Nicolson–Ross–Weir method
نیکولسن-راس-ویر طریقہ مائکروویو تعدد کے لیے پیچیدہ اجازتوں اور مادی نمونوں کی پارگمیتا کے تعین کے لیے ایک پیمائش کی تکنیک ہے۔ یہ طریقہ ویو گائیڈ کے اندر معلوم موٹائی کے ساتھ مواد کے نمونے کو داخل کرنے پر مبنی ہے، جیسے کہ کویکسیل کیبل یا آئتاکار ویو گائیڈ، جس کے بعد منتشر ڈیٹا کو نتیجے میں بکھرنے والے پیرامیٹرز سے نکالا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا نام اے ایم نکولسن اور جی ایف راس اور ڈبلیو بی ویر کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے بالترتیب 1970 اور 1974 میں یہ نقطہ نظر تیار کیا تھا۔ یہ تکنیک مائکروویو انجینئرنگ میں مادی خصوصیت کے لیے سب سے عام طریقہ کار میں سے ایک ہے۔ طریقہ یہ طریقہ ویو گائیڈ میں سرایت شدہ مواد کے نمونے کے بکھرنے کے پیرامیٹرز کا استعمال کرتا ہے، یعنی اجازت اور پارگمیتا کے اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لیے۔ اور نمونے کی مجموعی عکاسی اور ترسیل گتانک سے مطابقت رکھتا ہے جس کا حوالہ بالترتیب ہر نمونے کے سرے پر دیا جاتا ہے: یہ پیرامیٹرز نمونے کے اندر متعدد اندرونی عکاسی کا سبب بنتے ہیں، جس کی موٹائی سمجھی جاتی ہے۔ بلک نمونے کا عکاسی گتانک یہ ہے: جہاں عکاسی گتانک کے لیے جڑ کی علامت کو اس کی غیر فعالیت () کو یقینی بنانے کے لیے مناسب طریقے سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح، بلک نمونے کے ٹرانسمیشن گتانک کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے: اس طرح، مواد کی موثر پارگمیتا () اور اجازت () کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے: جہاں اور آزاد جگہ کی طول موج ہے۔ غیر بھرے ہوئے ٹرانسمیشن لائن کی گائیڈڈ موڈ طول موج ہے۔ یہ نامکمل ٹرانسمیشن لائن کی کٹ آف طول موج ہے۔ پیچیدہ لوگارتھم کی شاخوں کی وجہ سے حل کی لامحدود تعداد کو تسلیم کرنے کے لیے آئینی تعلق۔ اس کے نتیجے سے متعلق ابہام کو گروپ کی تاخیر کو مدنظر رکھتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے۔ حدود اور توسیعات کم مادی نقصان کی صورت میں، گونج کے رجحان کی وجہ سے ایک نصف طول موج کے عدد ضرب پر نمونے کی موٹائی کے لیے نکولسن-راس-ویر طریقہ غیر مستحکم ہونے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس اثر کو کم کرنے کے لیے انجینئرنگ ادب میں معیاری الگورتھم میں بہتری پیش کی گئی ہے۔ مزید برآں، نمونہ مواد کے ساتھ ویو گائیڈ کو مکمل طور پر بھرنا ایک خاص چیلنج پیدا کر سکتا ہے: ویو گائیڈ سیکشن کو بھرنے کے دوران خلا کی موجودگی اعلی آرڈر کے طریقوں کو پرجوش کرے گی، جس سے بکھرے ہوئے پیرامیٹر کے نتائج میں غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے معاملات میں، جزوی طور پر بھرے ہوئے ویو گائیڈز یا اصلاح کے طریقوں کے سخت موڈل تجزیہ پر مبنی زیادہ جدید طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سنگل پورٹ پیمائش کے طریقہ کار میں ترمیم کی بھی اطلاع دی گئی۔ یکساں مواد کے علاوہ، طریقہ کار کی توسیع آئسوٹروپک اور بائیانیسوٹروپک میٹامٹریئلز کے آئینی پیرامیٹرز کو حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ مزید دیکھیں فورئیر-ٹرانسفارم سپیکٹروسکوپی مائکروویو ریڈیومیٹر ریفلیکشن سیسمولوجی سپیکٹروسکوپی ٹائم ڈومین ریفلیکٹومیٹر ویکٹر نیٹ ورک تجزیہ کار حوالہ جات مزید پڑھنا مائکروویو ٹیکنالوجی سپیکٹروسکوپی مادے میں برقی اور مقناطیسی میدان