Air-wedge shearing interferometer
ایئر ویج شیئرنگ انٹرفیرومیٹر شاید سب سے آسان قسم کا انٹرفیرومیٹر ہے جو کسی ٹیسٹ آبجیکٹ کے ذریعے پھیلنے کے بعد لہر کے سامنے کی خلل کو دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ انٹرفیرومیٹر دو نظری شیشے کی سطحوں کے درمیان ایک پتلی پچر ہوا کے فرق کو استعمال کرنے پر مبنی ہے اور غیر مربوط سفید روشنی کے ساتھ بھی عملی طور پر کسی بھی روشنی کے ذریعہ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیٹ اپ ایک ایئر ویج شیئرنگ انٹرفیرومیٹر میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں بیان کردہ تجربات کے سیٹ میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ انٹرفیرومیٹر دو نظری شیشے کے پچر (~ 2-5 ڈگری) پر مشتمل ہوتا ہے، جو ایک ساتھ دھکیل دیا جاتا ہے اور پھر ایک طرف سے قدرے الگ ہو کر ایک پتلی ہوا کے فرق والی پچر بناتا ہے۔ اس ایئر گیپ پچر کی ایک منفرد خاصیت ہے: یہ بہت پتلی (مائکرو میٹر اسکیل) ہے اور اس میں کامل چپٹی پن (~ λ/10) ہے۔ ایئر ویج انٹرفیرومیٹر (Fig.1) سے تقریبا برابر شدت کے چار فریسنل عکاسی (~ 4 ٪ ریفریکشن گتانک 1.5 کے لیے) ہوتے ہیں: پہلے شیشے کے بلاک کی بیرونی سطح سے پہلے شیشے کے بلاک کی اندرونی سطح سے دوسرے شیشے کے بلاک کی اندرونی سطح سے دوسرے شیشے کے بلاک کی بیرونی سطح سے بیم 1-2 اور 3-4 کے درمیان کا زاویہ غیر سایڈست ہے اور اس کا انحصار صرف شیشے کے پچر کی شکل پر ہوتا ہے۔ بیم 2-3 کے درمیان کے زاویے کو ہوا کے کنارے کے زاویے کو تبدیل کرکے آسانی سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ایئر ویج اور امیج پلین کے درمیان فاصلہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ 1 کو 2 سے اور 3 کو 4 سے مقامی طور پر الگ کیا جا سکے۔ امیج پلین میں بیم 2 اور 3 کا اوورلیپ ایک انٹرفیروگرام بناتا ہے۔ صف بندی تصویر کی انحراف کو کم کرنے کے لیے شیشے کے پٹریوں کے زاویے کے سطح کو ہوا کے پٹری کے زاویے کے سطح پر آرتھوگنل رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ شیشے کی سطح سے فریسنل عکاسی کی شدت پولرائزیشن اور زاویے پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے آلات سے پیدا ہونے والی شدت کے تغیر کو کم کرنے کے لیے ایئر ویج پلین کو واقع بیم (± 5 ڈگری) کے قریب کھڑا رکھنا ضروری ہے۔ ایئر ویج انٹرفیرومیٹر کو امیجنگ آپٹکس سے جوڑتے وقت یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایئر ویج انٹرفیرومیٹر کا ڈیزائن بہت آسان ہے اور اس کے لیے صرف 2 معیاری بی کے 7 شیشے کے پٹے اور 1 آئینہ ہولڈر (Fig.3) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایپلی کیشنز اس کے انتہائی پتلی ہوا کے فرق کی وجہ سے، ایئر ویج انٹرفیرومیٹر کو فیمٹو سیکنڈ ہائی پاور لیزرز کے تجربات میں کامیابی کے ساتھ لاگو کیا گیا۔ شکل 4 ویکیوم چیمبر میں ہی جیٹ کے ساتھ لیزر کے تعاملات کا انٹرفیروگرام دکھاتا ہے۔ جانچ کرنے والے بیم کی مدت ~ 500-fs، اور ~ 1-μm طول موج ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اس بہت مختصر ہم آہنگی کی لمبائی لیزر بیم سے ایئر ویج انٹرفیروگرام واضح، اعلی برعکس مداخلت کی لکیروں کو ظاہر کرتا ہے۔ فوائد ایئر ویج شیئرنگ انٹرفیرومیٹر کلاسیکی شیئرنگ انٹرفیرومیٹر سے ملتا جلتا ہے لیکن مائکرو میٹر موٹا ہے، غیر مربوط سفید روشنی کے ساتھ بھی عملی طور پر کسی بھی روشنی کے منبع کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس میں سایڈست کونیی بیم کی تقسیم ہوتی ہے، اور معیاری سستے نظری عناصر کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے شیشے کے پچر کو طیارہ کنکیو لینس سے تبدیل کرنے سے، لیٹرل شیئرنگ ایئر ویج انٹرفیرومیٹر کو ریڈیل شیئرنگ انٹرفیرومیٹر میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو کچھ مخصوص ایپلی کیشنز کے لیے اہم ہے۔ دو طیارہ متوازی شیشے کی پلیٹوں کے درمیان ہوا کے پٹے سے مداخلت کا اصول متعدد ابتدائی آپٹکس کی نصابی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن امیج پلین میں چاروں عکاسی شدہ بیموں کے اوورلیپ کی وجہ سے فیلڈ ویژولائزیشن کے ساتھ انٹرفیرومیٹری کے لیے یہ "کلاسیکی" ایئر ویج انتظام کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس مضمون میں بیان کردہ ڈیزائن اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہے اور ایئر ویج انٹرفیرومیٹر کو بصری فیلڈ انٹرفیرومیٹری کے ساتھ عملی ایپلی کیشنز کے لیے موثر بناتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں انٹرفیرومیٹر کی اقسام کی فہرست شیئرنگ انٹرفیرومیٹر حوالہ جات انٹرفیرومیٹر