Ionization chamber
آئنائزیشن چیمبر گیسس آئنائزیشن ڈٹیکٹر کی سب سے آسان قسم ہے، اور یہ ایکس رے، گاما شعاعوں، الفا ذرات اور بیٹا ذرات سمیت کئی قسم کے آئنائزنگ تابکاری کا پتہ لگانے اور پیمائش کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ روایتی طور پر، "آئنائزیشن چیمبر" کی اصطلاح خصوصی طور پر ان ڈٹیکٹرز سے مراد ہے جو برقی میدان کے اطلاق کے ذریعے گیس کے اندر براہ راست آئنائزیشن سے پیدا ہونے والے تمام چارجز کو جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے براہ راست کرنٹ کی شکل میں آؤٹ پٹ پیدا کرنے کے لیے واقع تابکاری اور گیس کے درمیان ہر تعامل سے پیدا ہونے والے مجرد چارج کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی آئنائزنگ واقعات کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس لیے مختلف قسم کی تابکاری کی توانائی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ مجموعی آئنائزنگ اثر کی بہت اچھی پیمائش دیتا ہے۔ یہ توانائی کی ایک وسیع رینج پر تابکاری کے لیے ایک اچھا یکساں ردعمل رکھتا ہے اور گاما تابکاری کی اعلی سطح کی پیمائش کرنے کا ترجیحی ذریعہ ہے، جیسے کہ تابکاری گرم خلیے میں کیونکہ وہ اعلی تابکاری کے شعبوں میں طویل عرصے تک انحطاط کے بغیر برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ جوہری توانائی کی صنعت، تحقیقی لیبارٹریوں، آگ کا پتہ لگانے، تابکاری کے تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپریشن کا اصول گیس آئنائزیشن چیمبر واقعے کی تابکاری کی وجہ سے گیس کے اندر پیدا ہونے والے آئن جوڑوں کی تعداد سے چارج کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ دو الیکٹروڈ کے ساتھ گیس سے بھرے چیمبر پر مشتمل ہوتا ہے ؛ جسے انوڈ اور کیتھوڈ کہا جاتا ہے۔ الیکٹروڈ متوازی پلیٹوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں (متوازی پلیٹ آئنائزیشن چیمبرز: پی پی آئی سی)، یا ایک سلنڈر جس میں مربوط طور پر واقع اندرونی انوڈ تار ہو۔ فل گیس میں برقی میدان بنانے کے لیے الیکٹروڈ کے درمیان وولٹیج پوٹینشل لگایا جاتا ہے۔ جب الیکٹروڈ کے درمیان گیس کے ایٹم یا مالیکیولز کو انسیڈنٹ آئنائزنگ ریڈی ایشن کے ذریعے آئنائز کیا جاتا ہے، تو آئن جوڑے بن جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مثبت آئنز اور الگ الگ الیکٹران برقی میدان کے زیر اثر مخالف قطعیت کے الیکٹروڈ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آئنائزیشن کرنٹ پیدا کرتا ہے جس کی پیمائش چیمبر کے ڈیزائن کے لحاظ سے فیمٹو ایمپیئرس سے لے کر پیکو ایمپیئرس کے علاقے میں الیکٹرومیٹر سرکٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور یہ تابکاری کی خوراک کے متناسب ہوتا ہے۔ آئن جوڑوں کے دوبارہ ملاپ کو روکنے کے لیے برقی میدان کو کافی مضبوط ہونا پڑتا ہے جو آئن کرنٹ کو کم کر دے گا، اور مثبت آئنوں کی تعمیر کو الیکٹرانوں کے ساتھ ان کے دوبارہ ملاپ سے روکا جاتا ہے جب وہ کیتھوڈ تک پہنچتے ہیں۔ آپریشن کے اس طریقے کو "کرنٹ" موڈ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ سگنل ایک مسلسل کرنٹ ہے، نہ کہ پلس آؤٹ پٹ جیسا کہ گیگر-مولر ٹیوب یا متناسب کاؤنٹر کے معاملات میں ہوتا ہے۔ ساتھ والے آئن جوڑے کے مجموعہ گراف کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آئن چیمبر آپریٹنگ ریجن میں جمع شدہ آئن جوڑے کا چارج اطلاق شدہ وولٹیج کی ایک رینج پر مؤثر طریقے سے مستقل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبتا کم برقی میدان کی طاقت کی وجہ سے آئن چیمبر میں کوئی ضرب اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ گیگر-مولر ٹیوب یا متناسب کاؤنٹر سے ممتاز ہے جس کے ذریعے ثانوی الیکٹران، اور بالآخر متعدد برفانی تودے، پیمائش کے قابل دالوں کو پیدا کرنے کے لیے اصل آئنائزیشن چارجز کو بہت بڑھاتے ہیں۔ چیمبر کی اقسام اور تعمیر مندرجہ ذیل چیمبر کی اقسام عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ فری ایئر چیمبر یہ ایک ایسا چیمبر ہے جو ماحول کے لیے آزادانہ طور پر کھلا ہے، جہاں فل گیس وسیع ہوا ہے۔ گھریلو اسموک ڈٹیکٹر اس کی ایک اچھی مثال ہے، جہاں چیمبر کے ذریعے ہوا کا قدرتی بہاؤ ضروری ہے تاکہ آئن کرنٹ میں تبدیلی سے دھوئیں کے ذرات کا پتہ لگایا جا سکے۔ دیگر مثالیں ایسی ایپلی کیشنز ہیں جہاں آئن چیمبر کے باہر پیدا ہوتے ہیں لیکن ہوا یا گیس کے جبری بہاؤ کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں۔ وینٹڈ چیمبر یہ چیمبر عام طور پر بیلناکار ہوتے ہیں اور ماحولیاتی دباؤ پر کام کرتے ہیں، لیکن نمی کے داخل ہونے کو روکنے کے لیے وینٹ لائن میں ڈیسیکینٹ پر مشتمل فلٹر نصب کیا جاتا ہے۔ یہ چیمبر کے اندرونی حصے میں نمی کی تعمیر کو روکنے کے لیے ہے، جو بصورت دیگر ماحولیاتی ہوا کے دباؤ کو تبدیل کرنے کے "پمپ" اثر سے متعارف کرایا جاتا۔ ان چیمبروں میں ایک بیلناکار جسم ہوتا ہے جو ایلومینیم یا پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے جو چند ملی میٹر موٹا ہوتا ہے۔ مواد کو ہوا سے ملتا جلتا جوہری نمبر رکھنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ دیوار کو تابکاری بیم توانائیوں کی ایک حد پر "ہوا کے مساوی" کہا جائے۔ اس کا اثر یہ یقینی بنانا ہے کہ چیمبر میں موجود گیس اس طرح کام کر رہی ہے جیسے کہ یہ ایک لامحدود بڑے گیس کے حجم کا حصہ ہو، اور دیوار کے مواد کے ساتھ گاما کے تعاملات کو کم کرکے درستگی میں اضافہ کرتا ہے۔ دیوار کے مواد کا جوہری نمبر جتنا زیادہ ہوگا، تعامل کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دیوار کی موٹائی ایک موٹی دیوار کے ساتھ ہوا کے اثر کو برقرار رکھنے اور پتلی دیوار کا استعمال کرکے حساسیت بڑھانے کے درمیان ایک تجارت ہے۔ ان چیمبروں میں اکثر ایک اختتامی کھڑکی ہوتی ہے جو کافی پتلی مواد سے بنی ہوتی ہے، جیسے میلر، تاکہ بیٹا ذرات گیس کے حجم میں داخل ہو سکیں۔ گاما تابکاری آخری کھڑکی اور اطراف کی دیواروں دونوں کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ ہاتھ سے پکڑے جانے والے آلات کے لیے دیوار کی موٹائی کو جتنا ممکن ہو یکساں بنایا جاتا ہے تاکہ فوٹون کی سمت کو کم کیا جا سکے حالانکہ بیٹا ونڈو کا کوئی بھی ردعمل واضح طور پر انتہائی سمت والا ہوتا ہے۔ وینٹڈ چیمبرز ہوا کے دباؤ کے ساتھ کارکردگی میں چھوٹی تبدیلیوں کے لیے حساس ہوتے ہیں اور اصلاح کے عوامل کو بہت درست پیمائش کی ایپلی کیشنز کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ مہر بند کم دباؤ والا چیمبر یہ تعمیر میں وینٹڈ چیمبر سے ملتے جلتے ہیں، لیکن سیل کیے جاتے ہیں اور ماحولیاتی دباؤ پر یا اس کے آس پاس کام کرتے ہیں۔ ان چیمبروں میں وینٹ اور ڈیسیکینٹ کی ضرورت نہ ہونے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پتہ لگانے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ایک عمدہ گیس سے بھرے ہوتے ہیں کیونکہ ہوا میں انتہائی برقی منفی آکسیجن آسانی سے آزاد الیکٹرانوں کو پکڑ لیتی ہے، جس سے منفی آئن بنتے ہیں۔ بیٹا ونڈو کی طاقت ماحولیاتی دباؤ سے تفریق دباؤ کو محدود کرتی ہے جسے برداشت کیا جا سکتا ہے، اور عام مواد سٹینلیس سٹیل یا ٹائٹینیم ہوتے ہیں جن کی عام موٹائی 25 مائیکرو میٹر ہوتی ہے۔ ہائی پریشر چیمبر ہائی پریشر گیس کے استعمال سے چیمبر کی کارکردگی میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر 8-10 ماحول کا دباؤ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مختلف عمدہ گیسیں استعمال کی جاتی ہیں۔ زیادہ دباؤ کے نتیجے میں گیس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح واقع تابکاری کے ذریعے فل گیس اور آئن جوڑے کی تخلیق سے ٹکرانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس ہائی پریشر کو برداشت کرنے کے لیے درکار دیوار کی موٹائی میں اضافے کی وجہ سے، صرف گاما تابکاری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان ڈٹیکٹرز کا استعمال سروے میٹر میں اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ چیمبر جیومیٹری عام طور پر تابکاری تھراپی کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا ایک بیلناکار یا "تھمبل" چیمبر ہے۔ فعال حجم ایک اندرونی کنڈکٹو سطح (کیتھوڈ) اور ایک مرکزی انوڈ کے ساتھ تھمبل کی شکل والی گہا کے اندر رکھا جاتا ہے۔ گہا کے پار لگایا جانے والا بائیس وولٹیج آئنوں کو جمع کرتا ہے اور ایک کرنٹ پیدا کرتا ہے جسے الیکٹرومیٹر سے ماپا جا سکتا ہے۔ متوازی پلیٹ چیمبرز (پی پی آئی سی) ایک چھوٹی ڈسک کی شکل کے ہوتے ہیں، جس میں سرکلر جمع کرنے والے الیکٹروڈ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے سے خلا سے الگ ہوتے ہیں، عام طور پر 2 ملی میٹر یا اس سے کم۔ اوپری ڈسک انتہائی پتلی ہوتی ہے، جس سے بیلناکار چیمبر کے مقابلے میں سطح کے قریب خوراک کی پیمائش زیادہ درست ہوتی ہے۔ مانیٹر چیمبر عام طور پر پی پی آئی سی ہوتے ہیں جو مسلسل پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ تابکاری بیم کی شدت۔ مثال کے طور پر، ریڈیو تھراپی کے لیے استعمال ہونے والے لکیری ایکسلریٹرز کے سر کے اندر۔ کثیر کیویٹی آئنائزیشن چیمبر کئی مختلف علاقوں میں تابکاری بیم کی شدت کی پیمائش کر سکتے ہیں، جو بیم سمیٹری اور چپٹی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تحقیق اور انشانکن چیمبر آئن چیمبر کے ابتدائی ورژن کو میری اور پیئر کیوری نے تابکار مواد کو الگ کرنے میں اپنے اصل کام میں استعمال کیا تھا۔ تب سے آئن چیمبر تحقیق اور انشانکن کے مقاصد کے لیے لیبارٹری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا آلہ رہا ہے۔ تاریخی چیمبر کنڈینسر چیمبر کنڈینسر چیمبر میں تنے کے اندر ایک ثانوی گہا ہوتی ہے جو کیپسیٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب یہ کیپسیٹر مکمل طور پر چارج ہوتا ہے، تو تھمبل کے اندر کوئی بھی آئنائزیشن اس چارج کا مقابلہ کرتی ہے، اور چارج میں تبدیلی کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وہ صرف 2 ایم ای وی یا اس سے کم توانائی والی بیموں کے لیے عملی ہیں، اور زیادہ تنے کا رساو انہیں عین مطابق ڈاسمیٹری کے لیے غیر موزوں بنا دیتا ہے۔ ایک ایکسٹریپولیشن چیمبر ڈیزائن میں متوازی پلیٹ چیمبر کی طرح، ایک ایکسٹریپولیشن چیمبر کی اوپری پلیٹ مائکرو میٹر پیچ کا استعمال کرتے ہوئے کم ہو سکتی ہے۔ پیمائش کو مختلف پلیٹ کے فاصلے کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اور صفر کے پلیٹ کے فاصلے پر بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی۔ چیمبر کے بغیر خوراک۔ آلات کی اقسام ہاتھ سے پکڑے جانے والے آئن چیمبرز بیٹا اور گاما تابکاری کی پیمائش کے لیے ہاتھ سے پکڑے جانے والے تابکاری سروے میٹرز میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں خاص طور پر زیادہ خوراک کی شرح کی پیمائش کے لیے ترجیح دی جاتی ہے اور گاما تابکاری کے لیے وہ 50-100 KeV سے اوپر کی توانائیوں کے لیے اچھی درستگی دیتے ہیں۔ دو بنیادی ترتیبات ہیں ؛ ایک ہی صورت میں چیمبر اور الیکٹرانکس کے ساتھ "انٹیگرل" یونٹ، اور "ٹو پیس" آلہ جس میں ایک لچکدار کیبل کے ذریعے الیکٹرانکس ماڈیول سے منسلک ایک علیحدہ آئن چیمبر پروب ہوتا ہے۔ انٹیگرل انسٹرومنٹ کا چیمبر عام طور پر کیس کے سامنے نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور بیٹا/گاما آلات کے لیے کیسنگ کے نیچے ایک کھڑکی ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر ایک سلائڈنگ شیلڈ ہوتی ہے جو گاما اور بیٹا تابکاری کے درمیان امتیاز کو قابل بناتی ہے۔ آپریٹر بیٹا کو خارج کرنے کے لیے ڈھال کو بند کر دیتا ہے، اور اس طرح ہر تابکاری کی قسم کی شرح کا حساب لگا سکتا ہے۔ کچھ ہاتھ سے پکڑے جانے والے آلات آپریٹرز کی مدد کے لیے جی-ایم کاؤنٹر کے ذریعے تیار کردہ آڈیبل کلکس پیدا کرتے ہیں، جو تابکاری کے سروے اور آلودگی کی جانچ میں آڈیو فیڈ بیک کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ آئن چیمبر موجودہ موڈ میں کام کرتا ہے، پلس موڈ میں نہیں، اس لیے اسے تابکاری کی شرح سے ترکیب کیا جاتا ہے۔ نصب صنعتی عمل کی پیمائش اور مسلسل اعلی تابکاری کی سطح کے ساتھ انٹرلاکس کے لیے، آئن چیمبر ترجیحی ڈٹیکٹر ہے۔ ان ایپلی کیشنز میں صرف چیمبر پیمائش کے علاقے میں واقع ہوتا ہے، اور الیکٹرانکس تابکاری سے بچانے کے لیے دور سے واقع ہوتے ہیں اور ایک کیبل کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ نصب شدہ آلات کو اہلکاروں کے تحفظ کے لیے وسیع گاما کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر پہلے سے طے شدہ شرح سے اوپر الارم بجاتا ہے، حالانکہ گیگر-مولر ٹیوب کے آلے کو عام طور پر ترجیح دی جاتی ہے جہاں اعلی سطح کی درستگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ استعمال میں عام احتیاطی تدابیر نمی بنیادی مسئلہ ہے جو آئن چیمبرز کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔ چیمبر کے اندرونی حجم کو مکمل طور پر خشک رکھا جانا چاہیے، اور وینٹڈ قسم اس میں مدد کے لیے ڈیسیکینٹ کا استعمال کرتی ہے۔ پیدا ہونے والے بہت کم کرنٹس کی وجہ سے، درستگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی آوارہ رساو کرنٹ کو کم سے کم رکھنا چاہیے۔ کیبل ڈائی الیکٹرکس اور کنیکٹروں کی سطح پر غیر مرئی ہائگروسکوپک نمی رساو کرنٹ کا سبب بننے کے لیے کافی ہو سکتی ہے جو تابکاری سے پیدا ہونے والے آئن کرنٹ کو دلدل کر دے گی۔ اس کے لیے چیمبر کی محتاط صفائی، اس کے ختم ہونے اور کیبلز، اور اس کے بعد تندور میں خشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ "گارڈ رنگز" عام طور پر ہائی وولٹیج ٹیوبوں پر ڈیزائن کی خصوصیت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تاکہ ٹیوب کنکشن موصلیت کی سطح کے ذریعے یا اس کے ساتھ رساو کو کم کیا جا سکے، جس کے لیے 1013 ω کی ترتیب میں مزاحمت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دور دراز الیکٹرانکس کے ساتھ صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے، آئن چیمبر کو ایک علیحدہ دیوار میں رکھا جاتا ہے جو مکینیکل تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس میں نمی کو دور کرنے کے لیے ایک خشک کرنے والا ہوتا ہے جو اختتامی مزاحمت کو متاثر کر سکتا ہے۔ تنصیبات میں جہاں چیمبر پیمائش کرنے والے الیکٹرانکس سے طویل فاصلے پر ہے، کیبل پر کام کرنے والی بیرونی برقی مقناطیسی تابکاری سے ریڈنگ متاثر ہوسکتی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے ایک مقامی کنورٹر ماڈیول اکثر بہت کم آئن چیمبر کرنٹس کو پلس ٹرین یا واقعے کی تابکاری سے متعلق ڈیٹا سگنل میں ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی اثرات سے محفوظ ہیں۔ ایپلی کیشنز نیوکلیئر انڈسٹری آئنائزیشن چیمبرز نیوکلیئر انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی آؤٹ پٹ فراہم کرتے ہیں جو تابکاری کی خوراک کے متناسب ہوتی ہے۔ وہ ایسے حالات میں وسیع پیمانے پر استعمال پاتے ہیں جہاں مستقل اعلی خوراک کی شرح کی پیمائش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی آپریٹنگ لائف ٹائم معیاری گیگر-مولر ٹیوبوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو گیس ٹوٹنے کا شکار ہوتے ہیں اور عام طور پر تقریبا 1011 گنتی کے واقعات کی زندگی تک محدود ہوتے ہیں۔ مزید برآں، گیگر-مولر ٹیوب ڈیڈ ٹائم اثرات کی وجہ سے تقریبا 104 گنتی فی سیکنڈ سے اوپر کام نہیں کر سکتی، جبکہ آئن چیمبر پر ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ اسموک ڈٹیکٹرز آئنائزیشن چیمبر نے اسموک ڈٹیکٹرز میں وسیع اور فائدہ مند استعمال پایا ہے۔ آئنائزیشن قسم کے اسموک ڈیٹیکٹر میں، ماحول کی ہوا کو آئنائزیشن چیمبر میں آزادانہ طور پر داخل ہونے کی اجازت ہے۔ چیمبر میں امیریکیم-241 کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جو الفا ذرات کا اخراج کرنے والا ہوتا ہے جو مستقل آئن کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ اگر دھواں ڈٹیکٹر میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اس کرنٹ میں خلل ڈالتا ہے کیونکہ آئن دھوئیں کے ذرات پر حملہ کرتے ہیں اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ کرنٹ میں یہ کمی الارم کو متحرک کرتی ہے۔ ڈٹیکٹر میں ایک حوالہ چیمبر بھی ہوتا ہے جسے سیل کیا جاتا ہے لیکن اسی طرح آئنائز کیا جاتا ہے۔ دونوں چیمبروں میں آئن کرنٹس کا موازنہ ہوا کے دباؤ، درجہ حرارت، یا ماخذ کی عمر بڑھنے کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کے معاوضے کی اجازت دیتا ہے۔ طبی تابکاری کی پیمائش طبی طبیعیات اور تابکاری تھراپی میں، آئنائزیشن چیمبرز کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ تھراپی یونٹ یا ریڈیو فارماسیوٹیکل سے فراہم کی جانے والی خوراک کا مقصد کیا ہے۔ ریڈیو تھراپی کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو "حوالہ ڈوسیمیٹر" کہا جاتا ہے، جبکہ ریڈیو فارماسیوٹیکلز کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو ریڈیوآسوٹوپ خوراک کیلیبریٹر کہا جاتا ہے-یہ ریڈیو نیوکلائڈ تابکاری کیلیبریٹرز کا ایک غیر درست نام ہے، جو تابکاری کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن جذب شدہ خوراک کے لیے نہیں۔ ایک چیمبر میں ایک انشانکن عنصر ہوگا جو قومی معیارات کی لیبارٹری جیسے آسٹریلیا میں اے آر پی اے این ایس اے یا برطانیہ میں این پی ایل کے ذریعہ قائم کیا گیا ہے، یا اس کا تعین صارف کی سائٹ پر قومی معیارات کے مطابق منتقلی کے معیاری چیمبر کے مقابلے میں کیا جائے گا۔ ایپلی کیشن کے استعمال سے متعلق رہنمائی برطانیہ میں ایچ ایس ای نے متعلقہ مخصوص ایپلی کیشن کے لیے تابکاری کی پیمائش کے درست آلے کے انتخاب کے لیے صارف گائیڈ جاری کیا ہے۔ یہ تابکاری کے تمام آلات کی ٹیکنالوجیز کا احاطہ کرتا ہے، اور آئن چیمبر آلات کے استعمال کے لیے ایک مفید تقابلی رہنما ہے۔ جذب شدہ خوراک بریگ-گرے کیویٹی تھیوری ڈوسیمیٹری گیسس آئنائزیشن ڈٹیکٹر سیورٹ چیمبر اسٹاپنگ پاور (پارٹیکل ریڈی ایشن) نوٹ حوالہ جات آئنائزنگ ریڈی ایشن ڈٹیکٹرز پارٹیکل ڈٹیکٹرز ریڈی ایشن پروٹیکشن