LTZ1000
LTZ1000 ایک اعلی صحت سے متعلق، انتہائی مستحکم زینر ڈایڈڈ وولٹیج حوالہ ہے جو اصل میں کارل نیلسن نے لکیری ٹیکنالوجی کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ بہتر استحکام کے لیے ڈیوائس کو مستقل درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے انٹیگریٹڈ ہیٹر اور ٹمپریچر سینسر کے ساتھ پیک کیے گئے زینر ریفرنس پر مشتمل ہوتا ہے۔ LTZ1000 کا اندرونی حوالہ ایک اوونائزڈ زینر ڈایڈڈ ہے جسے اندرونی مزاحم ہیٹر کے ذریعے مستقل درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے۔ ہیٹر کو چلانے اور حوالہ کے مستقل اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے بیرونی ہارڈ ویئر کے ساتھ مل کر ایک اندرونی سینسنگ ٹرانجسٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اعلی حساسیت کی وجہ سے، LTZ1000 کو باقی سرکٹ سے تھرمل طور پر الگ تھلگ ہونا چاہیے اور ایک ایسی دیوار میں رکھنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے لیے ہوا کے دھاروں سے اچھی طرح سے محفوظ ہو۔ ڈیوائس کا آؤٹ پٹ وولٹیج چپ ٹو چپ کی بنیاد پر 7 سے 7.5V تک ہوتا ہے، جس میں شور کا اعداد و شمار 1.2µV چوٹی سے چوٹی تک اور طویل مدتی بہاؤ 2μV/ρkHr ہوتا ہے۔ LTZ1000 بہت سے اعلی صحت سے متعلق میٹرولوجی ایپلی کیشنز کے لیے ایک مقبول حوالہ ہے، اور اس نے بہت سے اعلی صحت سے متعلق آلات جیسے HP3458A 8 1⁄2 ہندسوں کے ملٹی میٹر اور CERN کے HPM7177 8 1⁄2 ہندسوں کے وولٹ میٹر کے لیے اندرونی وولٹیج حوالہ کے طور پر کام کیا ہے، جو لارج ہیڈرون کولائڈر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ان شوقین افراد میں بھی بہت مقبول ہے جو آلات کی انشانکن یا انتہائی عین مطابق وولٹیج کی پیمائش حاصل کرنے کے لیے اپنے وولٹیج کے حوالہ جات تیار کرنے کے خواہاں ہیں۔ حوالہ جات ڈائیڈس