Vibration galvanometer
کمپن گالوانومیٹر آئینے کے گالوانومیٹر کی ایک قسم ہے، جس میں عام طور پر ایک کنڈلی ہوتی ہے جو مقناطیسی کے خلا میں معطل ہوتی ہے یا برقی مقناطیسی کے میدان میں مستقل مقناطیسی کے ساتھ معطل ہوتی ہے۔ حرکت پذیر حصوں کی قدرتی ارتعاش تعدد کو احتیاط سے ایک مخصوص تعدد کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر 50 یا 60 ہرٹز۔ 1 کلو ہرٹز تک زیادہ تعدد ممکن ہیں۔ چونکہ تعدد کا انحصار حرکت پذیر عناصر کی کمیت پر ہوتا ہے، اس لیے ہلکی کنڈلی اور آئینے کے ساتھ ہائی فریکوئنسی وائبریشن گالوانومیٹر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ کمپن گالوانومیٹر کی ٹیوننگ سسپنشن اسپرنگ کے تناؤ کو ایڈجسٹ کرکے کی جاتی ہے۔ کمپن گالوانومیٹر کا استعمال اس کی قدرتی گونج کی تعدد میں متبادل دھاروں کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام اطلاق اے سی برج سرکٹس اور موجودہ موازنہ کاروں میں کالعدم اشارہ کرنے والے آلے کے طور پر ہوتا ہے۔ کمپن گالوانومیٹر کی تیز گونج اسے ماپا موجودہ تعدد میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے بہت حساس بناتی ہے اور اسے درست ٹیوننگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فریکوئنسی ڈسپلے گالوانومیٹر کا فریکوئنسی حساس طرز عمل خام فریکوئنسی میٹر کے طور پر ان کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، جو عام طور پر اے سی جنریٹر سیٹوں کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گالوانومیٹر کئی حرکت پذیر لوہے کے گالوانومیٹر کے طور پر بنایا گیا ہے، جو ایک ہی ایکسائٹیشن کنڈلی کا اشتراک کرتا ہے۔ چونکہ ہر ایک کو قدرے مختلف فریکوئنسی پر ٹیون کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ان پٹ فریکوئنسی کے مطابق ایک وقت میں گونجتا ہے۔ میگیٹس کو آسانی سے انفرادی سرنگیں کی ایک لوہے کی 'کنگھی' کے طور پر بنایا جاتا ہے، ہر ایک کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ ان کی حد عام طور پر تقریبا 45-55 Hz (50 Hz بیس فریکوئنسی کے لیے) سے ہوتی ہے، جس میں ہر ایک کے درمیان تقریبا 2 Hz ریزولوشن ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کمپن کرنے والی سرنی (اور اس طرح تعدد) کی شناخت ہے جو اس کے طول و عرض کے بجائے دلچسپی کا باعث ہے، اس لیے ان کی پیمائش نہیں کی جاتی ہے۔ انہیں اکثر پوری کنگھی کے لیے واضح ترین نقطہ نظر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ریڈ رسیور حوالہ جات گالوانومیٹر بھی دیکھیں۔