Y-factor
Y-فیکٹر طریقہ ایک یمپلیفائر کے فائدہ اور شور کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی تکنیک ہے۔ یہ دو مختلف، معروف درجہ حرارت پر مزاحم کے جانسن-نائکوسٹ شور پر مبنی ہے۔ 50 اوہم امپیڈینس والے مائکروویو ایمپلیفائر پر غور کریں جس میں ایمپلیفائر ان پٹ سے منسلک 50 اوہم مزاحم ہو۔ اگر مزاحم جسمانی درجہ حرارت TR پر ہے، تو یمپلیفائر ان پٹ کے ساتھ مل کر جانسن-نائکوسٹ شور پاور PJ = kBTRB ہے، جہاں kB بولٹزمین کا مستقل ہے، اور B بینڈوتھ ہے۔ یمپلیفائر کی آؤٹ پٹ پر شور کی طاقت (یعنی۔ ایمپلیفائر آؤٹ پٹ سے جڑے ہوئے امپیڈینس سے مماثل بوجھ کے ساتھ جوڑی گئی شور کی طاقت پاؤٹ = جی کے بی (ٹی آر + ٹیمپ) بی ہے، جہاں جی ایمپلیفائر پاور گین ہے، اور ٹیمپ ایمپلیفائر شور کا درجہ حرارت ہے۔ Y-فیکٹر تکنیک میں، پاؤٹ کو TR کی دو مختلف، معروف اقدار کے لیے ماپا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاؤٹ کو کے بی اور پیمائش بینڈوڈتھ بی سے تقسیم کرکے ایک موثر درجہ حرارت ٹاؤٹ (کیلون کی اکائیوں میں) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹاوٹ کی دو اقدار کو ٹی آر کے فنکشن کے طور پر پلاٹ کیا جاتا ہے (کیلون کی اکائیوں میں بھی)، اور ایک لکیر ان نکات پر فٹ ہوتی ہے (شکل دیکھیں)۔ اس لکیر کی ڈھلوان یمپلیفائر پاور گین کے برابر ہے۔ لائن کا ایکس انٹرسیپٹ امپلیفائر شور درجہ حرارت-کیلوین میں ٹیمپ کے منفی کے برابر ہے۔ یمپلیفائر شور کے درجہ حرارت کا تعین Y انٹرسیپٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ ٹینپ کو گین سے ضرب دینے کے برابر ہے۔ حوالہ جات مائکروویو ٹیکنالوجی ریڈیو ٹیکنالوجی الیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹرانک انجینئرنگ