Plant stress measurement
پودوں کے تناؤ کی پیمائش پودوں کی صحت پر ماحولیاتی اثرات کی مقدار ہے۔ جب پودوں کو مثالی افزائش کے حالات سے کم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہیں تناؤ میں سمجھا جاتا ہے۔ تناؤ کے عوامل نمو، بقا اور فصل کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پودوں کے تناؤ کی تحقیق بنیادی ابیوٹک عوامل (روشنی، درجہ حرارت، پانی اور غذائی اجزاء) کی حدود اور زیادتی، اور دیگر تناؤ کے عوامل کے بارے میں پودوں کے ردعمل کو دیکھتی ہے جو خاص حالات میں اہم ہیں (جیسے۔ کیڑے مکوڑے، پیتھوجینز، یا آلودگی)۔ پودوں کے تناؤ کی پیمائش عام طور پر زندہ پودوں سے پیمائش لینے پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس میں پودوں کی طاقت کے بصری جائزے شامل ہو سکتے ہیں، تاہم، حال ہی میں توجہ ان آلات اور پروٹوکول کے استعمال پر مرکوز ہو گئی ہے جو پودے کے اندر مخصوص عمل کے ردعمل کو ظاہر کرتے ہیں (خاص طور پر، فوٹو سنتھیسز، پلانٹ سیل سگنلنگ اور پلانٹ سیکنڈری میٹابولزم) پودوں کی نشوونما کے لیے زیادہ سے زیادہ حالات کا تعین کرنا، جیسے۔ زرعی نظام میں پانی کے استعمال کو بہتر بنانا مختلف انواع یا ذیلی نسلوں کی آب و ہوا کی حد کا تعین کرنا اس بات کا تعین کرنا کہ کون سی نوع یا ذیلی نسلیں کسی خاص تناؤ کے عنصر کے خلاف مزاحم ہیں پودوں کے تناؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے آلات خصوصی آلات کا استعمال کرتے ہوئے زندہ پودوں سے پیمائش کی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آلات میں وہ ہیں جو فوٹو سنتھیسز (کلوروفل مواد، کلوروفل فلوروسینس، گیس کا تبادلہ) یا پانی کے استعمال (پورومیٹر، پریشر بم) سے متعلق پیرامیٹرز کی پیمائش کرتے ہیں۔ ان عمومی مقاصد کے آلات کے علاوہ، محققین اکثر اس مخصوص تناؤ کے ردعمل کے مطابق دوسرے آلات کو ڈیزائن یا موافقت کرتے ہیں جس کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ فوٹو سنتھیسز کے نظام فوٹو سنتھیسز کے نظام فوٹو سنتھیسز کی پیمائش کے لیے اورکت گیس تجزیہ کاروں (آئی آر جی اے ایس) کا استعمال کرتے ہیں۔ پتوں کے چیمبروں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز میں ہونے والی تبدیلیوں کو پتوں یا پورے پودوں کے لیے کاربن کے انضمام کی اقدار فراہم کرنے کے لیے ماپا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ فوٹو سنتھیسز کی شرح کا براہ راست تعلق پودے کے ذریعے جذب ہونے والے کاربن کی مقدار سے ہے۔ پتی کے چیمبر میں داخل ہونے سے پہلے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پیمائش کرنا، اور پتی کے چیمبر سے نکلنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیے ناپی گئی ہوا سے اس کا موازنہ کرنا، ثابت شدہ مساوات کا استعمال کرتے ہوئے یہ قدر فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام پتی کے چیمبروں میں H2O تبدیلیوں کی پیمائش کے لیے IRGAs، یا سالڈ اسٹیٹ ہیومیڈیٹی سینسرز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پتی کے اخراج کی پیمائش کرنے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پیمائش کو درست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ CO2 اور H2O کے لیے روشنی جذب کرنے والا سپیکٹرم کسی حد تک اوورلیپ ہوتا ہے، اس لیے قابل اعتماد CO2 پیمائش کے نتائج کے لیے اصلاح ضروری ہے۔ زیادہ تر پودوں کے تناؤ کی پیمائش کے لیے اہم پیمائش کو "اے" یا کاربن کے انضمام کی شرح سے نامزد کیا جاتا ہے۔ جب کوئی پودا دباؤ میں ہوتا ہے تو کم کاربن جذب ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ آئی آر جی اے تقریبا +/- 1 مائیکرو مول یا 1 پی پی ایم کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پیمائش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ نظام کم شرحوں پر کاربن کے جذب اور اخراج کی پیمائش کرنے میں موثر ہیں، جیسا کہ دباؤ والے پودوں میں پایا جاتا ہے، وہ اکثر دیگر قسم کے آلات کے مقابلے میں معیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ فوٹو سنتھیسز کے آلات فیلڈ پورٹیبل اور لیبارٹری ورژن میں آتے ہیں۔ وہ ماحول کے ماحولیاتی حالات کی پیمائش کے لیے بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور کچھ نظام پیمائش چیمبر کا متغیر مائیکرو کلائمیٹ کنٹرول پیش کرتے ہیں۔ مائیکرو کلائمیٹ کنٹرول سسٹم مزید تفصیلی تحقیقات کے لیے پیمائش چیمبر کے درجہ حرارت، CO2 کی سطح، روشنی کی سطح، اور نمی کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فلورمیٹر کے ساتھ ان نظاموں کا امتزاج، کچھ قسم کے تناؤ کے لیے خاص طور پر موثر ہو سکتا ہے، اور تشخیصی ہو سکتا ہے، جیسے۔ سردی کے تناؤ اور خشک سالی کے تناؤ کے مطالعہ میں۔ کلوروفیل فلورومیٹر پودوں کے پتوں سے خارج ہونے والا کلوروفیل فلوروسینس پتی کے اندر فوٹو سنتھیٹک نظام کی صحت کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ کلوروفیل فلورومیٹر فوٹو سسٹم II کے متغیر فلوروسینس کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ متغیر فلوروسینس پودوں کے تناؤ کی سطح کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پروٹوکول میں وہ شامل ہیں جن کا مقصد فوٹو سسٹم II کی فوٹو سنتھیٹک کارکردگی کی پیمائش کرنا ہے، دونوں روشنی میں (ΔF/Fm ') اور تاریک موافقت شدہ حالت (Fv/Fm) میں۔ کلوروفل فلورومیٹر، زیادہ تر حصے کے لیے، فوٹو سنتھیسز سسٹم کے مقابلے میں کم مہنگے اوزار ہیں، ان کی پیمائش کا وقت بھی تیز ہوتا ہے اور زیادہ پورٹیبل ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بناء پر وہ پودوں کے تناؤ کی فیلڈ پیمائش کے لیے سب سے اہم آلات میں سے ایک بن گئے ہیں۔ ایف وی/ایف ایم ایف وی/ایف ایم جانچ کرتا ہے کہ آیا پودوں کا دباؤ تاریک موافقت شدہ حالت میں فوٹو سسٹم II کو متاثر کرتا ہے یا نہیں۔ ایف وی/ایف ایم دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلوروفل فلوروسینس پیمائش کا پیمانہ ہے۔ "فلوروسینس کی پیمائش کی اکثریت اب ماڈیولڈ فلورومیٹر کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے جس میں پتی کو ایک معروف حالت میں رکھا جاتا ہے۔" (نیل بیکر 2004) ایک پتی کے ذریعے جذب ہونے والی روشنی تین مسابقتی راستوں پر چلتی ہے۔ اسے فوٹو کیمسٹری میں فوٹو سنتھیسز میں استعمال ہونے والے اے ٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے فلوروسینس کے طور پر دوبارہ خارج کیا جا سکتا ہے، یا گرمی کے طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایف وی/ایف ایم ٹیسٹ کو روشنی کی توانائی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو فلوروسینس کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سیاہ موافقت شدہ پتی سے پہلے فوٹو سنتھیٹک فلوروسینٹ حالت کا موازنہ کرتا ہے، جسے کم از کم فلوروسینس، یا ایف او کہا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ فلوروسینس جسے ایف ایم کہا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فلوروسینس میں، رد عمل کے مراکز کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو سنترپت روشنی کے ذریعہ کم یا بند کر دیا گیا ہے۔ عام طور پر، پودوں کا دباؤ جتنا زیادہ ہوگا، اتنے ہی کم کھلے رد عمل کے مراکز دستیاب ہوں گے، اور ایف وی/ایف ایم کا تناسب کم ہو جائے گا۔ ایف وی/ایف ایم ایک پیمائش کا پروٹوکول ہے جو پودوں کے تناؤ کی کئی اقسام کے لیے کام کرتا ہے۔ ایف وی/ایف ایم پیمائشوں میں، تاریک موافقت کے بعد، ماڈیولڈ لائٹ سورس کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم فلوروسینس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ماڈیولڈ روشنی کی شدت کا استعمال کرتے ہوئے اینٹینا فلوروسینس کی پیمائش ہے جو فوٹو سنتھیسز کو چلانے کے لیے بہت کم ہے۔ اس کے بعد، نمونے کو بے نقاب کرنے اور تمام دستیاب رد عمل کے مراکز کو بند کرنے کے لیے، ایک محدود مدت کی ایک شدید ہلکی فلیش، یا سیچوریشن پلس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام دستیاب رد عمل کے مراکز کو بند کرنے، یا کیمیائی طور پر کم کرنے کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ فلوروسینس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ فلوروسینس اور کم سے کم فلوروسینس کے درمیان فرق ایف وی، یا متغیر فلوروسینس ہے۔ ایف وی/ایف ایم ایک معمول کا تناسب ہے جو متغیر فلوروسینس کو زیادہ سے زیادہ فلوروسینس سے تقسیم کرکے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک پیمائش کا تناسب ہے جو فوٹو سسٹم II کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ کوانٹم کارکردگی کی نمائندگی کرتا ہے اگر تمام قابل رد عمل کے مراکز کھلے ہوں۔ پودوں کی بہت سی انواع کے لیے 0.79 سے 0.84 کی حد میں ایف وی/ایف ایم ویلیو لگ بھگ بہترین ویلیو ہے، جس میں کم ویلیوز پودوں کے تناؤ کی نشاندہی کرتی ہیں (میکسویل کے۔، جانسن جی این 2000)، (کٹاجما اور بٹلر، 1975)۔ ایف وی/ایف ایم ایک تیز رفتار ٹیسٹ ہے جس میں عام طور پر چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اسے 1975 میں اور اس کے آس پاس کٹاجما اور بٹلر نے تیار کیا تھا۔ تاریک موافقت کے اوقات تقریبا پندرہ منٹ سے لے کر رات بھر تک مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ محققین صرف قبل از صبح اقدار کا استعمال کریں گے۔ Y (II) یا ΔF/Fm 'اور ETR Y (II) ایک پیمائش کا پروٹوکول ہے جسے برنارڈ جینٹی نے 1989 اور 1990 میں پہلی اشاعتوں کے ساتھ تیار کیا تھا۔ یہ ایک ہلکا موافقت شدہ ٹیسٹ ہے جو پودے کے تناؤ کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتا ہے جب کہ پودا مستحکم حالت فوٹو سنتھیسز روشنی کے حالات میں فوٹو سنتھیٹک عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایف وی ایف ایم کی طرح، Y (II) پودوں کی کارکردگی کے پیمائش کے تناسب کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں، یہ مستحکم ریاست فوٹو سنتھیٹک روشنی کے حالات میں فوٹو سسٹم II کے ذریعہ فوٹو کیمسٹری میں استعمال ہونے والی توانائی کی مقدار کا اشارہ ہے۔ پودوں کے دباؤ کی زیادہ تر اقسام کے لیے، Y (II) C4 پودوں میں لکیری انداز میں پودوں کے کاربن کے انضمام سے متعلق ہے۔ C3 پودوں میں، پودوں کے تناؤ کی زیادہ تر اقسام منحنی لکیری انداز میں کاربن کے انضمام سے متعلق ہیں۔ میکسویل اور جانسن کے مطابق، ایک پودے کو ایک مخصوص روشنی کی سطح پر مستحکم حالت فوٹو سنتھیسز تک پہنچنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں۔ کھیت میں، مکمل سورج کی روشنی میں پودے، اور چھتری کے تحت نہیں، یا جزوی طور پر ابر آلود حالات میں، مستحکم حالت میں سمجھے جاتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں، ہلکی تابکاری کی سطح اور پتی کے درجہ حرارت کو کنٹرول یا ماپا جانا چاہیے، کیونکہ جب کہ Y (II) پیرامیٹر کی سطح زیادہ تر قسم کے پودوں کے تناؤ کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، یہ روشنی کی سطح اور درجہ حرارت کے ساتھ بھی مختلف ہوتی ہے۔ Y (II) اقدار زیادہ روشنی کی سطحوں کے مقابلے کم روشنی کی سطحوں پر زیادہ ہوں گی۔ Y (II) کا فائدہ یہ ہے کہ یہ Fv/Fm کے مقابلے میں پودوں کے تناؤ کی اقسام کی بڑی تعداد کے لیے زیادہ حساس ہے۔ ای ٹی آر، یا الیکٹران ٹرانسپورٹ ریٹ، بھی ایک ہلکے موافقت شدہ پیرامیٹر ہے جو ETR = Y (II) × PAR × 0.84 × 0.5 مساوات کے ذریعے Y (II) سے براہ راست متعلق ہے۔ مائیکرو مولز میں پی اے آر رینج (400 این ایم سے 700 این ایم) میں تابکاری روشنی کی سطح سے Y (II) کو ضرب دے کر، پتی کے ذریعے جذب کردہ روشنی کے اوسط تناسب سے 0.84 سے ضرب دے کر، اور پی ایس آئی رد عمل کے مراکز سے پی ایس آئی رد عمل کے مراکز کے اوسط تناسب سے ضرب دے کر، 0.50، متعلقہ ای ٹی آر پیمائش حاصل کی جاتی ہے۔ ایک پودے کا دوسرے پودے سے موازنہ کرتے وقت تناؤ کی پیمائش کے لیے متعلقہ ای ٹی آر اقدار قیمتی ہوتی ہیں، جب تک کہ موازنہ کیے جانے والے پودوں میں روشنی جذب کرنے کی خصوصیات ایک جیسی ہوں۔ پتی کے جذب ہونے کی خصوصیات پانی کے مواد، عمر اور دیگر عوامل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر جذب کے فرق ایک تشویش ہے، تو جذب کو مربوط دائرے کے استعمال سے ماپا جا سکتا ہے۔ زیادہ درست ای ٹی آر اقدار کے لیے، پتی جذب کرنے کی قیمت اور پی ایس آئی رد عمل کے مراکز سے پی ایس آئی رد عمل کے مراکز کا تناسب مساوات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مختلف پتی جذب تناسب ایک مسئلہ ہے، یا وہ ایک ناپسندیدہ متغیر ہیں، تو ETR کے بجائے Y (II) کا استعمال کرنا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ ہر CO2 مالیکیول کے جذب ہونے، یا O2 مالیکیول کے تیار ہونے کے لیے چار الیکٹرانوں کو منتقل کیا جانا چاہیے، گیس کے تبادلے کی پیمائش سے فرق، خاص طور پر C3 پودوں میں، ایسے حالات میں ہو سکتا ہے جو فوٹو ریسپریشن، سائیکل الیکٹران ٹرانسپورٹ، اور نائٹریٹ کی کمی کو فروغ دیتے ہیں۔ بجھانے کی پیمائش بجھانے کی پیمائش روایتی طور پر ہلکے دباؤ اور گرمی کے دباؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ، ان کا استعمال پودوں کے فوٹوپروٹیکٹو میکانزم، ریاستی منتقلی، پودوں کی فوٹو روک تھام، اور پودوں میں روشنی کی توانائی کی تقسیم کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پوڈل ماڈل اور جھیل ماڈل بجھانے کے پیرامیٹرز جھیل ماڈل پیرامیٹرز 2004 میں ڈیو کریمر نے فراہم کیے تھے۔ اس کے بعد سے، لیوک ہینڈرکسن نے جھیل کے ماڈل کے آسان پیرامیٹرز فراہم کیے ہیں جو پیڈل ماڈل سے لے کر جھیل کے ماڈل میں پیرامیٹر این پی کیو کو دوبارہ زندہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ او جے آئی پی یا او جے آئی ڈی پی او جے آئی پی یا او جے آئی ڈی پی ایک تاریک موافقت شدہ کلوروفل فلوروسینس تکنیک ہے جو پودوں کے تناؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ ہائی ٹائم ریزولوشن پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے، کم از کم فلوروسینس سے زیادہ سے زیادہ فلوروسینس میں اضافے میں درمیانی چوٹیاں اور ڈپس ہوتے ہیں، جنہیں او جے آئی ڈی اور پی نامیات کے ذریعے نامزد کیا جاتا ہے۔ سالوں کے دوران، عروج، وقت کے پیمانے، چوٹیوں اور ڈپس کے معنی کے بارے میں متعدد نظریات سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایک سے زیادہ اسکول موجود ہیں کہ اس معلومات کو پودوں کے تناؤ کی جانچ کے لیے کیسے استعمال کیا جانا چاہیے (اسٹراسر 2004)، (وریڈن برگ 2004، 2009، 2011)۔ ایف وی/ایف ایم، اور دیگر پروٹوکول کی طرح، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ او جے آئی پی کچھ قسم کے پودوں کے تناؤ کے لیے دوسروں کے مقابلے میں بہتر کام کرتا ہے۔ کلوروفل مواد میٹر یہ وہ آلات ہیں جو پتوں کی ہریالی اور موٹائی کا تعین کرنے کے لیے دو طول موج پر پتوں کے ذریعے روشنی کی ترسیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اورکت رینج میں ترسیل پتی کی موٹائی سے متعلق پیمائش فراہم کرتی ہے، اور سبز رنگ کا تعین کرنے کے لیے سرخ روشنی کی رینج میں طول موج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دو طول موج کی ترسیل کا تناسب کلوروفل مواد انڈیکس فراہم کرتا ہے جسے سی سی آئی یا متبادل طور پر ایس پی اے ڈی انڈیکس کہا جاتا ہے۔ سی سی آئی ایک لکیری پیمانہ ہے، اور ایس پی اے ڈی ایک لوگرتھمک پیمانہ ہے۔ یہ آلات اور ترازو بہت زیادہ سطحوں کے علاوہ کلوروفل کے مواد کے لیے کلوروفل کیمیائی ٹیسٹوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کلوروفل مواد کے میٹر عام طور پر غذائی اجزاء کے پودوں کے تناؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں نائٹروجن کا دباؤ، اور سلفر کا دباؤ شامل ہے۔ کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کلوروفل کے مواد والے میٹر نائٹروجن کے انتظام کے کام کے لیے قابل اعتماد ہیں، یہ میٹر اکثر فصلوں کی کھاد کے انتظام کے لیے پسند کے آلات ہوتے ہیں کیونکہ وہ نسبتا سستے ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اچھی طرح سے کھاد والے پودوں کا پودوں کی جانچ کے ساتھ موازنہ کرنے سے، جانچ پودوں کے کلوروفل مواد کے اشاریہ کا تناسب، جسے اچھی طرح سے کھاد والے پودوں کے کلوروفل مواد کے اشاریہ سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ایسا تناسب فراہم کرے گا جو اس بات کا اشارہ ہے کہ کھاد کب ہونی چاہیے، اور کتنا استعمال کیا جانا چاہیے۔ کسی مخصوص کھیت میں اور بعض اوقات ایک ہی کھیت کے مختلف علاقوں میں، کھیت سے دوسرے کھیت میں اور کھیت کے اندر فرق کی وجہ سے، اچھی طرح سے فرٹیلائزڈ اسٹینڈ کا استعمال کرنا عام بات ہے۔ آج تک کی گئی تحقیق میں اوسط اقدار فراہم کرنے کے لیے جانچ اور اچھی طرح سے کھاد والی فصلوں پر دس اور تیس پیمائشوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مکئی اور گندم کے لیے مطالعات کیے گئے ہیں۔ ایک مقالے سے پتہ چلتا ہے کہ جب تناسب 95 فیصد سے نیچے گر جاتا ہے، تو یہ فرٹیگیٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ کھاد کی مقدار بھی تجویز کی جاتی ہے۔ فصل کے مشیر کھاد کی سفارشات کے لیے بھی ان آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، چونکہ سخت سائنسی پروٹوکول زیادہ وقت طلب اور زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے مشیر بعض اوقات نشیبی علاقوں میں واقع اچھی طرح سے کھاد والے پودوں کو معیاری اچھی طرح سے کھاد والے پودوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر کم پیمائش بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے ثبوت میں فصل کے مشیروں کے ساتھ قصے پر مبنی بات چیت شامل ہے۔ کلوروفل مواد کے میٹر قابل استعمال سطحوں پر نائٹروجن اور سلفر دونوں کے دباؤ کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ کلوروفل فلورومیٹرز کو قابل استعمال سطحوں پر نائٹروجن کے دباؤ کی پیمائش کے لیے ایک خصوصی جانچ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں نائٹروجن کے دباؤ کے ساتھ مل کر ایک اعلی ایکٹینک روشنی کی سطح شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، کلوروفل فلورومیٹر صرف بھوک کی سطح پر سلفر کے دباؤ کا پتہ لگائیں گے۔ بہترین نتائج کے لیے، جب پانی کی کمی موجود نہ ہو تو کلوروفل کے مواد کی پیمائش کی جانی چاہیے۔ ضیائی ترکیب کے نظام نائٹروجن اور سلفر دونوں کے دباؤ کا پتہ لگائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں آب و ہوا کی تبدیلی کے تخفیف گلوبل وارمنگ کے لیے موافقت خشک سالی کے لیے افزائش کشیدگی گرمی کے تناؤ کے لیے رواداری حوالہ جات پلانٹ فزیولوجی پلانٹ ایکولوجی