Polarimeter
پولر میٹر ایک سائنسی آلہ ہے جو نظری طور پر فعال مادے کے ذریعے پولرائزڈ روشنی کے گزرنے کی وجہ سے گردش کے زاویے کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ کیمیائی مادے نظری طور پر فعال ہوتے ہیں، اور پولرائزڈ (یک طرفہ) روشنی ان مادوں سے گزرنے پر یا تو بائیں (گھڑی کی مخالف سمت) یا دائیں (گھڑی کی سمت) گھومتی ہے۔ وہ مقدار جس سے روشنی کو گھمایا جاتا ہے وہ زاویہ گردش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گردش کی سمت (گھڑی کی سمت یا گھڑی کی مخالف سمت) اور شدت نمونے کی چیرل خصوصیات کے بارے میں معلومات ظاہر کرتی ہے جیسے نمونے میں موجود اینانٹیومرز کی متعلقہ حراستی۔ عکاسی کے ذریعے پولرائزیشن کی تاریخ 1808 میں ایٹین لوئس مالس (1775-1812) نے دریافت کی تھی۔ پیمائش کا اصول دو اینانٹیومرز کا تناسب، پاکیزگی اور ارتکاز پولرمیٹری کے ذریعے ماپا جا سکتا ہے۔ اینانٹیومرز کی خصوصیت لکیری پولرائزڈ لائٹ کے طیارہ کو گھمانے کی ان کی خاصیت ہے۔ لہذا، ان مرکبات کو آپٹیکل طور پر فعال کہا جاتا ہے اور ان کی خاصیت کو آپٹیکل گردش کہا جاتا ہے۔ روشنی کے ذرائع جیسے لائٹ بلب، ٹونگسٹن ہیلوجن، یا سورج مرئی روشنی کی تعدد پر برقی مقناطیسی لہروں کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کا برقی میدان ان کے پھیلاؤ کی سمت کے لحاظ سے تمام ممکنہ طیاروں میں ارتعاش کرتا ہے۔ اس کے برعکس، لکیری پولرائزڈ روشنی کی لہریں متوازی طیاروں میں ارتعاش کرتی ہیں۔ اگر روشنی کا مقابلہ پولرائزر سے ہوتا ہے، تو روشنی کا صرف وہ حصہ جو پولرائزر کے متعین سطح میں ارتعاش کرتا ہے اس سے گزر سکتا ہے۔ اس سطح کو پولرائزیشن کا سطح کہا جاتا ہے۔ پولرائزیشن کا طیارہ آپٹک طور پر فعال مرکبات کے ذریعے موڑ دیا جاتا ہے۔ اس سمت کے مطابق جس میں روشنی کو گھمایا جاتا ہے، اینانٹیومر کو ڈیکسٹرو گھومنے والا یا لیوو گھومنے والا کہا جاتا ہے۔ اینانٹیومرز کی نظری سرگرمی اضافی ہوتی ہے۔ اگر مختلف اینانٹیومر ایک حل میں ایک ساتھ موجود ہیں، تو ان کی نظری سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریس میٹ آپٹیکل طور پر غیر فعال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی گھڑی کی سمت اور گھڑی کی سمت کے برعکس آپٹیکل سرگرمیوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ نظری گردش حل میں نظری طور پر فعال مادوں کے ارتکاز کے متناسب ہوتی ہے۔ اس لیے پولاری میٹر کا استعمال اینانٹیومر-پیور نمونوں کے ارتکاز کی پیمائش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ نمونے کے معروف ارتکاز کے ساتھ، پولر میٹر کا اطلاق کسی نئے مادے کی خصوصیت کرتے وقت مخصوص گردش کا تعین کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مخصوص گردش ایک جسمانی خاصیت ہے اور اس کی تعریف 1 ڈی ایم کے راستے کی لمبائی ایل پر نظری گردش α، 10 جی/ایل کا ارتکاز سی، درجہ حرارت ٹی (عام طور پر 20 ڈگری سیلسیس) اور ہلکی طول موج λ (عام طور پر 589.3 این ایم پر سوڈیم ڈی لائن) کے طور پر کی گئی ہے: یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب روشنی کی کرن نمونے کے نظری طور پر فعال مالیکیولز کی ایک مخصوص مقدار سے گزرتی ہے تو پولرائزیشن کا طیارہ کتنا گھومتا ہے۔ لہذا، نظری گردش درجہ حرارت، ارتکاز، طول موج، راستے کی لمبائی، اور تجزیہ کیے جانے والے مادے پر منحصر ہے۔ تعمیر پولر میٹر دو نکول پرزموں (پولرائزر اور تجزیہ کار) سے بنا ہے۔ پولرائزر فکسڈ ہے اور تجزیہ کار کو گھمایا جا سکتا ہے۔ پریزموں کو سلٹس S1 اور S2 کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ روشنی کی لہروں کو تار میں موجود لہروں کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے۔ پولرائزر S1 صرف ان ہلکی لہروں کی اجازت دیتا ہے جو ایک ہی سطح پر حرکت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے روشنی طیارہ پولرائز ہو جاتی ہے۔ جب تجزیہ کار کو بھی اسی طرح کی پوزیشن میں رکھا جاتا ہے تو یہ پولرائزر سے آنے والی روشنی کی لہروں کو اس سے گزرنے دیتا ہے۔ جب اسے صحیح زاویے سے گھمایا جاتا ہے تو کوئی لہریں صحیح زاویے سے نہیں گزر سکتی ہیں اور میدان تاریک دکھائی دیتا ہے۔ اگر اب پولرائزر اور تجزیہ کار کے درمیان آپٹک طور پر فعال حل پر مشتمل شیشے کی ٹیوب رکھی جاتی ہے تو روشنی اب پولرائزیشن کے جہاز کے ذریعے ایک مخصوص زاویے سے گھومتی ہے، تجزیہ کار کو اسی زاویے سے گھومنا پڑے گا۔ آپریشن پولر میٹر دو پولرائزنگ پلیٹوں میں سے پہلی کے ذریعے یک رنگ روشنی کو منتقل کرکے اس کی پیمائش کرتے ہیں، جس سے پولرائزڈ بیم بنتا ہے۔ اس پہلی پلیٹ کو پولرائزر کہا جاتا ہے۔ اس بیم کو پھر گھمایا جاتا ہے جب یہ نمونے سے گزرتا ہے۔ نمونے سے گزرنے کے بعد، دوسرا پولرائزر، جسے تجزیہ کار کہا جاتا ہے، دستی گردش یا زاویہ کا خودکار پتہ لگانے کے ذریعے گھومتا ہے۔ جب تجزیہ کار کو اس طرح گھمایا جاتا ہے کہ تمام روشنی یا کوئی روشنی گزر نہ سکے، تو کوئی بھی گردش کا زاویہ تلاش کر سکتا ہے جو اس زاویہ θ کے برابر ہے جس کے ذریعے تجزیہ کار کو سابقہ صورت میں گھمایا گیا تھا، یا مؤخر الذکر صورت میں 90-θ۔ پولر میٹر لارنٹ کے نصف سایہ دار پولر میٹر کی اقسام جب طیارہ پولرائزڈ روشنی کچھ کرسٹل سے گزرتی ہے تو بائیں پولرائزڈ روشنی کی رفتار دائیں پولرائزڈ روشنی سے مختلف ہوتی ہے، اس طرح کہا جاتا ہے کہ کرسٹل میں دو ریفریکٹیو انڈیکس ہوتے ہیں، یعنی۔ ڈبل ریفریکٹنگ۔ تعمیر: پولر میٹر ایک یک رنگ ماخذ S پر مشتمل ہوتا ہے جسے کنویکس لینس L کے فوکل پوائنٹ پر رکھا جاتا ہے۔ کنویکس لینس کے فورا بعد ایک نکول پرزم P ہوتا ہے جو پولرائزر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایچ ایک نصف سایہ والا آلہ ہے جو نکول پی سے نکلنے والی پولرائزڈ روشنی کے میدان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، عام طور پر غیر مساوی چمک کا۔ ٹی ایک شیشے کی ٹیوب ہے جس میں آپٹیکل طور پر فعال محلول بھرا ہوا ہے۔ ٹی سے گزرنے کے بعد روشنی کو تجزیہ کرنے والے نکول اے پر گرنے دیا جاتا ہے جسے ٹیوب کے محور کے گرد گھمایا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کار کی گردش کو پیمانے سی کی مدد سے ماپا جا سکتا ہے۔ عملی اصول: نصف سایہ والے آلے کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے، فرض کریں کہ یہ موجود نہیں ہے۔ تجزیہ کار کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹیوب خالی ہونے پر فیلڈ آف ویو تاریک ہو۔ تجزیہ کار کی پوزیشن سرکلر پیمانے پر نوٹ کی جاتی ہے۔ اب ٹیوب آپٹیکل طور پر فعال محلول سے بھری ہوئی ہے اور اسے اپنی مناسب پوزیشن میں سیٹ کیا گیا ہے۔ نظری طور پر فعال حل پولرائزر P سے نکلنے والی روشنی کے پولرائزیشن کے جہاز کو کسی زاویے سے گھومتا ہے، اس لیے روشنی تجزیہ کار A کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور دوربین کا فیلڈ آف ویو روشن ہو جاتا ہے۔ اب تجزیہ کار کو ایک محدود زاویے سے گھمایا جاتا ہے تاکہ دوربین کا دیکھنے کا میدان دوبارہ تاریک ہو جائے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تجزیہ کار کو اسی زاویے سے گھمایا جائے جس کے ذریعے روشنی کے پولرائزیشن کا طیارہ آپٹیکل طور پر فعال حل کے ذریعے گھمایا جاتا ہے۔ تجزیہ کار کی پوزیشن دوبارہ نوٹ کی جاتی ہے۔ دونوں ریڈنگز کا فرق پولرائزیشن کے طیارہ کی گردش کا زاویہ دے گا۔ مندرجہ بالا طریقہ کار میں درپیش ایک دشواری یہ ہے کہ جب تجزیہ کار کو مکمل تاریکی کے لیے گھمایا جاتا ہے، تو اسے بتدریج حاصل کیا جاتا ہے اور اس لیے صحیح پوزیشن تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے جس کے لیے مکمل تاریکی حاصل کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا مشکل پر قابو پانے کے لیے، پولرائزر پی اور گلاس ٹیوب ٹی کے درمیان ہاف شیڈ ڈیوائس متعارف کرایا جاتا ہے۔ ہاف شیڈ ڈیوائس: یہ دو سیمی سرکلر پلیٹوں اے سی بی اور اے ڈی بی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اے سی بی کا آدھا حصہ شیشے سے بنا ہوتا ہے جبکہ باقی آدھا حصہ کوارٹج سے بنا ہوتا ہے۔ دونوں حصوں کو ایک ساتھ سیمنٹ کیا گیا ہے۔ کوارٹج کو آپٹک محور کے متوازی کاٹا جاتا ہے۔ کوارٹج کی موٹائی کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ عام اور غیر معمولی شعاعوں کے درمیان 'اے/2' کے راستے کے فرق کو متعارف کراتا ہے۔ شیشے کی موٹائی کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہی روشنی جذب کرتا ہے جتنی کوارٹج نصف جذب کرتا ہے۔ غور کریں کہ پولرائزیشن کا کمپن او پی کے ساتھ ہے۔ شیشے سے گزرنے پر نصف کمپن او پی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن کوارٹج کے نصف حصے سے گزرنے پر یہ کمپن 0-اور £-اجزاء میں تقسیم ہو جائیں گے۔ £-اجزاء آپٹک محور کے متوازی ہوتے ہیں جبکہ O-جزو آپٹک محور کے لیے عمودی ہوتا ہے۔ او-جزو کوارٹج میں تیزی سے سفر کرتا ہے اور اس لیے ایک ابھرتا ہوا 0-جزو او سی کے بجائے او ڈی کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح اجزاء او اے اور او ڈی یکجا ہو کر او کیو کے ساتھ ایک نتیجہ خیز کمپن تشکیل دیں گے جو آپٹک محور کے ساتھ او پی کی طرح ایک ہی زاویہ بناتا ہے۔ اب اگر تجزیہ کرنے والے نکول کا پرنسپل طیارہ او پی کے متوازی ہے تو روشنی شیشے سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جائے گی۔ لہذا شیشے کا آدھا حصہ کوارٹج کے آدھے حصے سے زیادہ روشن ہوگا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیشے کا آدھا حصہ روشن ہوگا اور کوارٹج کا آدھا حصہ سیاہ ہوگا۔ اسی طرح اگر تجزیہ کرنے والے نکول کا بنیادی طیارہ OQ کے متوازی ہے تو کوارٹج کا نصف روشن ہوگا اور شیشے کا نصف سیاہ ہوگا۔ جب تجزیہ کار کا بنیادی طیارہ اے او بی کے ساتھ ہو تو دونوں حصے یکساں طور پر روشن ہوں گے۔ دوسری طرف، اگر تجزیہ کار کا بنیادی طیارہ ڈی او سی کے ساتھ ہے تو دونوں حصے یکساں طور پر سیاہ ہوں گے۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ اگر تجزیہ کرنے والے نکول کو ڈی او سی سے قدرے پریشان کیا جائے تو ایک نصف دوسرے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا ہاف شیڈ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے، گردش کے زاویے کی پیمائش زیادہ درست طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ مخصوص گردش کا تعین: آپٹک طور پر فعال مادہ (جیسے چینی) کی مخصوص گردش کا تعین کرنے کے لیے، پولری میٹر ٹیوب کو پہلے خالص پانی سے بھرا جاتا ہے اور تجزیہ کار کو مساوی تاریکی کے لیے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے (دونوں حصوں کو مساوی طور پر سیاہ ہونا چاہیے)۔ تجزیہ کار کی پوزیشن کو پیمانے کی مدد سے نوٹ کیا جاتا ہے۔ اب پولری میٹر ٹیوب کو معلوم ارتکاز کے شکر کے محلول سے بھرا جاتا ہے اور پھر تجزیہ کار کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ پھر سے یکساں تاریک نقطہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تجزیہ کار کی پوزیشن دوبارہ نوٹ کی جاتی ہے۔ دونوں ریڈنگ کا فرق گردش کا زاویہ θ دے گا۔ لہذا، ایک مخصوص گردش S کا تعین S = θ/LC کے طور پر کیا جاتا ہے، جہاں L نظری راستے کی لمبائی ہے اور C مادہ کا ارتکاز ہے۔ بیکوارٹز پولر میٹر بیکوارٹز پولر میٹر میں، بیکوارٹز پلیٹ استعمال کی جاتی ہے۔ بیکوارٹز پلیٹ کوارٹز کی دو نیم سرکلر پلیٹوں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے ہر ایک کی موٹائی 3.75mm ہوتی ہے۔ ایک نصف دائیں ہاتھ سے آپٹیکل طور پر فعال کوارٹج پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا بائیں ہاتھ سے آپٹیکل طور پر فعال کوارٹج ہوتا ہے۔ ابتدائی پولر میٹر، جو 1830 کی دہائی کے ہیں، کے لیے صارف کو دوسرے جامد عنصر (ڈٹیکٹر) کے ذریعے دیکھتے ہوئے ایک پولرائزنگ عنصر (تجزیہ کار) کو جسمانی طور پر گھمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈٹیکٹر کو آپٹک طور پر فعال نمونے پر مشتمل ٹیوب کے مخالف سرے پر رکھا گیا تھا، اور جب کم سے کم روشنی کا مشاہدہ کیا گیا تو صارف نے "صف بندی" کا اندازہ لگانے کے لیے اپنی آنکھ کا استعمال کیا۔ اس کے بعد گردش کے زاویے کو ایک سادہ فکسڈ سے حرکت پذیر پولرائزر تک ایک ڈگری یا اس سے زیادہ کے اندر پڑھا جاتا تھا۔ اگرچہ آج پیدا ہونے والے زیادہ تر دستی پولرمیٹر اب بھی اس بنیادی اصول کو اپناتے ہیں، لیکن سالوں کے دوران اصل آپٹو مکینیکل ڈیزائن پر لاگو ہونے والی بہت سی پیشرفتوں نے پیمائش کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے۔ نصف لہر والی پلیٹ کے تعارف نے "امتیاز کی حساسیت" میں اضافہ کیا، جبکہ ورنیر ڈرم کے ساتھ ایک صحت سے متعلق شیشے کے پیمانے نے حتمی پڑھنے کو سی اے کے اندر آسان بنا دیا۔ ± 0.05º۔ زیادہ تر جدید دستی پولرمیٹر روشنی کے ذریعہ کے طور پر زیادہ مہنگے سوڈیم آرک لیمپ کی جگہ طویل زندگی والی پیلے رنگ کی ایل ای ڈی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نیم خودکار آج، نیم خودکار پولر میٹر دستیاب ہیں۔ آپریٹر تصویر کو ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے دیکھتا ہے اور تجزیہ کار کے زاویے کو الیکٹرانک کنٹرول کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ مکمل طور پر خودکار مکمل طور پر خودکار پولر میٹر اب بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں اور صرف صارف کو ایک بٹن دبانے اور ڈیجیٹل ریڈ آؤٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیز رفتار خودکار ڈیجیٹل پولرمیٹر نمونے کے گردش کے زاویے سے قطع نظر چند سیکنڈ کے اندر درست نتیجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ مسلسل پیمائش فراہم کرتے ہیں، اعلی کارکردگی والی مائع کرومیٹوگرافی اور دیگر حرکی تحقیقات میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ جدید پولر میٹر کی ایک اور خصوصیت فیراڈے ماڈیولٹر ہے۔ فیراڈے ماڈیولٹر ایک متبادل موجودہ مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ تاریکی کے نقطہ کو بار بار گزرنے کی اجازت دے کر پتہ لگانے کی درستگی کو بڑھانے کے لیے پولرائزیشن کے سطح کو ارتعاش کرتا ہے اور اس طرح اس کا تعین اور بھی زیادہ درستگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ نمونے کے درجہ حرارت کا نمونے کی نظری گردش پر نمایاں اثر پڑتا ہے، اس لیے جدید پولر میٹر پہلے ہی درجہ حرارت کو فعال طور پر کنٹرول کرنے کے لیے پیلٹیئر عناصر کو شامل کر چکے ہیں۔ درجہ حرارت پر قابو پانے والی نمونے کی ٹیوبوں کے طور پر خصوصی تکنیکیں پیمائش کی غلطیوں کو کم کرتی ہیں اور آپریشن کو آسان بناتی ہیں۔ نتائج کو خودکار پروسیسنگ کے لیے براہ راست کمپیوٹر یا نیٹ ورک میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ روایتی طور پر، نمونے کے خلیے کی درست بھرنے کو آلے کے باہر چیک کرنا پڑتا تھا، کیونکہ آلے کے اندر سے مناسب کنٹرول ممکن نہیں تھا۔ آج کل ایک کیمرہ سسٹم نمونے سیل میں نمونے اور درست بھرنے کے حالات کی نگرانی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مزید برآں، چند کمپنیوں کی طرف سے متعارف کرائی گئی خودکار بھرنے کی خصوصیات مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ کاسٹک کیمیکلز، ایسڈز اور بیسز کے ساتھ کام کرتے وقت پولری میٹر سیل کو ہاتھ سے لوڈ نہ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں آپشن بلبلوں یا ذرات کی وجہ سے ہونے والی ممکنہ غلطیوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں۔ کسی نظری طور پر فعال مادے کی گردش کا زاویہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے: نمونے سے گزرنے والی روشنی کی طول موج کا ارتکاز (عام طور پر، گردش کا زاویہ اور طول موج الٹا متناسب ہوتا ہے) نمونے کا درجہ حرارت (عام طور پر دونوں براہ راست متناسب ہوتے ہیں) نمونے کے خلیے کی لمبائی (بہتر درستگی کو یقینی بنانے کے لیے صارف کی طرف سے زیادہ تر خودکار قطبین میں ان پٹ) بھرنے کے حالات (بلبلے، درجہ حرارت اور ارتکاز کے میلان) زیادہ تر جدید قطبین میں ان غلطیوں کی تلافی یا/اور ان پر قابو پانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیلیبریشن روایتی طور پر، ایک متعین ارتکاز کے ساتھ سکروز کا حل چینی کے مالیکیولز کی مقدار کو ہلکے پولرائزیشن گردش سے متعلق پولر میٹرز کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انٹرنیشنل کمیشن فار یونیفارم میتھڈز آف شوگر اینالیسس (آئی سی یو ایم ایس اے) نے چینی کی صنعت کے لیے تجزیاتی طریقوں کو متحد کرنے، بین الاقوامی شوگر اسکیل (آئی ایس ایس) کے لیے معیارات طے کرنے اور چینی کی صنعت میں پولر میٹر کے لیے وضاحتیں طے کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم، چینی کے محلول آلودگی اور بخارات کا شکار ہوتے ہیں۔ مزید برآں، کسی شے کی نظری گردش درجہ حرارت کے لیے بہت حساس ہوتی ہے۔ ایک زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم معیار پایا گیا: کرسٹل لائن کوارٹج جو مبنی ہے اور اس طرح سے کاٹا گیا ہے کہ یہ چینی کے عام محلول کی نظری گردش سے میل کھاتا ہے، لیکن اوپر بیان کردہ نقصانات کو دکھائے بغیر۔ کوارٹز (سلکان ڈائی آکسائیڈ، SiO2) ایک عام معدنیات ہے، جو سلکان اور آکسیجن کا ایک مثلث کیمیائی مرکب ہے۔ آج کل، مختلف موٹائی کی کوارٹج پلیٹیں یا کوارٹج کنٹرول پلیٹیں پولر میٹر اور سیکری میٹر کو انشانکن کرنے کے معیار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ قابل اعتماد اور موازنہ نتائج کو یقینی بنانے کے لیے، کوارٹز پلیٹوں کو میٹرولوجی اداروں کے ذریعے انشانکن اور تصدیق شدہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم،. متبادل طور پر، انشانکن کو پولرائزیشن ریفرنس اسٹینڈرڈ کا استعمال کرتے ہوئے چیک کیا جا سکتا ہے، جو روشنی کے راستے پر عمودی ہولڈر میں نصب کوارٹز کی پلیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ معیارات 55 نیوبرگ روڈ، ہیکٹسٹاون، این جے 07840، یو ایس اے میں واقع روڈولف ریسرچ اینالیٹیکل سے رابطہ کرکے این آئی ایس ٹی کے لیے دستیاب ہیں، جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک انشانکن پہلے ایک ابتدائی ٹیسٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں بنیادی انشانکن کی صلاحیت کی جانچ کی جاتی ہے۔ کوارٹج کنٹرول پلیٹوں کو ان کے طول و عرض، نظری پاکیزگی، چپٹی پن، چہروں کی متوازی پن اور نظری محور کی غلطیوں کے حوالے سے مطلوبہ کم از کم ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد، اصل پیمائش کی قیمت-نظری گردش-کو صحت سے متعلق پولر میٹر سے ماپا جاتا ہے۔ پولر میٹر کی پیمائش کی غیر یقینی صورتحال 0.001 ° (k = 2) کے برابر ہے۔ ایپلی کیشنز کیونکہ بہت سے آپٹک طور پر فعال کیمیکل جیسے ٹارٹارک ایسڈ، سٹیریو آئسومر ہوتے ہیں، اس لیے پولر میٹر کا استعمال یہ شناخت کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ نمونے میں کون سا آئسومر موجود ہے-اگر یہ پولرائزڈ روشنی کو بائیں طرف گھومتا ہے، تو یہ ایک لیوو-آئسومر ہے، اور دائیں طرف، ایک ڈیکسٹرو-آئسومر ہے۔ اسے حلوں میں اینانٹیومرز کے تناسب کی پیمائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظری گردش حل میں نظری طور پر فعال مادوں کے ارتکاز کے متناسب ہوتی ہے۔ اس لیے پولاریمیٹری کا استعمال اینانٹیومر-پیور نمونوں کے ارتکاز کی پیمائش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ نمونے کے معروف ارتکاز کے ساتھ، پولرمیٹری کا اطلاق کسی نئے مادے کی خصوصیت کرتے وقت مخصوص گردش (ایک جسمانی خاصیت) کا تعین کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیمیائی صنعت بہت سے کیمیکل ایک مخصوص گردش کو ایک منفرد خاصیت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں (ایک گہری خاصیت جیسے ریفریکٹیو انڈیکس یا مخصوص کشش ثقل) جسے اس میں فرق کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پولاری میٹر اس کی بنیاد پر نامعلوم نمونوں کی شناخت کر سکتے ہیں اگر دیگر متغیرات جیسے کہ ارتکاز اور نمونے کے خلیے کی لمبائی کو کنٹرول کیا جائے یا کم از کم معلوم ہو۔ یہ کیمیائی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی ٹوکن سے، اگر کسی نمونے کی مخصوص گردش پہلے سے معلوم ہے، تو اس پر مشتمل محلول کی حراستی اور/یا پاکیزگی کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر خودکار پولرمیٹر یہ حساب خود بخود کرتے ہیں، صارف کی طرف سے متغیرات پر ان پٹ دیا جاتا ہے۔ خوراک، مشروبات اور دواسازی کی صنعتیں خوراک اور مشروبات اور دواسازی کی صنعتوں میں مصنوعات یا اجزاء کے معیار کا تعین کرنے کے لیے ارتکاز اور پاکیزگی کی پیمائش خاص طور پر اہم ہیں۔ نمونے جو مخصوص گردشوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کا پولر میٹر کے ساتھ پاکیزگی کے لیے حساب لگایا جا سکتا ہے ان میں شامل ہیں: سٹیرائڈز ڈائیورٹکس اینٹی بائیوٹکس نارکوٹکس وٹامنز اینالجیکس امینو ایسڈ ضروری تیل پولیمر شکر شکر پولر میٹر چینی کی صنعت میں گنے اور بہتر شکر دونوں کے رس کے معیار کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر، شوگر ریفائنریز فلو سیل کے ساتھ ایک ترمیم شدہ پولری میٹر کا استعمال کرتی ہیں (اور ریفریکٹومیٹر کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں) جسے سیکچریمیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ آلات انٹرنیشنل شوگر اسکیل کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ انٹرنیشنل کمیشن فار یونیفارم میتھڈز آف شوگر اینالیسس (آئی سی یو ایم ایس اے) نے بیان کیا ہے۔ آپٹیکل گردش پولرمیٹری پولرائزیشن چیرالیٹی اینانٹیومرز حوالہ جات پولرائزیشن (لہریں) آپٹیکل آلات فرانسیسی ایجادات بھی دیکھیں۔