую цепь счетчика.

Под этими катушками помещены катушки S, S, включаемые в цепь рабочего тока. Направление тока в катушках подобрано так, что одна из шунтовых катушек испытывает притягательное действие, а другая — отталкивательное, следовательно, качания одного маятника будут ускоряться, а другого замедляться. Но взаимодействие катушек пропорционально токам в них. Пусть в некоторый момент ток в рабочих катушках будет i, в шунтовых же — пропорциональный напряжению e, следовательно, взаимодействие будет пропорционально ie, т. е. числу расходуемых ватт.

Если назовем получающиеся при этом числа качаний маятников в единицу времени через N1 и N2, то, предполагая, что маятники совершенно тождественны, получим, что в единицу времени N1 — N2 = Cie, где С некоторая постоянная величина, а в промежуток времени t (N1 — N2)t = Ciet, т. е. разность чисел качаний маятников, а следовательно, разность в ходе часовых механизмов за некоторое время будет пропорциональна прошедшей через счетчик Э. энергии. Посредством особой системы зубчатых колес счетному механизму счетчика передается лишь эта разность хода. Мы предположили, что оба маятника вполне тождественны, но в действительности они всегда немного различаются по длине. Поэтому при отсутствии тока все-таки будет малая разность хода, и стрелки счетного механизма будут двигаться в ту или другую сторону, смотря по тому, который маятник качается быстрее. Конечно, эта разность хода будет сказываться и при нагрузке. Пусть в некоторый промежуток времени, напр. 10 мин., при разомкнутом токе левый маятник делает на n качаний больше правого. Предположим, что при некотором токе в рабочих катушках S, S при тождественности маятников разность чисел качаний за те же 10 мин. будет N. В действительности же, если ток в шунтовых катушках такого направления, что левый маятник будет колебаться быстрее, эта разность будет N + n, при обратном направлении тока N — n качаний. Меняя поэтому направление тока в катушках s, s каждые 10 мин., мы получим для периода 20 мин. разность качаний N + n + N — n = 2N, т. е. исключим ошибку от нетождественности маятников. Такое приспособление и устроено в счетчике Арона. Но так как при перемене направления тока в шунтовых катушках тот часовой механизм, который шел раньше медленнее, пойдет быстрее, следовательно, направление движения стрелок счетчика изменилось бы, то одновременно с переменой направления тока меняется сцепление зубчатых колес, передающих движение от часовых механизмов к счетному так, что стрелки продолжают двигаться в прежнем направлении. Часовые механизмы в счетчике Арона приводятся в действие пружиной, и в новейших моделях этого счетчика завод пружины производится автоматически особым электромагнитом P (фиг. 7), включенным параллельно с шунтовой обмоткой. Электромагнит этот во время прохождения тока через его обмотку притягивает железную пластину якоря, заставляя ее вращаться и закручивая при этом пружину. Когда якорь станет между полюсами электромагнита, ток размыкается особым прерывателем, приводимым в действие самим же якорем. При раскручивании пружины якорь возвращается в прежнее положение, ток снова замыкается, и пружина заводится опять. Завод повторяется приблизительно через 5 мин.

Правительственный надзор за применением счетчиков в промышленности. В настоящее время, при сильном распространении применений Э. энергии как для освещения, так и для других технических целей Э. счетчики приобрели немаловажное значение, так как на основании их показаний совершаются миллионные обороты. Поэтому на них обращено внимание правительственных учреждений как в Западной Европе, так и у нас. В Австрии с 1897 г. введена обязательная периодическая поверка счетчиков, в Германии же она вводится в настоящее время. Выработка технических требований, которым должны удовлетворять системы Э. счетчиков, и всестороннее испытание существующих систем, а равно и определение условий для допущения отдельных счетчиков к применению при продаже Э. энергии, возложено в Австрии на Нормальную поверочную комиссию (Normal Aichungs kommission), а в Германии — на Физико-технический имперский институт (Physikalisch Technische Reichsanstalt). У нас в России это дело находится в ведении Главной палаты мер и весов, которая с 1900 г. открыла прием к поверке различных Э. из мерительных приборов, в том числе и счетчиков, а с 1901 г. производит испытание систем и типов Э. счетчиков и выработала требования, которым должны удовлетворять счетчики для промышленного употребления. Обязательной поверки у нас пока нет, пока ведутся лишь подготовительные к ней работы и вводятся подготовительные меры. Так, с 1904 г. допускается для расчета между потребителями и поставщиками Э. энергии применение счетчиков лишь тех систем и типов которые после испытания их в Главной палате признаны пригодными для этой цели. Испытание это заключается, в главных чертах, в следующем. Определяется зависимость ошибки счетчика от величины нагрузки, зависимость ошибки от величины предшествовавшей нагрузки, изменение показаний с изменением напряжения, температуры и наклона счетчика, влияние близости железных масс, сильного тока, прошедшего через счетчик (напр. при коротком замыкании), и т. под. обстоятельств, могущих встретиться на практике, измеряется количество энергии, потребляемое в шунтовых цепях счетчиков. Для счетчиков переменного тока испытывается зависимость показаний от формы кривой тока и от характера нагрузки (неиндуктивная или индуктивная). Такого рода испытание, обращая внимание фабрикантов на недостатки счетчиков, за короткий даже период (3 года) уже успело оказать полезное действие в смысле улучшения конструкции некоторых систем счетчиков. Подробности см. Kénigswerther, «Construction und Prüfung der Elektricitätszähler» (очень много данных и литература вопроса); Zacharias, «Elektrische Verbrauchsmesser der Neuzeit». Относительно поверочных учреждений для счетчиков см. П. Егоров, «О правительственной выверке Э. измерительных приборов в западноевропейских государствах» («Временник Главной палаты», ч. 4); И. Лебедев, «Электрическое отделение Главной палаты» («Временник», ч. 7).

.

ЭСБЕ:Электротехника