Test light
ٹیسٹ لائٹ، ٹیسٹ لیمپ، وولٹیج ٹیسٹر، یا مینز ٹیسٹر الیکٹرانک ٹیسٹ آلات کا ایک ٹکڑا ہے جو ٹیسٹ کے تحت آلات کے ٹکڑے میں بجلی کی موجودگی کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ٹیسٹ لائٹ پیمائش کے آلے جیسے ملٹی میٹر سے آسان اور کم مہنگی ہوتی ہے، اور اکثر کنڈکٹر پر وولٹیج کی موجودگی کی جانچ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مناسب طریقے سے ڈیزائن کی گئی ٹیسٹ لائٹس میں صارف کو حادثاتی برقی جھٹکے سے بچانے کے لیے خصوصیات شامل ہیں۔ غیر رابطہ ٹیسٹ لائٹس موصلیت کنڈکٹر پر وولٹیج کا پتہ لگا سکتی ہیں۔ دو رابطہ ٹیسٹ لائٹس ٹیسٹ لائٹ ایک برقی لیمپ ہے جو ایک یا دو موصلیت تار لیڈز سے منسلک ہوتا ہے۔ اکثر، یہ ایک سکریو ڈرایور کی شکل اختیار کرتا ہے جس میں سکریو ڈرایور کی نوک اور ایک واحد لیڈ کے درمیان منسلک لیمپ ہوتا ہے جو سکریو ڈرایور کے پچھلے حصے کو پیش کرتا ہے۔ فلائنگ لیڈ کو ارتھ (گراؤنڈ) ریفرنس سے جوڑ کر اور سکریو ڈرایور کے نوک کو سرکٹ کے مختلف نکات سے چھو کر، ہر نقطہ پر وولٹیج کی موجودگی یا عدم موجودگی کا تعین کیا جا سکتا ہے، جس سے سادہ غلطیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کی بنیادی وجہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ زیادہ وولٹیج کے لیے، ایک طویل موصلیت والے ہینڈل پر نصب نیون گلو ٹیوب پر مشتمل اسٹیٹسکوپ کا استعمال 2000 وولٹ یا اس سے زیادہ کے اے سی وولٹیج کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کم وولٹیج کے کام کے لیے (مثال کے طور پر، آٹوموبائل میں)، استعمال ہونے والا لیمپ عام طور پر ایک چھوٹا، کم وولٹیج کا تاپدیپت بلب ہوتا ہے۔ یہ لیمپ عام طور پر تقریبا 12 وی پر کام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مینز وولٹیج پر آٹوموٹو ٹیسٹ لیمپ لگانے سے لیمپ تباہ ہو جائے گا اور ٹیسٹر میں شارٹ سرکٹ کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لائن وولٹیج (مینز) کے کام کے لیے، لیمپ عام طور پر ایک چھوٹا نیئن لیمپ ہوتا ہے جو ایک مناسب بیلسٹ ریزسٹر کے ساتھ سیریز میں منسلک ہوتا ہے۔ یہ لیمپ اکثر 90V سے لے کر کئی سو وولٹ تک وولٹیج کی وسیع رینج میں کام کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، متعدد علیحدہ لیمپ کا استعمال مزاحم وولٹیج ڈیوائڈرز کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ اضافی لیمپ کو ٹکرانے کی اجازت دی جا سکے کیونکہ لاگو شدہ وولٹیج زیادہ بڑھتا ہے۔ لیمپ کو سب سے کم وولٹیج سے لے کر سب سے زیادہ تک ترتیب میں نصب کیا جاتا ہے، یہ کم سے کم بار گراف وولٹیج کا خام اشارہ فراہم کرتا ہے۔ تاپدیپت بلب کچھ الیکٹرانک آلات کی مرمت میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ایک تربیت یافتہ ٹیکنیشن عام طور پر چمک کو خام اشارے کے طور پر استعمال کر کے تخمینہ وولٹیج بتا سکتا ہے۔ حفاظت ایک ہینڈ ہیلڈ ٹیسٹ لیمپ لازمی طور پر صارف کو لائیو سرکٹس کے قریب رکھتا ہے۔ لائیو وائرنگ کے ساتھ حادثاتی رابطے کے نتیجے میں شارٹ سرکٹ یا برقی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ سستے یا گھر میں بنے ٹیسٹ لیمپ میں ہائی انرجی فالٹس کے خلاف کافی تحفظ شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ لیمپ کی ناکامی کی جانچ کرنے کے لیے کسی نامعلوم سرکٹ کی جانچ سے پہلے اور بعد میں ٹیسٹ لیمپ کو معروف لائیو سرکٹ سے جوڑنا رواج ہے۔ برطانیہ میں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو (ایچ ایس ای) کے ذریعہ قائم کردہ رہنما خطوط ٹیسٹ لیمپ کی تعمیر اور استعمال کے لیے سفارشات فراہم کرتے ہیں۔ حادثاتی رابطے کو روکنے کے لیے تحقیقات کو اچھی طرح سے موصل ہونا چاہیے، براہ راست ٹرمینلز کی کم سے کم نمائش کے ساتھ، فنگر گارڈز کے ساتھ، اور اگر ٹیسٹ لیمپ گلاس بلب ٹوٹا ہوا ہے تو زندہ تاروں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے۔ شارٹ سرکٹ کی صورت میں فراہم کردہ توانائی کو محدود کرنے کے لیے، ٹیسٹ لائٹس میں کرنٹ محدود کرنے والا فیوز یا کرنٹ محدود کرنے والا مزاحم اور فیوز ہونا چاہیے۔ ایچ ایس ای کے رہنما خطوط ٹیسٹ لائٹ کے آپریشن کی توثیق کرنے کے طریقہ کار کی بھی سفارش کرتے ہیں۔ جب کوئی معروف لائیو سرکٹ دستیاب نہیں ہوتا ہے، تو ایک علیحدہ ثابت کرنے والا یونٹ جو ایک معروف ٹیسٹ وولٹیج اور لیمپ کو روشن کرنے کے لیے کافی طاقت فراہم کرتا ہے، سرکٹ کی جانچ سے پہلے اور بعد میں لیمپ کے کام کرنے کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ ٹیسٹ لیمپ کو چلانے کے لیے توانائی ٹیسٹ کے تحت سرکٹ سے نکالی جاتی ہے، اس قسم کے غیر امپلیفائیڈ ٹیسٹ آلات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ہائی امپیڈینس لیکج وولٹیج کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ون کانٹیکٹ نیون ٹیسٹ لائٹس ایک کم لاگت والا ٹیسٹ لیمپ ٹیسٹ کے تحت سرکٹ کے صرف ایک طرف سے رابطہ کرتا ہے، اور سرکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اسٹریٹ کیپسیٹنس اور صارف کے جسم سے گزرنے والے کرنٹ پر انحصار کرتا ہے۔ آلہ سکریو ڈرایور کی شکل کا ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹر کی نوک کو جانچ کیے جانے والے کنڈکٹر سے چھوا جاتا ہے (مثال کے طور پر، اسے سوئچ میں تار پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یا برقی ساکٹ کے سوراخ میں ڈالا جا سکتا ہے)۔ ایک نیون لیمپ روشنی میں بہت کم کرنٹ لیتا ہے، اور اس طرح سرکٹ کو مکمل کرنے کے لیے صارف کے جسم کی صلاحیت کو زمین پر استعمال کر سکتا ہے۔ سکریو ڈرائیور قسم کے ٹیسٹ لیمپ بہت سستے ہوتے ہیں، لیکن یوکے جی ایس 38 کی تعمیراتی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر شافٹ بے نقاب ہوتا ہے، تو صارف کے لیے صدمے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، اور ٹیسٹر کی اندرونی تعمیر شارٹ سرکٹ کی غلطیوں کے خلاف کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتی ہے۔ مزاحم اور لیمپ سیریز نیٹ ورک کی ناکامی صارف کو جانچ کے تحت سرکٹ کے ساتھ براہ راست دھاتی رابطے میں ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، سکریو ڈرایور کے اندر پھنسا ہوا پانی صارف کو جھٹکا دینے کے لیے کافی رساو کرنٹ کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندرونی شارٹ سرکٹ صارف کو برقی جھٹکا نہیں دیتا ہے، اس کے نتیجے میں بجلی کا جھٹکا گرنے یا دیگر چوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ لیمپ نیون لیمپ کے اسٹرائیک وولٹیج کے نیچے کوئی اشارہ فراہم نہیں کرتا ہے، اور اس لیے رساو کے بعض خطرناک حالات کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے۔ چونکہ یہ سرکٹ کو مکمل کرنے کے لیے قابلیت پر انحصار کرتا ہے، اس لیے براہ راست موجودہ صلاحیت کو قابل اعتماد طریقے سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سکریو ڈرایور کا استعمال کرنے والا زمین سے الگ تھلگ ہے اور قریبی دیگر زندہ تاروں سے منسلک ہے، تو لائیو سرکٹ کی جانچ کرتے وقت غلط منفی اور ڈیڈ سرکٹ کی جانچ کرتے وقت غلط مثبت ہو سکتا ہے۔ جھوٹے منفی روشن روشن علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نیون کی چمک کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غیر رابطہ وولٹیج ڈٹیکٹرز ایمپلیفائیڈ الیکٹرانک ٹیسٹرز (غیر رسمی طور پر الیکٹریکل ٹیسٹر قلم، ٹیسٹ قلم، یا وولٹیج ڈٹیکٹرز کہا جاتا ہے) صرف کیپسیٹیو کرنٹ پر انحصار کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر AC متحرک اشیاء کے ارد گرد بدلتے ہوئے برقی میدان کا پتہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ کے ساتھ براہ راست دھاتی رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمینی حوالہ فراہم کرنے کے لیے صارف کو ہینڈل کے اوپری حصے کو چھونا چاہیے (زمین پر آوارہ کیپسیٹنس کے ذریعے)، جس مقام پر اشارے ایل ای ڈی روشن ہوگا یا اسپیکر گونج اٹھے گا، اگر ٹیسٹ کیا جا رہا کنڈکٹر براہ راست ہے۔ لیمپ کو روشن کرنے اور ایمپلیفائر کو طاقت دینے کے لیے اضافی توانائی ایک چھوٹی اندرونی بیٹری کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، اور یہ صارف کے جسم سے نہیں بہتی ہے۔ جب ڈیوائس کو لائیو کنڈکٹر کے قریب رکھا جاتا ہے، تو ایک کیپسیٹیو وولٹیج ڈیوائڈر قائم ہوتا ہے، جس میں کنڈکٹر اور سینسر کے درمیان، اور سینسر کے درمیان زمین (صارف کے جسم کے ذریعے) پرجیوی کیپسیٹنس شامل ہوتا ہے۔ جب ٹیسٹر اس ڈیوائڈر سے گزرنے والے کرنٹ کا پتہ لگاتا ہے، تو یہ وولٹیج کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ امپلیفائیڈ ٹیسٹر دریافت شدہ فیلڈ کی نسبتا طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک مضبوط اشارہ (روشن روشنی یا بلند آواز) دیں گے، اس طرح کسی متحرک شے کے مقام کے بارے میں کچھ اشارے فراہم کریں گے۔ دوسرے ٹیسٹر پتہ چلنے والے برقی میدان کا صرف ایک سادہ آن/آف اشارہ دیتے ہیں۔ پروفیشنل گریڈ ٹیسٹرز میں صارف کو یقین دلانے کے لیے ایک خصوصیت بھی ہوگی کہ بیٹری اور لیمپ کام کر رہے ہیں۔ وولٹیج ڈٹیکٹر قلم یا تو لائن وولٹیج یا کم وولٹیج (تقریبا 50 وولٹ) کی حدود کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مینز وولٹیج کا پتہ لگانے کے لیے بنایا گیا ٹیسٹر کم وولٹیج والے کنٹرول سرکٹس جیسے ڈور بیلز یا ایچ وی اے سی کنٹرول کے لیے استعمال ہونے والے سرکٹس پر کوئی اشارہ فراہم نہیں کر سکتا۔ ٹونگ امیٹرز کے برعکس جو مقناطیسی میدانوں کو بدلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ان ڈٹیکٹرز کا استعمال اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے جب زیر بحث تار سے کوئی کرنٹ نہیں بہہ رہا ہو، کیونکہ وہ کنڈکٹر پر AC وولٹیج سے نکلنے والے متبادل برقی میدان کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک غیر رابطہ ٹیسٹر جو برقی میدانوں کو محسوس کرتا ہے وہ ڈھال یا بکتر بند کیبلز کے اندر وولٹیج کا پتہ نہیں لگا سکتا (فیراڈے کیج اثر کی وجہ سے ایک بنیادی حد)۔ ایک اور حد یہ ہے کہ اس طریقہ سے ڈی سی وولٹیج کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ڈی سی کرنٹ کیپسیٹرز (مستحکم حالت میں) سے نہیں گزرتا ہے، اس لیے ٹیسٹر فعال نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹرز کو منی کرسمس لائٹس کی سیریز سے منسلک تاروں پر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سا بلب ناکام ہو گیا ہے اور سرکٹ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے سیٹ (یا اس کا ایک حصہ) روشن نہیں ہوتا ہے۔ ہر بلب کی نوک پر ڈٹیکٹر کے سرے کی طرف اشارہ کر کے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ اب بھی کم از کم ایک طرف سے جڑا ہوا ہے۔ پہلا بلب جو رجسٹر نہیں ہوتا ہے وہ ممکنہ طور پر مسئلہ بلب کے بالکل پیچھے ہوتا ہے۔ (اگر کوئی بائی پاس شونٹ ہو جو سرکٹ کو مکمل کرتا ہے، تب بھی جلے ہوئے بلب اتنے ہی اچھے نظر آئیں گے۔) سیٹ کے پلگ کو پلٹانا اور اسے آؤٹ لیٹ میں دوبارہ داخل کرنا اس کے بجائے سیٹ یا سرکٹ کے مخالف سرے کو رجسٹر کرنے کا سبب بنے گا۔ ریسیپیکل ٹیسٹر ایک ریسیپیکل ٹیسٹر (آؤٹ لیٹ ٹیسٹر یا ساکٹ ٹیسٹر) ایک آؤٹ لیٹ میں پلگ کرتا ہے، اور کچھ قسم کی وائرنگ کی غلطیوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ وائرنگ میں مخصوص غلطی تین لائٹس کے مختلف امتزاج سے ظاہر ہوتی ہے۔ پتہ لگانے کے قابل غلطیوں میں الٹا گرم/غیر جانبدار، گمشدہ برقی زمین یا غیر جانبدار، اور دیگر شامل ہیں۔ تاہم، پاور پٹی کے غیر جانبدار اور زمین کے درمیان جڑے سرج پروٹیکٹو میٹل آکسائیڈ ویریسٹروں کے ذریعے رساو کرنٹ غلط اشارہ دے سکتا ہے کہ زمینی کنکشن موجود ہے۔ تسلسل ٹیسٹر لائٹس ایک لیمپ اور بیٹری کو رابطے کی بندش یا تار کے تسلسل کی جانچ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ تسلسل ٹیسٹر لیمپ کے استعمال سے پہلے تمام سرکٹس مکمل طور پر غیر فعال ہو جائیں، ورنہ لیمپ تباہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ٹارچ لائٹ (ٹارچ) کو ٹیسٹ لیڈز کے ساتھ فیلڈ میں ترمیم شدہ یا فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے، تاکہ ٹارچ لائٹ کو تسلسل ٹیسٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ سولینائڈ وولٹ میٹر حوالہ جات بیرونی روابط وولٹیج ڈٹیکٹر پین الیکٹریکل ٹیسٹ کا سامان الیکٹرانک ٹیسٹ کا سامان کے ایک ماڈل کو یاد کریں