Electromagnetic reverberation chamber
برقی مقناطیسی ریوربریشن چیمبر (جسے ریورب چیمبر (آر وی سی) یا موڈ اسٹرڈ چیمبر (ایم ایس سی) بھی کہا جاتا ہے) برقی مقناطیسی مطابقت (ای ایم سی) کی جانچ اور دیگر برقی مقناطیسی تحقیقات کے لیے ایک ماحول ہے۔ برقی مقناطیسی ریوربریشن چیمبرز کو سب سے پہلے ایچ اے نے متعارف کرایا ہے۔ 1968 میں مینڈس۔ ایک ریوربریشن چیمبر اسکرینڈ کمرہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم برقی مقناطیسی توانائی جذب ہوتی ہے۔ کم جذب کی وجہ سے فیلڈ کی بہت زیادہ طاقت اعتدال پسند ان پٹ پاور کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ریوربریشن چیمبر ایک کیویٹی ریزونیٹر ہے جس میں اعلی ق عنصر ہوتا ہے۔ اس طرح، برقی اور مقناطیسی میدان کی طاقتوں کی مقامی تقسیم مضبوطی سے غیر یکساں (کھڑی لہریں) ہوتی ہے۔ اس بے یکسانیت کو کم کرنے کے لیے، ایک یا زیادہ ٹیونرز (اسٹرر) استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیونر ایک ایسی تعمیر ہے جس میں بڑے دھاتی ریفلیکٹر ہوتے ہیں جنہیں مختلف حدود کے حالات حاصل کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ریوربریشن چیمبر کی سب سے کم قابل استعمال فریکوئنسی (ایل یو ایف) چیمبر کے سائز اور ٹونر کے ڈیزائن پر منحصر ہوتی ہے۔ چھوٹے کمروں میں بڑے کمروں سے زیادہ ایل یو ایف ہوتا ہے۔ ریوربریشن چیمبر کا تصور مائکروویو اوون سے موازنہ ہے۔ گلوسری/نوٹیشن کا تعارف نوٹیشن بنیادی طور پر وہی ہے جو آئی ای سی معیار 61000-4-21 میں ہے۔ اوسط اور زیادہ سے زیادہ اقدار جیسی شماریاتی مقداروں کے لیے، استعمال شدہ ڈومین پر زور دینے کے لیے ایک زیادہ واضح اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں، مقامی ڈومین (سبسکرپٹ) کا مطلب ہے کہ مختلف چیمبر پوزیشنوں کے لیے مقداریں لی جاتی ہیں، اور اینسمبل ڈومین (سبسکرپٹ) سے مراد مختلف حدود یا جوش و خروش کے حالات ہیں (جیسے۔ ٹونر پوزیشنیں)۔ عام: برقی میدان کا ویکٹر۔ : مقناطیسی میدان کا ویکٹر۔ کل برقی یا مقناطیسی میدان کی طاقت، یعنی۔ فیلڈ ویکٹر کی شدت۔ برقی یا مقناطیسی فیلڈ ویکٹر کے ایک آئتاکار جزو کی فیلڈ طاقت (شدت)۔ : خالی جگہ کی خصوصیت کی رکاوٹ: منتقل کرنے والے اینٹینا کی کارکردگی: وصول کرنے والے اینٹینا کی کارکردگی: آگے اور پیچھے چلنے والی لہروں کی طاقت۔ : معیار کا عنصر۔ شماریات: اشیاء کے لیے مقامی اوسط (خلا میں پوزیشنیں)۔ : اشیاء کے لیے اینسمبل کا مطلب (حدود، یعنی۔ ٹونر پوزیشنیں)۔ : کے مساوی۔ یہ اعداد و شمار میں متوقع قدر ہے۔ : اشیاء کے لیے مقامی زیادہ سے زیادہ (خلا میں پوزیشن)۔ : اشیاء کے لیے زیادہ سے زیادہ کا مجموعہ (حدود، یعنی۔ ٹونر پوزیشنیں)۔ : کے مساوی۔ : اسپاٹیل ڈومین میں میکس سے مین تناسب۔ : اینسمبل ڈومین میں میکس سے مین تناسب۔ تھیوری کیوٹی ریزونیٹر ایک ریوربریشن چیمبر کیوٹی ریزونیٹر ہے-عام طور پر ایک اسکرینڈ کمرہ-جو زیادہ موٹے علاقے میں چلایا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں کیوٹی ریزونیٹرز کی مختصر تحقیقات کرنی ہوں گی۔ آئتاکار گہاوں کے لیے، گونج تعدد (یا آئجن فریکوئنسیز، یا قدرتی تعدد) اس طرح دی جاتی ہیں کہ روشنی کی رفتار کہاں ہے، اور جوف کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کہاں ہے، اور، غیر منفی عدد ہیں (زیادہ سے زیادہ ان میں سے ایک صفر ہو سکتا ہے)۔ اس مساوات کے ساتھ، ایک دی گئی حد سے کم آئجن فریکوئنسی والے طریقوں کی تعداد شمار کی جا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مرحلہ وار فنکشن ہوتا ہے۔ اصولی طور پر، دو طریقے-ایک ٹرانسورسل الیکٹرک موڈ اور ایک ٹرانسورسل مقناطیسی موڈ-ہر آئجن فریکوئنسی کے لیے موجود ہیں۔ چیمبر پوزیشن پر فیلڈز ٹی ای موڈ () کے لیے ٹی ایم موڈ () کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ ای-اور ایچ فیلڈ کے لیے باؤنڈری کنڈیشنز کی وجہ سے، کچھ موڈ موجود نہیں ہیں۔ پابندیاں یہ ہیں: ٹی ایم طریقوں کے لیے: m اور n صفر نہیں ہو سکتے، p صفر ہو سکتا ہے۔ ٹی ای طریقوں کے لیے: m یا n صفر ہو سکتا ہے (لیکن دونوں صفر نہیں ہو سکتے)، p صفر نہیں ہو سکتا۔ یہ اصطلاح ویل کے فارمولے سے ملتی جلتی ہے۔ موڈ کی بنیاد پر کثافت کی طرف سے دی جاتی ہے ایک اہم مقدار ایک مخصوص فریکوئنسی وقفے میں طریقوں کی تعداد ہے، جو کہ کوالٹی فیکٹر کے ذریعے دی جاتی ہے کوالٹی فیکٹر (یا کیو فیکٹر) تمام گونج والے نظاموں کے لیے ایک اہم مقدار ہے۔ عام طور پر، ق عنصر کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ اور اوسط کو ایک چکر میں لیا جاتا ہے، اور یہ کونیی تعدد ہے۔ ٹی ای اور ٹی ایم طریقوں کے فیکٹر کیو کا حساب فیلڈز سے لگایا جا سکتا ہے۔ ذخیرہ شدہ توانائی دھاتی دیواروں میں ہونے والے نقصان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اگر دیوار کی برقی چالکتا ہے اور اس کی پارگمیتا ہے، تو سطح کی مزاحمت یہ ہے کہ دیوار کے مواد کی جلد کی گہرائی کہاں ہے۔ نقصانات کا حساب ٹی ای طریقوں کے لیے آئتاکار گہا کے حساب سے کیا جاتا ہے: ٹی ایم طریقوں کے لیے: انفرادی طریقوں کی ق اقدار کا استعمال کرتے ہوئے، ایک اوسط جامع کوالٹی فیکٹر حاصل کیا جا سکتا ہے: اس میں صرف چیمبر کی دیواروں کی محدود چالکتا کی وجہ سے ہونے والے نقصانات شامل ہیں اور اس لیے یہ ایک اوپری حد ہے۔ دیگر نقصانات ڈائی الیکٹرک نقصانات ہیں جیسے۔ اینٹینا سپورٹ ڈھانچوں میں، دیوار کی کوٹنگز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات، اور رساو کے نقصانات۔ کم فریکوئنسی رینج کے لیے غالب نقصان اینٹینا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کمرے میں توانائی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے (اینٹینا، Tx منتقل کرنا) اور چیمبر میں فیلڈز کی نگرانی کے لیے (اینٹینا وصول کرنا، Rx)۔ یہ اینٹینا نقصان چیمبر میں اینٹینا کی تعداد کہاں ہے اس سے دیا جاتا ہے۔ تمام نقصانات سمیت معیار کا عنصر تمام واحد نقصان کے عمل کے عوامل کا ہم آہنگ مجموعہ ہے: محدود معیار کے عنصر کے نتیجے میں آئجن موڈ تعدد میں وسیع ہوتے ہیں، یعنی۔ ایک موڈ کو پرجوش کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر آپریٹنگ فریکوئنسی آئجن فریکوئنسی سے بالکل میل نہیں کھاتی ہے۔ لہذا، ایک ہی وقت میں دی گئی فریکوئنسی کے لیے زیادہ آئجن موڈ باہر نکلتے ہیں۔ ق-بینڈوڈتھ فریکوئنسی بینڈوڈتھ کی ایک پیمائش ہے جس پر ریوربریشن چیمبر میں طریقوں کا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ ریوربریشن چیمبر کا حساب درج ذیل کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے: فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے نتائج کے اندر پرجوش طریقوں کی تعداد چیمبر کے معیار کے عنصر سے متعلق چیمبر کا وقت مستقل ہے۔ یہ چیمبر کے فیلڈ (ایکسپونینشل ڈیک) کی مفت توانائی میں نرمی کا وقت مستقل ہے اگر ان پٹ پاور کو بند کر دیا جائے۔ اینکوک چیمبر ریوربریشن روم ایکو چیمبر انٹیگریٹنگ سپیئر جی ٹی ای ایم سیل نوٹس حوالہ جات کرافورڈ، ایم ایل بھی دیکھیں۔ ؛ کوپکے، جی۔ ایچ۔ : برقی مقناطیسی حساسیت/کمزوری کی پیمائش انجام دینے کے لیے ریوربریشن چیمبر کا ڈیزائن، تشخیص اور استعمال، این بی ایس ٹیکنیکل نوٹ 1092، نیشنل بیورو او ڈی اسٹینڈرڈز، بولڈر، سی او، اپریل، 1986۔ لیڈبری، جے ایم۔ ؛ کوپکے، جی۔ ایچ۔ : ریوربریشن چیمبر ریلیشن شپ: اصلاحات اور بہتری یا تین غلطیاں (تقریبا) ایک صحیح، برقی مقناطیسی مطابقت، 1999 آئی ای ای ای بین الاقوامی سمپوزیم، جلد 1، 1-6، 2-6 اگست 1999 بنا سکتی ہیں۔ برقی مقناطیسی تابکاری