Q meter
کیو میٹر ایک ایسا سامان ہے جو ریڈیو فریکوئنسی سرکٹس کی جانچ میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے پیشہ ورانہ لیبارٹریوں میں بڑی حد تک دوسرے قسم کے امپیڈینس پیمائش کے آلات سے تبدیل کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اب بھی ریڈیو شوقیہ افراد میں استعمال میں ہے۔ اسے 1934 میں نیو جرسی کے بونٹن میں بونٹن ریڈیو کارپوریشن میں ولیم ڈی لوفلن نے تیار کیا تھا۔ ایک کیو میٹر سرکٹ کے کوالٹی فیکٹر، کیو کی پیمائش کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ غیر مثالی رد عمل والے سرکٹ میں فی سائیکل کتنی توانائی ختم ہوتی ہے: یہ اظہار آر ایف اور مائکروویو فلٹر، بینڈ پاس ایل سی فلٹر، یا کسی بھی ریزونیٹر پر لاگو ہوتا ہے۔ اسے ایک منتخب تعدد پر انڈکٹر یا کیپسیٹر پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ انڈکٹرز کے لیے جہاں انڈکٹر کا رد عمل ہے، انڈکشن ہے، کونیی تعدد ہے اور انڈکٹر کی مزاحمت ہے۔ مزاحمت انڈکٹر میں ہونے والے نقصان کی نمائندگی کرتی ہے، بنیادی طور پر تار کی مزاحمت کی وجہ سے۔ ایک کیو میٹر سیریز گونج کے اصول پر کام کرتا ہے۔ ایل سی بینڈ پاس سرکٹس اور فلٹرز کے لیے: گونج تعدد (مرکز تعدد) کہاں ہے اور فلٹر بینڈوڈتھ کہاں ہے۔ ایل سی گونج سرکٹ کا استعمال کرتے ہوئے بینڈ پاس فلٹر میں، جب انڈکٹر کا نقصان (مزاحمت) بڑھتا ہے، تو اس کا کیو فیکٹر کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح فلٹر کی بینڈوتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوایکسیل کیوٹی فلٹر میں، کوئی انڈکٹر اور کیپسیٹر نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیوٹی میں نقصانات (مزاحمت) کے ساتھ مساوی ایل سی ماڈل ہوتا ہے اور کیو فیکٹر کو بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ آپریشن اندرونی طور پر، ایک کم سے کم کیو میٹر بہت کم (پاس) امپیڈینس آؤٹ پٹ کے ساتھ ایک ٹیون ایبل آر ایف جنریٹر اور بہت زیادہ امپیڈینس ان پٹ کے ساتھ ایک ڈٹیکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر ٹیسٹ کے تحت اجزاء میں ہائی کیو کیپسیٹنس کی ایک انشانکن شدہ مقدار شامل کرنے کا التزام ہوتا ہے تاکہ انڈکٹرز کو الگ تھلگ طریقے سے ناپا جا سکے۔ جنریٹر کو مؤثر طریقے سے ٹیسٹ کے تحت اجزاء کے ذریعہ بنائے گئے ٹیونڈ سرکٹ کے ساتھ سیریز میں رکھا جاتا ہے، اور ناکافی آؤٹ پٹ مزاحمت ہونے کی وجہ سے، کیو عنصر کو مادی طور پر متاثر نہیں کرتا ہے، جبکہ ڈٹیکٹر ایک عنصر (عام طور پر کیپسیٹر) میں تیار ہونے والے وولٹیج کی پیمائش کرتا ہے اور شونٹ میں زیادہ رکاوٹ ہونے کی وجہ سے کیو عنصر کو بھی نمایاں طور پر متاثر نہیں کرتا ہے۔ تیار شدہ آر ایف وولٹیج اور لاگو شدہ آر ایف کرنٹ کا تناسب، گونج فریکوئنسی سے رد عمل کی رکاوٹ کے علم کے ساتھ مل کر، اور ماخذ کی رکاوٹ، دریافت شدہ وولٹیج کو اسکیل کرکے کیو عنصر کو براہ راست پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایل سی آر میٹر ای ایس آر میٹر حوالہ جات مزید پڑھیں "ایک تجرباتی 'کیو' میٹر"-لائیڈ بٹلر کا مضمون (اصل میں امیچر ریڈیو، نومبر 1988 میں شائع ہوا ؛ اپریل 2004 میں نظر ثانی شدہ) الیکٹرانک ٹیسٹ کا سامان ریڈیو الیکٹرانکس پیمائش کے آلات