Tribometer
ٹرائبیومیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو رابطے میں دو سطحوں کے درمیان ٹرائبولوجیکل مقداروں کی پیمائش کرتا ہے، جیسے کہ رگڑ کا گتانک، رگڑ قوت، اور حجم پہننا۔ اسے 18 ویں صدی کے ڈچ سائنسدان مسچنبروک نے ایجاد کیا تھا۔ ایک ٹرائیوٹیسٹر ایک مشین یا ڈیوائس کو دیا گیا عام نام ہے جو پہننے، رگڑ اور چکنای کے ٹیسٹ اور تخروپن انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ٹرائبولوجی کے مطالعہ کا موضوع ہیں۔ اکثر ٹرائبوٹیسٹر اپنے کام میں انتہائی مخصوص ہوتے ہیں اور ان مینوفیکچررز کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں جو اپنی مصنوعات کی طویل مدتی کارکردگی کی جانچ اور تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مثال آرتھوپیڈک امپلانٹ مینوفیکچررز کی ہے جنہوں نے ٹریبیوٹیسٹرز تیار کرنے کے لیے کافی رقم خرچ کی ہے جو انسانی کولہے کے جوڑوں میں ہونے والی حرکتوں اور قوتوں کو درست طریقے سے دوبارہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مصنوعات کے تیز لباس کے ٹیسٹ انجام دے سکیں۔ نظریہ ایک سادہ ٹرائبومیٹر کو ایک لٹکتی ہوئی کمیت اور افقی سطح پر ٹکی ہوئی کمیت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جو ایک تار اور گھرنی کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ رگڑ کا گتانک، μ، جب نظام مستحکم ہوتا ہے، اس وقت تک لٹکتی ہوئی کمیت کو بڑھا کر طے کیا جاتا ہے جب تک کہ آرام دہ کمیت پھسلنا شروع نہ ہو جائے۔ پھر رگڑ قوت کے لیے عمومی مساوات کا استعمال کرتے ہوئے: جہاں N، عام قوت، بیٹھے ہوئے کمیت (mT) کے وزن (کمیت x کشش ثقل) کے برابر ہے اور F، لوڈنگ فورس، لٹکتی ہوئی کمیت (mH) کے وزن (کمیت x کشش ثقل) کے برابر ہے۔ رگڑ کے حرکی گتانک کا تعین کرنے کے لیے لٹکتی ہوئی کمیت کو اس وقت تک بڑھا یا کم کیا جاتا ہے جب تک کہ کمیت کا نظام مستقل رفتار سے حرکت نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں، رگڑ کے گتانک کو دو کمیتوں کے تناسب سے آسان بنایا جاتا ہے: ٹرائبومیٹر کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ تر ٹیسٹ ایپلی کیشنز میں، ٹیسٹ سے پہلے اور بعد میں ٹیسٹ کے نمونوں کی کمیت یا سطحوں کا موازنہ کرکے رگڑ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پہنی ہوئی سطحوں کی جانچ کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور طریقوں میں آپٹیکل مائکروسکوپ، اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ، آپٹیکل انٹرفیرومیٹری اور مکینیکل کھردری ٹیسٹر شامل ہیں۔ ٹائپز ٹرائیبومیٹرز کا حوالہ اکثر مخصوص رابطے کے انتظام سے دیا جاتا ہے جس کی وہ تقلید کرتے ہیں یا اصل سازوسامان ڈویلپر کے ذریعہ۔ کئی انتظامات یہ ہیں: ڈسک بال پر فور بال پن رنگ بال پر ڈسک رنگ تین پلیٹوں پر ریسیپروکیٹنگ پن (جسے عام طور پر ایس آر وی یا ایچ ایف آر آر کہا جاتا ہے) رنگ پر بلاک باؤنسنگ بال فریٹنگ ٹیسٹ مشین ٹوئن ڈسک باؤنسنگ بال باؤنسنگ بال ایک باؤنسنگ بال ٹرائیومیٹر ایک گیند پر مشتمل ہوتا ہے جو سطح کے خلاف زاویے پر متاثر ہوتا ہے۔ ایک عام ٹیسٹ کے دوران، ایک گیند کو ٹریک کے ساتھ ایک زاویے پر اس وقت تک پھسل دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ کسی سطح سے ٹکرا نہ جائے اور پھر سطح سے اچھل نہ جائے۔ گیند اور سطح کے درمیان رابطے میں پیدا ہونے والی رگڑ کے نتیجے میں سطح پر افقی قوت اور گیند پر گردشی قوت پیدا ہوتی ہے۔ رگڑ قوت کا تعین تیز رفتار فوٹو گرافی کا استعمال کرتے ہوئے گیند کی گردش کی رفتار کو تلاش کرکے یا افقی سطح پر قوت کی پیمائش کرکے کیا جاتا ہے۔ گیند کے ساتھ اثر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بڑی فوری قوت کی وجہ سے رابطے میں دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باؤنسنگ بال ٹرائیبومیٹر کا استعمال ہائی پریشر کے تحت چکنا کرنے والوں کی شیر کی خصوصیات کا تعین کرنے کے لیے کیا گیا ہے جیسے کہ بال بیرنگ یا گیئرز میں پایا جاتا ہے۔ ڈسک ٹرائبومیٹر پر ایک پن ایک ساکن پن پر مشتمل ہوتا ہے جو عام طور پر گھومتی ڈسک کے خلاف لوڈ کیا جاتا ہے۔ پن میں کسی مخصوص رابطے کی تقلید کے لیے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، لیکن سلنڈریکل ٹپس اکثر رابطے کی جیومیٹری کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رگڑ کے گتانک کا تعین رگڑ قوت اور پن پر موجود لوڈنگ قوت کے تناسب سے ہوتا ہے۔ اندرونی دہن انجنوں میں والو ٹرین کے اجزاء پر ہیرے جیسی کاربن کوٹنگز جیسے کم رگڑ کوٹنگز کے لیے پن آن ڈسک ٹیسٹ ایک سادہ وئر اور رگڑ ٹیسٹ فراہم کرنے میں مفید ثابت ہوا ہے۔ ابراسن ٹوسٹ کمپریشن ٹیسٹر ٹرائبولوجی حوالہ جات ٹرائبولوجی پیمائش کے آلات مواد سائنس بھی دیکھیں۔