Складиштења медицинског кисеоника
Складиштења медицинског кисеоника је део логистичких активност и систему здравства којим се реализује чување овог медицинског лека. Оно има незаменљиву улогу у повезивању производње, транспорта и потрошње овог гаса, од виталног значаја за животно угрожене болеснике на оксигенотерапији. У свакодневној пракси кисеоник се може складиштити у течном (у расхлађеним танкерима) или гасовитом облику (компримованог у гасним цилиндрима).

Складиштење течног кисеоника 

Течни кисеоник складишти се у расхлађеним танкерима до температура од -182,96˚С, до момента коришћења. Ово је најчешћи начин складиштења кисеоника у болницама, у којима се кисеоник троши у великим количинама.

Пре употребе кисеоник се загрева, да би се из течног стања ослободио као гаса.

Складиштење компримованог кисеоника 
Компримовани кисеоник чува се у гасним цилиндром (боцама), за чије чување није потребно хлађење (као за складиштење течног кисеоника).

Кисеоник складиштен у челичним боцама, је високе чистоће са свега 0,5% примеса, и то углавном азота и влаге.

Кисеонички цилиндри за складиштење и транспорт кисеоника 
Кисеонични цилиндри су боце од специјалног челика, различите величине - запремине, чији зидови могу да издрже двоструко већи притисак кисеоника од оног у коме у пракси износи од 120 - 150 atm (у просеку око 150 atm). 

Према величини у употреби су цилиндри од 40 литара (који садрже 6.000 литра кисеоника), 10 литра (који садрже 1.500 литра кисеоника), и од 2 литра (са 300 литара кисеоника). 
Израчунавање количине кисеоника у боцама
Запримина кисеоника у боци изражава се у литрима, а израчунава се тако што се запримина боце У литрима (утиснуто на боци) множи са притиском кисеоника у атмосферама (очитано на манометру), према формули: 

Запремина боце (L)  x  притисак O2 (atm.) = укупна количина O2 у боци (L)
Обележавање боца
Како се у здравственим установама користи више врста гасова (кисеоник, азот, угљен диоксид), да би се избегле грешке у руковању и складиштењу боце се означавају;
 Различитим бојама (за кисеоник белом бојом)
 Различитим пречником навоја на цилиндру за прикључивање редукционог вентила на боцу.

Мере за чување цилиндара и руковање 
Боце са кисеоником, треба складиштити далеко од извора топлоте и запаљивих материја у сувим и добро вентилираним просторијама, по кључем. Да би се обезбедила максимална сигурност приликом скдаиштењаи руковања боцом треба се придржавати следећих правила:

 Боце треба држати у хладним и добро вентилираним просторијама, које нису директно изложене сунчевим зрацима или неком другом извору топлоте. 
 Просторија мора бити осигурана од пожара, и њој се не сме пушити.
 Боце морају како при транспорту тако и при складиштењу осигуране од пада. 
 Боце се складиште у усправном положају, причвршћене за зид или сталак, металним или кожним држачима. * Боце морају да буду чисте и суве. 
 Вентили на боцама не смеју се дирати масним рукама или чисте замашћеним крпама због опасност од експлозије. 
 Када се отвара главни вентил, треба га отворити до краја, а затим вратити до половине. Ако вентил остане отворен до краја, то може довести у заблуду да је вентил затворен, а сваки покушај да се форсирањем отвори, може да довести до оштећења вентила. 
 Пре употребе, проверава се да ли су вентили добро затегнути и да кисеоник случајно негде не цури.

Извори

Литература 
 Zakonom o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/2011 i 93/12.
 Spiskom klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. (82/10 i 48/2014)
 Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. Glasnik 92/10)
 Zakon o zaštiti životne sredine, „Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/2011.
 Zakon o transportu opasnog tereta, „Službeni glasnik RS“ br. 88/2010.

Спољашње везе 
 Кисеоник расхлађени течни гас, Безбедносни лист Месер Србија

Хипербарична медицина
Ваздухопловна медицина
Анестезија