Вентури кисеоничка маска
Вентури или венти маска () је медицинска кисеоничка маска са регулатором протока у којој се постиже концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху од 24 до 60%, при протоку од 2 до 15 l/min. Маска нема усмерен протока ваздуха и регулацију дисања преко вентила и резервоара (балона, јер не поседује ове делове), већ се регулација врши преко специјалних наставака.

Примена 
Регулација протока и концентрације кисеоника у овој масци, врши се преко специјалних наставака (регулатора) које се налазе као посебан прибор уз сваку маску. Наставци су у различитим бојама, којом се означава количину протока (l/min) и концентрацију кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима (нпр. жути наставак у масци регулише 35% концентрацију кисоника и проток од 8 l/min).

Принцип рада 
Вентили у вентури масци за кисеоник делују тако да кисеоник који долази кроз класичну цев до уског грла вентила, убрзава проток кисеоника и ствара подпритисак који уссава околни ваздух, тако да у маску улази мешавина са тачно одређеном концентрацијом кисеоника, у зависности од промера уметнутог наставка.

{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|+Концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима, код венти и других типова кисеоничких маски 
|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Проток кисеоника (l/min)|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Венти маска са регулаторима протока|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Носна дворога канила|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Обична маска|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Маска са балоном и неповратним вентилом|- style="text-align:center;" 
|  style="width:100pt;"| 1 
|  style="width:100pt;"| /
|  style="width:100pt;"| 24
|  style="width:100pt;"| **
|  style="width:100pt;"| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 2
||24†
||29
||**
||***
|- style="text-align:center;" 
|| 3 
|| /
|| 33
|| **
||*** 
|- style="text-align:center;" 
|| 4
|| 28†
|| 37
|| **
|| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 5
|| /
|| 41
|| 35
|| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 6
|| 31†
|| 45
|| 40
|| ***
|-
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 35†
| style="text-align:center;"| *
| style="text-align:center;"| 50
| style="text-align:center;"| >95

|- style="text-align:center;" 
|| 10
|| 40†
|| *
|| /
|| >95
|- style="text-align:center;" 
|| 15
|| 60†
|| *
|| /
|| >95
|-
| style="text-align:center;"| Слике маски| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"|  
|}
{{цитирање|ЛЕГЕНДА ;  

(*) - виши проток кисеоника се не примењује због могућег сушења и надражаја слузокоже носа  

(**) - проток испод 5 l/min је занемарљиви проток кисеоника  

 (***) - проток од 8 l/min тип у већини случајева је минимални ограничени проток кисеоника 

(†) -  за било коју промену концентрације кисеоника потребно је замените млазницу}}

Извори

Литература 
 O Driscoll Br, Howard LS, Davison AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adults patients.Thorax 2008;63 supp 6:1-68.
 O Driscoll Br, Howard LS, Bucknall C et al. British ThoracicSociety emergency oxygen audits. Thorax 2011;66:734-735.
 Hale KE, Cavin C, O Driscoll Br. Audit of oxygen use in emergencyambulances and in hospital emergency department. Emerg Med J2008;25:773-776.
 Kane B, Decalmer S, O Driscoll BR. Emergency oxygentherapy: from guideline to implementation. Breathe 2013;9:247-254

Спољашње везе 

Средства за примену лекова
Медицинске процедуре