Thiele tube
تھیلی ٹیوب، جس کا نام جرمن کیمسٹ جوہانس تھیلی کے نام پر رکھا گیا ہے، ایک لیبارٹری شیشے کا سامان ہے جو تیل کے غسل کو رکھنے اور گرم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح کا سیٹ اپ عام طور پر کسی مادے کے پگھلنے کے مقام یا ابلتے مقام کے تعین میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سامان ایک منسلک ہینڈل کے ساتھ شیشے کی ٹیسٹ ٹیوب سے ملتا جلتا ہے۔ آپریشن آئل ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر "ہینڈل" کو یا تو ایک چھوٹے شعلے یا کسی دوسرے حرارتی عنصر کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے۔ تھیلی ٹیوب کی شکل تیل کو گرم کرنے پر اس میں جذب کرنے والے دھاروں کی تشکیل کی اجازت دیتی ہے۔ یہ دھارے ٹیوب میں پورے تیل میں کافی یکساں درجہ حرارت کی تقسیم کو برقرار رکھتے ہیں۔ ٹیوب کے سائیڈ آرم کو ان کنویکشن کرنٹس کو پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرح گرمی کو شعلے سے یکساں اور تیزی سے حرارتی تیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ نمونہ، جو کیپلری ٹیوب میں پیک کیا جاتا ہے، تھرمامیٹر سے منسلک ہوتا ہے، اور ربڑ کے بینڈ یا ربڑ کی نلیوں کے چھوٹے ٹکڑے کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ تھیلی ٹیوب کو عام طور پر ایک چھوٹے شعلے کے ساتھ مائیکرو برنر کا استعمال کرتے ہوئے گرم کیا جاتا ہے۔ پگھلنے کے مقام کا تعین ربڑ کے بینڈ کے ساتھ تھرمامیٹر سے منسلک مہر بند کیپلیری میں ایک نمونہ ٹیوب میں ڈوبا جاتا ہے۔ گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور درجہ حرارت کی حدود جس پر نمونہ پگھلتا ہے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گرم کرنے کے دوران، وہ نقطہ جس پر پگھلنے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور درجہ حرارت مستقل نمونے کا پگھلنے کا نقطہ ہوتا ہے۔ ایک زیادہ جدید طریقہ وقف شدہ سامان کا استعمال کرتا ہے، جسے پگھلنے والے نقطہ کا سامان کہا جاتا ہے۔ درست پیمائش حاصل کرنے کے لیے پگھلنے کے مقام پر سست حرارتی شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نمونہ پگھلنا شروع ہوتا ہے تو تھرمامیٹر پر درجہ حرارت ریکارڈ کریں اور جب تمام نمونے پگھل جاتے ہیں تو درجہ حرارت کو دوبارہ ریکارڈ کریں (اس سے آپ کو پگھلنے کے نقطہ کی حد ملتی ہے، جو کہ عام طور پر کیمیائی ادب میں حوالہ دیا جاتا ہے)۔ بوائلنگ پوائنٹ کا تعین ایک تھیلی ٹیوب کو سیوولوبوف طریقہ کار کے ذریعے مائع کے بوائلنگ پوائنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیوژن ٹیوب میں ایک نمونہ ربڑ کے بینڈ کے ساتھ تھرمامیٹر سے منسلک ہوتا ہے، اور ٹیوب میں ڈوبا جاتا ہے۔ ایک مہر بند کیپلیری، جو نیچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، فیوژن ٹیوب میں رکھی جاتی ہے۔ تھیلی ٹیوب کو گرم کیا جاتا ہے ؛ تحلیل شدہ گیسیں پہلے نمونے سے تیار ہوتی ہیں۔ ایک بار جب نمونہ ابالنا شروع ہو جاتا ہے، تو گرم کرنا بند کر دیا جاتا ہے، اور درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ درجہ حرارت جس پر مائع کا نمونہ مہر بند کیپلیری میں چوس لیا جاتا ہے نمونے کا ابلتا ہوا نقطہ ہوتا ہے۔ حوالہ جات لیبارٹری شیشے کے برتن