Nephoscope
نیفوسکوپ 19 ویں صدی کا ایک آلہ ہے جو ٹرانزٹ ٹائم کی پیمائش کا استعمال کرتے ہوئے بادلوں کی اونچائی، سمت اور رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ نیفومیٹر سے مختلف ہے، جو بادل کی مقدار کی پیمائش میں استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے۔ ایک نیفوسکوپ ایک ہلکی کرن خارج کرتا ہے، جو ٹارگٹڈ کلاؤڈ کی بنیاد سے ٹکرا کر عکاسی کرتا ہے۔ روشنی کی کرن بھیجنے اور اسے واپس حاصل کرنے کے درمیان تاخیر کا استعمال کرتے ہوئے بادل کے فاصلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے: کارل گوٹ فرائیڈ فائن مین کے ذریعہ تیار کردہ آئینے کا نیفوسکوپ، یہ آلہ مقناطیسی کمپاس پر مشتمل ہے، جس کا کیس ایک سیاہ آئینے سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے ارد گرد متحرک دھات کا ایک سرکلر فریم ہے۔ اس آئینے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی مبصر کو کمپاس سوئی کی نوک کو نیچے دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ آئینے کی سطح پر تین متمرکز حلقے اور چار قطر کندہ ہیں ؛ مؤخر الذکر میں سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کے وسط سے گزرتا ہے۔ آئینہ ایک کمپاس کارڈ کی تشکیل کرتا ہے، اس کی ریڈیائی بنیادی نکات سے مطابقت رکھتی ہے۔ آئینے کے ارد گرد متحرک فریم پر ملی میٹر میں ایک عمودی پوائنٹر لگایا جاتا ہے، جسے ریک اور پنین کے ذریعے اوپر اور نیچے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پورا سامان ٹراپوڈ اسٹینڈ پر نصب کیا جاتا ہے جو سطح کے پیچ کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کے لیے، آئینے کو برابر کرنے والے پیچ کے ساتھ افقی طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور پورے آلات کو اس وقت تک حرکت دے کر مریڈیئن کی طرف مائل کیا جاتا ہے جب تک کہ کمپاس کی سوئی کھڑکی سے نظر نہ آئے، آئینے کی شمال-جنوب لائن میں پڑے (تاہم، مقناطیسی انحطاط کے لیے الاؤنس بنانا)۔ مبصر ایسی پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے کہ آئینے کے مرکز میں بادل کے کسی بھی منتخب حصے کی شبیہہ لے آئے۔ عمودی پوائنٹر کو اوپر یا نیچے کر کے اور آئینے کے گرد اس وقت تک گھما کر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کی نوک آئینے کے مرکز میں ظاہر نہ ہو جائے۔ جیسے ہی بادل کی شبیہہ آئینے کے دائرے کی طرف بڑھتی ہے، مبصر اپنا سر حرکت دیتا ہے تاکہ پوائنٹر کی نوک اور بادل کی شبیہہ کو اتفاق سے برقرار رکھا جا سکے۔ وہ رداس جس کے ساتھ تصویر حرکت کرتی ہے بادل کی حرکت کی سمت، اور ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں گزرنے کے لیے درکار وقت اس کی متعلقہ رفتار دیتا ہے، جسے بعض صوابدیدی اکائیوں تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، یہ آلہ استعمال کرنا بہت آسان نہیں ہے، اور صرف اعتدال پسند درست پیمائش دیتا ہے۔ 1912 میں لوئس بیسن کے ذریعہ تیار کردہ کمب نیفوسکوپ، یہ آلہ ایک افقی بار پر مشتمل ہے جس میں کئی مساوی فاصلے والے اسپائکس لگے ہوئے ہیں اور عمودی قطب کے اوپری سرے پر نصب ہے جسے اس کے محور پر گھمایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، تو مبصر خود کو ایسی پوزیشن میں رکھتا ہے کہ مرکزی اسپائیک بادل کے کسی بھی منتخب حصے پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر، اپنی پوزیشن کو تبدیل کیے بغیر، وہ "کنگھی" کو دو رسیوں کے ذریعے اس طرح موڑ دیتا ہے کہ بادل سپائکس کی لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ عمودی قطب کے ساتھ مڑنے والا ایک درجہ بند دائرہ بادل کی حرکت کی سمت دیتا ہے۔ اسے ایک مقررہ پوائنٹر کی مدد سے پڑھا جاتا ہے۔ مزید برآں، جب آلہ ایک بار مبنی ہوتا ہے، تو مبصر بادل کی متعلقہ رفتار کا تعین اس وقت کو نوٹ کر کے کر سکتا ہے جب مؤخر الذکر کو ایک سپائیک سے دوسرے تک جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آلہ سطح زمین پر کھڑا ہو، تاکہ مبصر کی آنکھ ہمیشہ ایک ہی اونچائی پر ہو، اور اگر دو یکے بعد دیگرے سپائکس کے درمیان وقفہ مبصر کی آنکھ کی سطح سے ان کی اونچائی کے دسواں حصہ کے برابر ہو، تو بادل کے ایک وقفے سے گزرنے کے لیے درکار وقت کو صرف 10 سے ضرب دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت کا تعین کیا جا سکے کہ بادل اپنی اونچائی کے برابر افقی فاصلہ طے کرتا ہے۔ بیسن نے بادلوں کی اصل اونچائی کی پیمائش کے لیے براویس کے ایجاد کردہ ایک پرانے طریقہ کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس معاملے میں آلات شیشے کی ایک پلیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس کے متوازی چہرے ہوتے ہیں، جو ایک درجہ بند عمودی دائرے پر نصب ہوتا ہے جو اس کے جھکاؤ کے زاویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پانی کی ایک چادر، جو نچلی سطح پر واقع ہے، بادل کی عکاسی کرنے کے لیے آئینے کا کام کرتی ہے۔ پانی جھاڑیوں سے گھرا ہوا کالے رنگ کے سیمنٹ کے ذخیرے میں موجود ہے، اور گہرائی میں ایک انچ کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تاکہ ہوا اس کی سطح کی سطح کو پریشان نہ کرے۔ مبصر، شیشے کی پلیٹ کو زمین سے تقریبا 30 یا 40 فٹ اوپر کھڑکی کی دہلیز پر تھیوڈولائٹ سیٹ کے افقی محور پر نصب کر کے، اپنی آنکھ کو اس کے قریب رکھتا ہے اور اس کے جھکاؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ پلیٹ اور پانی کی شیٹ میں جھلکنے والے بادل کی تصاویر موافق ہوں۔ پھر پلاٹنگ کاغذ کی ایک شیٹ پر ہمیشہ کے لیے پائے جانے والے منحنی خطوط سے وہ شیشے کی پلیٹ پر مشاہدہ شدہ زاویے کے مطابق بادل کی اونچائی کو پڑھتا ہے۔ منحنی خطوط کو سادہ مثلثی حسابات سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مونٹسورس کے آبزرویٹری میں، بادلوں کی ڈگری، یعنی کسی مخصوص لمحے میں بادلوں سے ڈھکے پورے آسمان کی مقدار کا تعین نیفومیٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے بیسن نے بھی وضع کیا تھا۔ یہ ایک کنویکس شیشے کے آئینے پر مشتمل ہوتا ہے، ایک دائرے کا ایک حصہ، جس کا قطر تقریبا بارہ انچ ہوتا ہے، جس میں شیشے پر کندہ لائنوں کے ذریعے مساوی رقبے کے دس حصوں میں تقسیم آسمانی والٹ کی عکاسی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے صفحے پر کندہ کاری میں دکھایا گیا ہے، ماہر موسمیات آئینے کے حوالے سے ایک غیر متغیر پوزیشن میں جڑے ہوئے آئپیس کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں، جو بعد میں عمودی محور پر آزادانہ طور پر مڑ جاتا ہے۔ مبصر، جس کی اپنی تصویر جزوی طور پر سیکشن 8، 9 اور 10 میں رکاوٹ بنتی ہے، 1 سے 7 نمبر والے حصوں میں بادل پن کی ڈگری کو نوٹ کرتا ہے۔ ہر حصے کی بادلوں کا تخمینہ 0 سے 10 کے پیمانے پر لگایا گیا ہے: صفر یعنی بادل نہیں اور 10 مکمل طور پر ابر آلود ہیں۔ اس کے بعد مبصر آئینے اور آئی پیس کو 180 ڈگری گھما کر سیکشن 7، 5 اور 2 میں بادلوں کا مشاہدہ کرے گا، جو آسمان کے ان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو پہلے مشاہدے میں سیکشن 8، 9 اور 10 سے مطابقت رکھتے ہیں۔ گرڈ نیفوسکوپ گرڈ نیفوسکوپ کنگھی نیفوسکوپ کا ایک تغیر ہے، جسے ناروے میں ایجاد کیا گیا تھا۔ روسی نیفوسکوپ میخائل پومورٹسیو نے 1894 میں روس میں نیفوسکوپ ایجاد کیا۔ حوالہ جات موسمیاتی آلات اور آلات روسی ایجادات