Spectroradiometer
سپیکٹرو ریڈیومیٹر روشنی کی پیمائش کا ایک آلہ ہے جو روشنی کے منبع سے خارج ہونے والی روشنی کی طول موج اور طول و عرض دونوں کی پیمائش کرنے کے قابل ہے۔ سپیکٹرومیٹر طول موج کو اس پوزیشن کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں جو روشنی ڈٹیکٹر صف پر مارتی ہے جس سے مکمل سپیکٹرم کو ایک ہی حصول کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر سپیکٹرومیٹرز میں گنتی کی بنیادی پیمائش ہوتی ہے جو کہ غیر کیلیبریٹڈ ریڈنگ ہوتی ہے اور اس طرح ہر طول موج کے لیے ڈٹیکٹر کی حساسیت سے متاثر ہوتی ہے۔ انشانکن کا اطلاق کرکے، سپیکٹرومیٹر پھر سپیکٹرم تابکاری، سپیکٹرم تابکاری اور/یا سپیکٹرم بہاؤ کی پیمائش فراہم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیٹا بلٹ ان یا پی سی سافٹ ویئر اور متعدد الگورتھم کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ریڈنگ یا تابکاری (ڈبلیو/سی ایم 2)، روشنی (لکس یا ایف سی)، روشنی (ڈبلیو/ایس آر)، روشنی (سی ڈی)، فلکس (لومینس یا واٹ)، کرومیٹیٹیٹی، رنگین درجہ حرارت، چوٹی اور غالب طول موج فراہم کی جا سکے۔ کچھ اور پیچیدہ سپیکٹرومیٹر سافٹ ویئر پیکجز فاصلے کی بنیاد پر پی اے آر ایم او ایل/ایم 2/ایس، میٹامیرزم، اور کینڈیلا حسابات کے حساب کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اس میں 2-اور 20-ڈگری مبصر، بیس لائن اوورلے موازنہ، ترسیل اور عکاسی جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ سپیکٹرومیٹر متعدد پیکجوں اور سائزوں میں دستیاب ہیں جو بہت سی طول موج کی حدود کا احاطہ کرتے ہیں۔ سپیکٹرومیٹر کی موثر طول موج (سپیکٹرم) کی حد کا تعین نہ صرف گریٹنگ کے منتشر ہونے کی صلاحیت سے ہوتا ہے بلکہ اس کا انحصار ڈٹیکٹر کی حساسیت کی حد پر بھی ہوتا ہے۔ سیمی کنڈکٹر کے بینڈ گیپ سے محدود سلکان پر مبنی ڈٹیکٹر 200-1100 nm کا جواب دیتا ہے جبکہ InGaAs پر مبنی ڈٹیکٹر 900-1700 nm (یا کولنگ کے ساتھ 2500 nm تک) کے لیے حساس ہوتا ہے۔ لیب/ریسرچ سپیکٹرومیٹر اکثر یو وی سے این آئی آر تک وسیع سپیکٹرم رینج کا احاطہ کرتے ہیں اور پی سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی آر سپیکٹرومیٹر بھی ہیں جن کو کولنگ سسٹم چلانے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے سپیکٹرومیٹرز کو ایک مخصوص رینج کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یو وی، یا وی آئی ایس اور دوسرے نظام کے ساتھ مل کر زیادہ درست پیمائش، بہتر ریزولوشن، اور براڈ بینڈ سسٹم میں پائی جانے والی کچھ زیادہ عام غلطیوں کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے جیسے کہ آوارہ روشنی اور حساسیت کی کمی۔ پورٹیبل ڈیوائسز متعدد سپیکٹرم رینج کے لیے بھی دستیاب ہیں جو یو وی سے این آئی آر کا احاطہ کرتے ہیں اور بہت سے مختلف پیکیج اسٹائل اور سائز پیش کرتے ہیں۔ مربوط ڈسپلے کے ساتھ ہینڈ ہولڈ سسٹمز میں عام طور پر آپٹکس میں بنایا جاتا ہے، اور ایک آن بورڈ کمپیوٹر جس میں پہلے سے پروگرام شدہ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ منی سپیکٹرومیٹر ہاتھ سے پکڑے ہوئے یا لیب میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پی سی کے ذریعے طاقت اور کنٹرول ہوتے ہیں اور انہیں یو ایس بی کیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پٹ آپٹکس کو شامل کیا جا سکتا ہے یا عام طور پر فائبر آپٹک لائٹ گائیڈ کے ذریعے منسلک کیا جاتا ہے۔ ایک چوتھائی سے چھوٹے مائیکرو سپیکٹرومیٹر بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی نظام میں ضم کیا جا سکتا ہے، یا اسٹینڈ الون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پس منظر سپیکٹرو ریڈیومیٹری کا میدان تنگ طول موج کے وقفوں میں مطلق ریڈیومیٹرک مقدار کی پیمائش سے متعلق ہے۔ تنگ بینڈوتھ اور طول موج میں اضافے کے ساتھ سپیکٹرم کا نمونہ لینا مفید ہے کیونکہ بہت سے ذرائع میں لائن ڈھانچے ہوتے ہیں۔ اکثر سپیکٹرراڈیومیٹری میں، سپیکٹرم تابکاری مطلوبہ پیمائش ہوتی ہے۔ عملی طور پر، اوسط سپیکٹرم تابکاری کی پیمائش کی جاتی ہے، جسے ریاضیاتی طور پر تخمینہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے: سپیکٹرم تابکاری کہاں ہے، ایک طول موج وقفہ (ایس آئی یونٹ: میٹر، ایم) کے اندر ماخذ (ایس آئی یونٹ: واٹ، ڈبلیو) کا تابکار بہاؤ ہے، سطح کے رقبے پر واقعہ، (ایس آئی یونٹ: مربع میٹر، ایم 2)۔ سپیکٹرم تابکاری کی ایس آئی اکائی W/m3 ہے۔ تاہم نینو میٹر میں رقبے کی پیمائش سینٹی میٹر اور طول موج کے لحاظ سے کرنا اکثر زیادہ مفید ہوتا ہے، اس طرح سپیکٹرم تابکاری کی ایس آئی اکائیوں کے ذیلی ضرب استعمال کیے جائیں گے، مثال کے طور پر μW/cm2 * nm سپیکٹرم تابکاری عام طور پر سطح پر ایک نقطہ سے دوسرے مقام پر مختلف ہوگی۔ عملی طور پر، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تابکار بہاؤ سمت کے ساتھ کس طرح مختلف ہوتا ہے، سطح پر ہر نقطہ پر ماخذ کے ذریعہ ٹھوس زاویے کا سائز، اور سطح کی سمت۔ ان غور و فکر کو دیکھتے ہوئے، ان انحصار کو مدنظر رکھنے کے لیے مساوات کی زیادہ سخت شکل کا استعمال کرنا اکثر زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ نوٹ کریں کہ سابقہ "سپیکٹرم" کو "سپیکٹرم کے ارتکاز" کے جملے کے مخفف کے طور پر سمجھا جانا چاہیے جسے سی آئی ای نے سمجھا اور اس کی تعریف "رینج کے لحاظ سے دی گئی طول موج کے دونوں طرف ایک لامحدود رینج پر لی گئی ریڈیو میٹرک مقدار کا حصص" کے طور پر کی ہے۔ سپیکٹرم پاور ڈسٹری بیوشن کسی ماخذ کی سپیکٹرم پاور ڈسٹری بیوشن (ایس پی ڈی) بیان کرتی ہے کہ کسی خاص طول موج اور رقبے پر سینسر تک کتنا بہاؤ پہنچتا ہے۔ یہ پیمائش کی جانے والی ریڈیو میٹرک مقدار میں فی طول موج کی شراکت کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ کسی ماخذ کی ایس پی ڈی کو عام طور پر ایس پی ڈی وکر کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایس پی ڈی منحنی خطوط روشنی کے منبع کی رنگین خصوصیات کی بصری نمائندگی فراہم کرتے ہیں، جس میں نظر آنے والے سپیکٹرم میں مختلف طول موج پر ماخذ کے ذریعے خارج ہونے والے تابکار بہاؤ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک میٹرک بھی ہے جس کے ذریعے ہم روشنی کے منبع کی رنگ پیش کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ آیا کسی مخصوص رنگ کے محرک کو کسی دی گئی روشنی کے تحت مناسب طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ غلطی کے ذرائع کسی دیئے گئے سپیکٹرراڈیومیٹرک سسٹم کا معیار اس کے الیکٹرانکس، آپٹیکل اجزاء، سافٹ ویئر، بجلی کی فراہمی، اور انشانکن کا ایک کام ہے۔ مثالی لیبارٹری کے حالات میں اور اعلی تربیت یافتہ ماہرین کے ساتھ، پیمائش میں چھوٹی (چند دسواں سے چند فیصد) غلطیاں حاصل کرنا ممکن ہے۔ تاہم، بہت سے عملی حالات میں، 10 فیصد کی ترتیب پر غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ جسمانی پیمائش کرتے وقت کئی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پیمائش کی درستگی کے محدود عوامل کے طور پر نوٹ کی جانے والی غلطی کی تین بنیادی اقسام بے ترتیب، منظم اور وقتا فوقتا غلطیاں ہیں۔ بے ترتیب غلطیاں اس معنی کے بارے میں تغیرات ہیں۔ سپیکٹرراڈیومیٹرک پیمائش کے معاملے میں، اسے ڈٹیکٹر، اندرونی الیکٹرانکس، یا خود روشنی کے منبع سے ہونے والے شور کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں کا مقابلہ طویل انضمام کے اوقات یا متعدد اسکینوں سے کیا جا سکتا ہے۔ منظم غلطیاں پیش گوئی شدہ "درست" قدر کے آفسیٹ ہیں۔ منظم غلطیاں عام طور پر ان پیمائشوں کے انسانی جزو، خود آلہ، یا تجربے کے سیٹ اپ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انشانکن کی غلطیاں، گمراہ روشنی، اور غلط ترتیبات جیسی چیزیں، تمام ممکنہ مسائل ہیں۔ وقتا فوقتا غلطیاں بار بار آنے والے وقتا فوقتا یا فرضی وقتا فوقتا ہونے والے واقعات سے پیدا ہوتی ہیں۔ درجہ حرارت، نمی، ہوا کی حرکت، یا اے سی مداخلت میں تغیرات سبھی کو وقتا فوقتا غلطی کے طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ غلطی کے ان عام ذرائع کے علاوہ، سپیکٹرو ریڈیومیٹری میں غلطی کی کچھ زیادہ مخصوص وجوہات میں شامل ہیں: پیمائش کی کثیر جہتی۔ آؤٹ پٹ سگنل کئی عوامل پر منحصر ہے، بشمول ماپا ہوا بہاؤ کی شدت، اس کی سمت، اس کی پولرائزیشن، اور اس کی طول موج کی تقسیم۔ پیمائش کے آلات کی غلطی کے ساتھ ساتھ مذکورہ آلات کی انشانکن کے لیے استعمال ہونے والے معیارات، پیمائش کے پورے عمل میں ایک بڑی غلطی پیدا کرنے کے لیے جھلکتے ہیں، اور کثیر جہتی اور ڈیوائس کے عدم استحکام کی غلطی کو کم کرنے کے لیے ملکیتی تکنیک۔ کیلیفورنیا میں مقیم روشنی کی پیمائش کے آلات بنانے والی کمپنی گاما سائنسی، نظام کی انشانکن، سافٹ ویئر اور بجلی کی فراہمی، آپٹکس، یا خود پیمائش کے انجن کی وجہ سے ان کے سپیکٹرو ریڈیومیٹرز کی درستگی اور کارکردگی کو متاثر کرنے والے سات عوامل کی فہرست بناتی ہے۔ تعریف اسٹریٹ لائٹ اسٹریٹ لائٹ ناپسندیدہ طول موج تابکاری ہے جو غلط ڈٹیکٹر عنصر تک پہنچتی ہے۔ یہ غلط الیکٹرانک گنتی پیدا کرتا ہے جو پکسل یا ڈٹیکٹر صف کے عنصر کے لیے ڈیزائن کردہ سپیکٹرم سگنل سے متعلق نہیں ہے۔ یہ روشنی کے بکھرنے اور نامکمل نظری عناصر کی عکاسی کے ساتھ ساتھ اعلی ترتیب کے انحراف کے اثرات سے بھی آسکتا ہے۔ دوسرے آرڈر کے اثر کو ہٹایا جا سکتا ہے یا کم از کم ڈرامائی طور پر کم کیا جا سکتا ہے، ڈٹیکٹر کے سامنے آرڈر چھانٹنے والے فلٹر لگا کر۔ ایک ایس آئی ڈٹیکٹر کی مرئی اور این آئی آر کے تئیں حساسیت تقریبا یو وی رینج سے بڑی شدت کی ترتیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یووی سپیکٹرم پوزیشن پر پکسلز نظر آنے والی اور این آئی آر میں آوارہ روشنی کا جواب ان کے اپنے ڈیزائن کردہ سپیکٹرم سگنل سے کہیں زیادہ مضبوطی سے دیتے ہیں۔ لہذا، یو وی خطے میں آوارہ روشنی کے اثرات مرئی اور این آئی آر پکسلز کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ یہ صورتحال طول موج جتنی کم ہوتی جاتی ہے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ یو وی سگنلز کے چھوٹے حصے کے ساتھ براڈ بینڈ لائٹ کی پیمائش کرتے وقت، آوارہ روشنی کا اثر بعض اوقات یو وی رینج میں غالب ہو سکتا ہے کیونکہ ڈٹیکٹر پکسلز پہلے ہی ماخذ سے کافی یو وی سگنلز حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے، کیو ٹی ایچ معیاری لیمپ کا استعمال کرتے ہوئے انشانکن میں 350 این ایم سے نیچے بہت بڑی غلطیاں (100% سے زیادہ) ہو سکتی ہیں اور اس خطے میں زیادہ درست انشانکن کے لیے ڈیوٹیریم معیاری لیمپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ درحقیقت، یو وی خطے میں مطلق روشنی کی پیمائش میں بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ صحیح انشانکن کے ساتھ بھی جب ان پکسلز میں الیکٹرانک گنتی کی اکثریت گمراہ روشنی کا نتیجہ ہوتی ہے (اصل یو وی روشنی کے بجائے طویل طول موج کا حملہ)۔ پیمائش کی غلطیاں ایسی متعدد کمپنیاں ہیں جو سپیکٹرومیٹرز کے لیے انشانکن پیش کرتی ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہیں۔ انشانکن انجام دینے کے لیے ایک قابل سراغ، تصدیق شدہ لیبارٹری تلاش کرنا ضروری ہے۔ انشانکن سرٹیفکیٹ میں استعمال شدہ روشنی کا ذریعہ (مثال کے طور پر: ہیلوجن، ڈیوٹیریم، زینون، ایل ای ڈی)، اور ہر بینڈ (یو وی سی، یو وی بی، وی آئی ایس) کے لیے انشانکن کی غیر یقینی صورتحال، این ایم میں ہر طول موج، یا پیمائش شدہ مکمل سپیکٹرم کے لیے بیان ہونا چاہیے۔ اسے انشانکن کی غیر یقینی صورتحال کے لیے اعتماد کی سطح کو بھی درج کرنا چاہیے۔ غلط ترتیبات کیمرے کی طرح، زیادہ تر سپیکٹرومیٹر صارف کو نمائش کا وقت اور جمع کیے جانے والے نمونوں کی مقدار منتخب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انضمام کا وقت اور اسکین کی تعداد طے کرنا ایک اہم قدم ہے۔ انضمام کا بہت لمبا وقت سنترپتی کا سبب بن سکتا ہے۔ (کیمرے کی تصویر میں یہ ایک بڑے سفید دھبے کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، جہاں سپیکٹرومیٹر میں یہ ڈبکی کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، یا چوٹی کو کاٹ سکتا ہے) بہت کم انضمام کا وقت شور کے نتائج پیدا کر سکتا ہے (کیمرے کی تصویر میں یہ ایک تاریک یا دھندلا علاقہ ہوگا، جہاں سپیکٹرومیٹر میں یہ نظر آسکتا ہے کہ یہ تیز یا غیر مستحکم ریڈنگ ہے)۔ نمائش کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب پیمائش کے دوران روشنی سینسر پر گرتی ہے۔ اس پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرنے سے آلہ کی مجموعی حساسیت میں تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ کیمرے کے لیے نمائش کے وقت میں تبدیلی آتی ہے۔ کم از کم انضمام کا وقت کم از کم. 5 ایم ایس سی اور زیادہ سے زیادہ تقریبا 10 منٹ فی اسکین والے آلے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک عملی ترتیب روشنی کی شدت کے لحاظ سے 3 سے 999 ایم ایس کی حد میں ہوتی ہے۔ انضمام کا وقت ایک ایسے سگنل کے لیے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ گنتی سے زیادہ نہ ہو (16 بٹ سی سی ڈی میں 65,536، 14 بٹ سی سی ڈی میں 16,384)۔ سنترپتی اس وقت ہوتی ہے جب انضمام کا وقت بہت زیادہ مقرر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، زیادہ سے زیادہ کے تقریبا 85 ٪ کا چوٹی سگنل ایک اچھا ہدف ہوتا ہے اور ایک اچھا S/N تناسب حاصل کرتا ہے۔ (مثال کے طور پر: بالترتیب 60K گنتی یا 16K گنتی) اسکین کی تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کتنی پیمائشوں کا اوسط ہوگا۔ دوسری چیزیں برابر ہونے کی وجہ سے، جمع شدہ سپیکٹرا کا سگنل ٹو نائس تناسب (ایس این آر) اوسطا اسکین کے نمبر این کے مربع جڑ سے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر 16 سپیکٹرم اسکین اوسط ہیں، تو ایس این آر کو ایک اسکین کے مقابلے 4 کے عنصر سے بہتر بنایا جاتا ہے۔ ایس/این تناسب کو ان پٹ روشنی کی سطح پر ماپا جاتا ہے جو سپیکٹرومیٹر کے مکمل پیمانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس روشنی کی سطح پر سگنل گنتی سی ایس (عام طور پر مکمل پیمانے پر) اور آر ایم ایس (جڑ کا اوسط مربع) شور کا تناسب ہے۔ اس شور میں سیاہ شور این ڈی، شاٹ شور این ایس شامل ہے جو ان پٹ لائٹ اور ریڈ آؤٹ شور سے پیدا ہونے والی گنتی سے متعلق ہے۔ یہ روشنی کی پیمائش کے لیے سپیکٹرومیٹر سے حاصل ہونے والا بہترین ایس/این تناسب ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے سپیکٹرو ریڈیومیٹرک نظام کے ضروری اجزاء مندرجہ ذیل ہیں: ان پٹ آپٹکس جو ماخذ سے برقی مقناطیسی تابکاری کو جمع کرتے ہیں (ڈفیوزر، لینس، فائبر آپٹک لائٹ گائیڈز) ایک داخلی پھسلن، اس بات کا تعین کرتا ہے کہ سپیکٹرومیٹر میں کتنی روشنی داخل ہوگی۔ ایک چھوٹا ٹکڑا جس میں زیادہ ریزولوشن ہوتا ہے، لیکن کم مجموعی حساسیت دوسرے درجے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آرڈر چھانٹنے والے فلٹر کولیمیٹر روشنی کو گریٹنگ یا پریزم کی طرف بھیجتا ہے۔ روشنی کے منتشر ہونے کے لیے ایک گریٹنگ یا پریزم۔ روشنی کو ڈیٹیکٹر اے ڈیٹیکٹر، سی ایم او ایس سینسر یا سی سی ڈی ایرے اے پر سیدھا کرنے کے لیے فوکسنگ آپٹکس ڈیٹا کی وضاحت کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے کنٹرول اور لاگنگ سسٹم۔ ان پٹ آپٹکس سپیکٹرو ریڈیومیٹر کے فرنٹ اینڈ آپٹکس میں لینس، ڈفیوزر اور فلٹر شامل ہوتے ہیں جو روشنی کو پہلے نظام میں داخل ہوتے ہی ترمیم کرتے ہیں۔ تابکاری کے لیے ایک تنگ فیلڈ آف ویو کے ساتھ آپٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل بہاؤ کے لیے ایک مربوط دائرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تابکاری کے لیے کوسائن کو درست کرنے والے آپٹکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان عناصر کے لیے استعمال ہونے والا مواد اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس قسم کی روشنی کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، یووی پیمائش لینے کے لیے، شیشے کے لینس کے بجائے کوارٹج، آپٹیکل فائبر، ٹیفلون ڈفیوزر، اور بیریوم سلفیٹ لیپت انٹیگریٹنگ دائرے اکثر درست یووی پیمائش کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مونوکرومیٹر کسی ماخذ کا سپیکٹرم تجزیہ کرنے کے لیے، روشنی کا سپیکٹرم ردعمل پیدا کرنے کے لیے ہر طول موج پر مونوکرومیٹک روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ایک مونوکرومیٹر ماخذ سے طول موج کا نمونہ لینے اور بنیادی طور پر مونوکرومیٹک سگنل تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک متغیر فلٹر ہے، جو ماپا ہوا روشنی کے مکمل سپیکٹرم سے مخصوص طول موج یا طول موج کے بینڈ کو منتخب طور پر الگ اور منتقل کرتا ہے اور اس خطے سے باہر آنے والی کسی بھی روشنی کو خارج کرتا ہے۔ ایک عام مونوکرومیٹر اسے داخلی اور خارجی سلٹس، کولیمیٹنگ اور فوکس آپٹکس، اور طول موج پھیلانے والے عنصر جیسے ڈفریکشن گریٹنگ یا پریزم کے استعمال کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جدید مونوکرومیٹر ڈفریکشن گریٹنگز کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، اور ڈفریکشن گریٹنگز تقریبا خصوصی طور پر سپیکٹرراڈیومیٹرک ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈفریکشن گریٹنگز کو ان کی استعداد، کم تخفیف، وسیع طول موج کی حد، کم لاگت، اور زیادہ مستقل بازی کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے۔ سنگل یا ڈبل مونوکرومیٹر کا استعمال درخواست کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، ڈبل مونوکرومیٹر عام طور پر اضافی بازی اور گریٹنگ کے درمیان الجھن کی وجہ سے زیادہ درستگی فراہم کرتے ہیں۔ سپیکٹرو ریڈیومیٹر میں استعمال ہونے والے ڈٹیکٹر کا تعین اس طول موج سے ہوتا ہے جس پر روشنی کی پیمائش کی جا رہی ہے، ساتھ ہی پیمائش کی مطلوبہ متحرک حد اور حساسیت سے بھی۔ بنیادی سپیکٹرو ریڈیومیٹر ڈٹیکٹر ٹیکنالوجیز عام طور پر تین گروپوں میں سے ایک میں آتی ہیں: فوٹو امیسیو ڈٹیکٹرز (مثال کے طور پر۔ فوٹو ملٹی پلیئر ٹیوبیں)، سیمی کنڈکٹر آلات (مثال کے طور پر۔ سلکان)، یا تھرمل ڈٹیکٹر (مثال کے طور پر تھرموپائل)۔ دیئے گئے ڈٹیکٹر کا سپیکٹرم رسپانس اس کے بنیادی مواد سے طے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، فوٹو ملٹی پلیئر ٹیوبوں میں پائے جانے والے فوٹو کیتھوڈ بعض عناصر سے تیار کیے جا سکتے ہیں جو شمسی اندھے ہوتے ہیں-یو وی کے لیے حساس اور مرئی یا آئی آر میں روشنی کے لیے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سی سی ڈی (چارج کپلڈ ڈیوائس) صفوں میں عام طور پر ہزاروں یا لاکھوں انفرادی ڈٹیکٹر عناصر (پکسلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے) اور سی ایم او ایس سینسرز کی یک جہتی (لکیری) یا دو جہتی (ایریا) صف ہوتی ہیں۔ ان میں ایک سلکان یا آئی این جی اے اے پر مبنی ملٹی چینل ایرے ڈیٹیکٹر شامل ہے جو یو وی، مرئی اور قریب انفرا لائٹ کی پیمائش کرنے کے قابل ہے۔ سی ایم او ایس (کمپلیمنٹری میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر) سینسر سی سی ڈی سے اس لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ ہر فوٹوڈیوڈ میں ایک یمپلیفائر شامل کرتے ہیں۔ اسے فعال پکسل سینسر کہا جاتا ہے کیونکہ یمپلیفائر پکسل کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹرانجسٹر سوئچ ہر فوٹوڈیوڈ کو ریڈ آؤٹ کے وقت انٹرا پکسل ایمپلیفائر سے جوڑتے ہیں۔ کنٹرول اور لاگنگ سسٹم لاگنگ سسٹم اکثر محض ایک ذاتی کمپیوٹر ہوتا ہے۔ ابتدائی سگنل پروسیسنگ میں، کنٹرول سسٹم کے ساتھ استعمال کے لیے سگنل کو اکثر وسعت دینے اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مونوکرومیٹر، ڈٹیکٹر آؤٹ پٹ، اور کمپیوٹر کے درمیان مواصلات کی لائنوں کو بہتر بنایا جانا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مطلوبہ میٹرکس اور خصوصیات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپیکٹرو ریڈیومیٹرک سسٹمز کے ساتھ شامل تجارتی طور پر دستیاب سافٹ ویئر اکثر پیمائش کے مزید حساب کے لیے مفید حوالہ افعال کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سی آئی ای رنگ ملاپ کے افعال اور وی وکر۔ ایپلی کیشنز سپیکٹرو ریڈیومیٹر بہت سی ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی خصوصیات کو پورا کرنے کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے ایپلی کیشنز میں شامل ہیں: شمسی یووی اور یو وی بی تابکاری ایل ای ڈی پیمائش ڈسپلے پیمائش اور انشانکن سی ایف ایل ٹیسٹنگ آئل سلکس کا ریموٹ ڈٹیکشن پلانٹ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈی آئی وائی بنڈ آپٹیکل ڈسک گریٹنگ اور بنیادی ویب کیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک بنیادی آپٹیکل سپیکٹرومیٹر بنانا ممکن ہے، طول موج کی انشانکن کے لیے سی ایف ایل لیمپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ معلوم سپیکٹرم کے ماخذ کا استعمال کرتے ہوئے ایک انشانکن پھر فوٹو پکسلز کی چمک کی تشریح کرکے سپیکٹرومیٹر کو سپیکٹرو ریڈیومیٹر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک ڈی آئی وائی بلڈ تصویر سے قیمت میں تبدیلی میں کچھ اضافی غلطی کے ذرائع سے متاثر ہوتا ہے: فوٹو گرافی کا شور (سیاہ فریم گھٹاؤ کی ضرورت ہوتی ہے) اور سی سی ڈی سے فوٹوگراف میں تبدیلی میں غیر لکیری (ممکنہ طور پر خام تصویر کی شکل سے حل کیا جاتا ہے)۔ ریڈیو میٹر سپیکٹرو میٹر سپیکٹرو ریڈیومیٹری حوالہ جات بیرونی روابط روشنی کی پیمائش کے بنیادی اصول بین الاقوامی لائٹ ٹیکنالوجیز کا ایک مضمون بنیادی اصولوں پر سپیکٹرو ریڈیو میٹر اقسام برقی مقناطیسی تابکاری میٹر سپیکٹروسکوپی