Máy đo đường huyết là thiết bị y tế gia đình thông dụng, đặc biệt với bệnh nhân tiểu đường, cần theo dõi huyết áp thường xuyên.
Máy đo đường huyết ACON On Call Plus được nhiều người tin dùng và phản hồi tốt về quá trình sử dụng.
Máy đo đường huyết ACON On Call Plus
Đặc điểm nổi bật máy đo đường huyết ACON On Call Plus
Công nghệ đo ứng dụng cảm ứng sinh học tiên tiến: Sử dụng men glucose oxidase (GOD) làm chất phản ứng trong thành phần que thử. Men này chỉ phản ứng với đường glucose trong máu, do đó cho kết quả chính xác đến 99%.
Chức năng tự động cài mã cho que thử: Loại bỏ các lỗi mã hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sai lệch trong kết quả làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Phân biệt kết quả trước và sau bữa ăn: Hỗ trợ người dùng phân tích ảnh hưởng của thức ăn đến lượng đường trong máu, từ đó có điều chỉnh hợp lý cho chế độ ăn uống hằng ngày.
Chức năng quản lý dữ liệu: Bộ nhớ lưu được đến 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo, tính kết quả đo trung bình cho 7, 14 hoặc 30 ngày. Đồng thời, máy còn có thể kết nối để truyền dữ liệu với máy tính giúp bạn quản lý và theo dõi kết quả thật khoa học và tiện lợi.
Thiết kế thân thiện: Kích thước gọn nhẹ, màn hình LCD lớn giúp hiển thị kết quả và các thông số liên quan rõ ràng, có thể kết nối để truyền dữ liệu với máy tính giúp quản lý và theo dõi kết quả.
Tiết kiệm năng lượng: Máy sử dụng 1 pin nguồn CR 2032 (3.0V) cho khoảng 1000 lần đo.
Thông số của máy đo đường huyết On Call Plus
Lượng mẫu máu: 1 µl
Khoảng đo: 1.1 - 33.3 mmol/ L (20 - 600mg/ dL)
Pin 1 pin nguồn CR 2032 (3.0 V)
Tuổi thọ của pin Khoảng 1.000 lần đo
Dung lượng máy 300 kết quả đo
Đơn vị đo: mg/dL hoặc mmol/L
Thời gian trả kết quả: 5 - 10 giây
Trọng lượng máy: 50 gam
Cảnh báo mức độ đường huyết quá cao hoặc quá thấp
Máy đo tiểm đường On Call Plus - Ảnh: ytehoanggia.com
Hướng dẫn đo đường huyết trên máy On Call Plus
1. Chuẩn bị
Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm, lau khô tay, lấy bông tẩm cồn lau qua đầu ngón định lấy máu.
Lắp kim vào bút để lấy máu, sau đó hai ngón tay cầm ở giữa cây bút, tay còn lại cầm ở phía đuôi bút để rút ra phía sau (lên cò).
Kiểm tra lại xem số mã CODE trên hộp que thử có đúng bằng mã số CODE trên màn hình máy không (bắt buộc 2 mã số này phải giống nhau).
2. Cách đo
Bước 1: Cho que thử On Call Plus vào máy, máy tự động bật lên, hiện hình giọt máu trên màn hình.
Bước 2: Cầm bút bấm vào đầu hoặc bên mé ngón tay.
Bước 3: Để giọt máy ở đầu que thử, máy tự động hút vào 1µl đầy tấm hình chữ nhật vàng trên đầu que.
Chờ trong vòng 5 - 10s, kết quả sẽ hiển thị trên màn hình.
3. Lưu ý
Đo đường huyết chỉ thực hiện 3 bước nêu ở trên, không ấn bất kỳ nút gì khác.
Nếu cho que vào máy rồi mà lấy máu lâu quá thì máy sẽ tự động tắt, khi đó chỉ cần ấn nút M hoặc S trên máy rồi thực hiện bước 3.
Cho que thử đúng chiều. Cho đầu bằng trắng của que vào trước, mặt màu xanh của que lên trên. Đặc biệt chú ý là phải cho que thử vào sâu phía trong máy lấp hết phần trắng của que thì mới tiếp tục nhỏ máu vào que thử.
Quy cách đóng gói
01 máy đo đường huyết
01 bút lấy máu
25 kim lấy máu
25 que thử đường huyết