Anti-scatter grid
میڈیکل امیجنگ میں، اینٹی اسکیٹر گرڈ (جسے بکی پوٹر گرڈ بھی کہا جاتا ہے) ایک ایسا آلہ ہے جو ڈٹیکٹر تک پہنچنے والی بکھرے ہوئے تابکاری کی مقدار کو محدود کرتا ہے، اس طرح تشخیصی میڈیکل ایکس رے امیجز کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ گرڈ کو ایکس رے ماخذ سے مریض کے مخالف سمت میں، اور مریض اور ایکس رے ڈٹیکٹر یا فلم کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ بکھرے ہوئے ایکس رے کی مقدار کو کم کرنے سے تصویر کے برعکس ریزولوشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نرم بافتوں کی مرئیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آلہ سب سے پہلے جرمن ریڈیولوجسٹ گستاو پیٹر بکی نے ایجاد کیا تھا، جس نے 1913 میں دکھایا تھا کہ ڈٹیکٹر تک پہنچنے سے پہلے بکھرے ہوئے ایکس رے کو 'مسترد' کرنے کے لیے ایک گرڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں اسے امریکی ریڈیولوجسٹ ہولس ای پوٹر نے موونگ گرڈ متعارف کروا کر بہتر بنایا۔ بکی پوٹر گرڈ نے شیشے کی چھوٹی فوٹو گرافی کی پلیٹوں سے مختلف سائز کی فلم میں منتقلی میں سہولت فراہم کی۔ آپریشن بکھرے ہوئے ایکس رے ان شعاعوں کے متوازی سفر نہیں کرتے جو براہ راست مریض سے گزرتی ہیں۔ بکھرنے کی مقدار کئی عوامل پر منحصر ہوتی ہے جن میں ایکس رے بیم کا رقبہ، ایکس رے فوٹون توانائیاں (ٹیوب وولٹیج کی ترتیب سے طے شدہ)، ٹشو کی موٹائی، اور ٹشو کی ساخت شامل ہیں۔ بکھرے ہوئے ایکس رے کو ڈٹیکٹر تک پہنچنے سے پہلے 'مسترد' کر کے، بکی پوٹر گرڈ ریکارڈ شدہ برعکس کو بہتر بناتا ہے۔ گرڈ لیڈ کی متبادل متوازی سٹرپس اور ایک تابکار مادہ جیسے پلاسٹک، کاربن فائبر، ایلومینیم، یہاں تک کہ کاغذ کی ایک سیریز سے بنایا گیا ہے۔ گرڈ کو نمائش کے دوران مریض اور ڈٹیکٹر کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ تابکاری جو ایکس رے ماخذ سے مریض کے ذریعے سیدھا سفر کرتی ہے براہ راست گرڈ کے تابکار پوشن سے گزرتی ہے اور ڈٹیکٹر سے ٹکراتی ہے۔ تابکاری جو مریض کے ذریعے سفر کرتے ہوئے بکھری ہوئی ہے، لیڈ سٹرپس کو ایک زاویے پر مارتی ہے، اور یا تو کم ہو جاتی ہے یا مزید بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، صرف تابکاری جو مریض کے ذریعے براہ راست سفر کرتی ہے، ڈیٹیکٹر پر امیج کی جاتی ہے، جس سے تضاد بڑھتا ہے۔ واحد سب سے اہم پیمانہ جو اینٹی اسکیٹر گرڈ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے وہ گرڈ کا تناسب ہے۔ گرڈ کا تناسب گرڈ میں انٹر اسپیس (گرڈ بارز نہیں) کی چوڑائی اور اونچائی کا تناسب ہے۔ 8: 1، 10:1، اور 12:1 کا گرڈ تناسب سب سے زیادہ ہے۔ میموگرافی کے لیے 5:1 گرڈ سب سے زیادہ عام ہے۔ گرڈ بنیادی طور پر ایک جہتی کولیمیٹر ہے اور گرڈ کے تناسب میں اضافہ کولیمیشن کی ڈگری میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ گرڈ کا تناسب بہتر بکھرے ہوئے صفائی فراہم کرتا ہے، لیکن ان کے نتیجے میں مریض کو تابکاری کی زیادہ مقدار بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، اگرچہ زیادہ تناسب ممکن ہیں، انہیں استعمال کرنے پر تابکاری کی شدت میں زیادہ اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ عین مطابق پوزیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیدا کرنے کے لیے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ خرابیاں گرڈز کا استعمال خاص طور پر ان امتحانات میں کیا جاتا ہے جہاں بکھرے ہوئے کی ایک بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے، یعنی، جن میں بڑی مقدار میں بافتوں کی تابکاری ہوتی ہے اور جن کو کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی۔ وولٹیج۔ بکھرے ہوئے بصورت دیگر برعکس اور قرارداد کو کم کرکے تصویر کو خراب کرے گا. تاہم، گرڈ کے استعمال کے لیے مریض کو تابکاری کی زیادہ نمائش کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بنیادی بیم کا ایک اچھا سودا بھی لیڈ سلیٹس کے ذریعے کم کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے گرڈ تمام امتحانات کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر پیڈیاٹرک پریکٹس میں۔ فکسڈ ریڈیوگرافک گرڈ کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ تصویر پر گرڈ لائنیں بناتا ہے۔ ہولس پوٹر (1880-1964) نے 1920 میں دکھایا کہ ان گرڈ لائنوں کو نمائش کے دوران گرڈ لائنوں پر صحیح زاویہ پر گرڈ کو منتقل کرکے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر حرکت کی حد اور رفتار کافی ہے، تو گرڈ لائنیں دھندلی ہو جائیں گی۔ حرکت ارتعاش، کمپن، یا باہمی ہو سکتی ہے اور اسے مسلسل اور ہموار ہونا چاہیے۔ حرکت بھی نمائش سے پہلے شروع ہونی چاہیے اور نمائش کے بعد تک جاری رہنی چاہیے۔ حوالہ جات ریڈیولوجی ایکس رے آلات