Gas detector
گیس ڈٹیکٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کسی علاقے میں گیسوں کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے، اکثر حفاظتی نظام کے حصے کے طور پر۔ گیس ڈٹیکٹر اس علاقے میں آپریٹرز کو الارم لگا سکتا ہے جہاں رساو ہو رہا ہے، جس سے انہیں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اس قسم کا آلہ اہم ہے کیونکہ ایسی بہت سی گیسیں ہیں جو نامیاتی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جیسے انسان یا جانور۔ گیس ڈٹیکٹرز کا استعمال آتش گیر، آتش گیر اور زہریلی گیسوں اور آکسیجن کی کمی کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا آلہ صنعت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے اور مینوفیکچرنگ کے عمل اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے فوٹو وولٹک کی نگرانی کے لیے تیل کی رگوں جیسے مقامات پر پایا جا سکتا ہے۔ انہیں آگ بجھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گیس کے رساو کا پتہ لگانا سینسرز کے ذریعے ممکنہ طور پر خطرناک گیس کے رساو کی شناخت کرنے کا عمل ہے۔ مزید برآں تھرمل کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے بصری شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ سینسر عام طور پر کسی خطرناک گیس کا پتہ چلنے پر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے قابل سماعت الارم کا استعمال کرتے ہیں۔ زہریلی گیسوں کی نمائش پینٹنگ، فیومیگیشن، ایندھن بھرنے، تعمیر، آلودہ مٹی کی کھدائی، لینڈ فل آپریشن، محدود جگہوں میں داخل ہونے وغیرہ جیسی کارروائیوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ عام سینسرز میں آتش گیر گیس سینسرز، فوٹو آئنائزیشن ڈیٹیکٹرز، انفراریڈ پوائنٹ سینسرز، الٹراسونک سینسرز، الیکٹرو کیمیکل گیس سینسرز، اور میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر (ایم او ایس) سینسرز شامل ہیں۔ حال ہی میں، انفراریڈ امیجنگ سینسر استعمال میں آئے ہیں۔ ان تمام سینسرز کا استعمال وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ صنعتی پلانٹس، ریفائنریز، دواسازی کی تیاری، دھوئیں کی سہولیات، کاغذ کے گودے کی ملوں، ہوائی جہاز اور جہاز سازی کی سہولیات، حزمت آپریشنز، گندے پانی کی صفائی کی سہولیات، گاڑیاں، اندرونی ہوا کے معیار کی جانچ اور گھروں میں پائے جا سکتے ہیں۔ انسانی صحت پر نقصان دہ گیسوں کے اثرات دریافت ہونے کے بعد گیس کے رساو کا پتہ لگانے کے طریقے تشویش کا باعث بن گئے۔ جدید الیکٹرانک سینسرز سے پہلے، ابتدائی پتہ لگانے کے طریقے کم عین مطابق ڈٹیکٹرز پر انحصار کرتے تھے۔ 19 ویں اور 20 ویں صدی کے اوائل میں، کوئلے کے کان کن کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ اور میتھین جیسی جان لیوا گیسوں کے خلاف ابتدائی پتہ لگانے کے نظام کے طور پر کینریوں کو سرنگوں تک لائیں گے۔ کینری، عام طور پر ایک بہت گانا والا پرندہ، گانا بند کر دیتا ہے اور اگر ان گیسوں سے نہیں ہٹایا گیا تو آخر کار مر جاتا ہے، جس سے کان کنوں کو جلدی سے کان سے باہر نکلنے کا اشارہ ملتا ہے۔ صنعتی دور کا پہلا گیس ڈٹیکٹر شعلہ حفاظتی لیمپ (یا ڈیوی لیمپ) تھا جسے سر ہمفری ڈیوی (انگلینڈ کے) نے 1815 میں زیر زمین کوئلے کی کانوں میں میتھین (فائر ایمپ) کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ شعلہ حفاظتی چراغ ایک تیل کے شعلے پر مشتمل ہوتا ہے جسے تازہ ہوا میں مخصوص اونچائی پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ان لیمپوں کے ساتھ اگنیشن کو روکنے کے لیے شعلہ شیشے کی آستین کے اندر ایک میش شعلہ گرفتاری کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ شعلوں کی اونچائی میتھین کی موجودگی (زیادہ) یا آکسیجن کی کمی (کم) کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ آج تک، دنیا کے کچھ حصوں میں شعلہ حفاظتی لیمپ اب بھی خدمت میں ہیں۔ گیس کا پتہ لگانے کا جدید دور 1926-1927 میں Dr.Oliver جانسن کے اتپریرک دہن (LEL) سینسر کی ترقی کے ساتھ شروع ہوا۔ ڈاکٹر جانسن کیلیفورنیا (اب شیورون) میں اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے ملازم تھے، انہوں نے ایندھن ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں دھماکوں کو روکنے میں مدد کے لیے ہوا میں آتش گیر مرکب کا پتہ لگانے کے طریقہ کار پر تحقیق اور ترقی کا آغاز کیا۔ ایک نمائشی ماڈل 1926 میں تیار کیا گیا تھا اور اسے ماڈل اے کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ پہلے عملی "برقی بخارات کے اشارے" میٹر کی پیداوار 1927 میں ماڈل بی کی ریلیز کے ساتھ شروع ہوئی۔ دنیا کی پہلی گیس کا پتہ لگانے والی کمپنی، جانسن ولیمز انسٹرومینٹس (یا جے ڈبلیو انسٹرومینٹس) 1928 میں پالو آلٹو، سی اے میں ڈاکٹر اولیور جانسن اور فل ولیمز نے قائم کی تھی۔ جے-ڈبلیو انسٹرومینٹس کو سلیکن ویلی کی پہلی الیکٹرانکس کمپنی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اگلے 40 سالوں میں جے-ڈبلیو انسٹرومینٹس نے گیس کا پتہ لگانے کے جدید دور میں بہت سے "فرسٹس" کا آغاز کیا، جس میں آلات کو چھوٹا اور زیادہ پورٹیبل بنانا، پورٹیبل آکسیجن ڈیٹیکٹر کی ترقی کے ساتھ ساتھ پہلا مجموعہ آلہ جو آتش گیر گیسوں/بخارات کے ساتھ ساتھ آکسیجن دونوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں الیکٹرانک گھریلو کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹرز کی ترقی سے پہلے، کاربن مونو آکسائیڈ کی موجودگی کا پتہ کیمیائی طور پر لگائے گئے کاغذ سے لگایا گیا تھا جو گیس کے سامنے آنے پر بھورا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے، گیسوں کی ایک وسیع صف کے رساو کا پتہ لگانے، نگرانی کرنے اور خبردار کرنے کے لیے بہت سی الیکٹرانک ٹیکنالوجیز اور آلات تیار کیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے الیکٹرانک گیس سینسرز کی لاگت اور کارکردگی میں بہتری آئی ہے، انہیں وسیع تر نظاموں میں شامل کیا گیا ہے۔ آٹوموبائل میں ان کا استعمال ابتدائی طور پر انجن کے اخراج پر قابو پانے کے لیے تھا، لیکن اب مسافروں کے آرام اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے گیس سینسر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عمارتوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ سینسرز مانگ پر قابو پانے والے وینٹیلیشن سسٹم کے حصے کے طور پر نصب کیے جا رہے ہیں۔ طبی تشخیصی، نگرانی اور علاج کے نظام میں استعمال کے لیے جدید ترین گیس سینسر سسٹم پر تحقیق کی جا رہی ہے، جو آپریٹنگ رومز میں ان کے ابتدائی استعمال سے بہت آگے ہیں۔ کاربن مونو آکسائیڈ اور دیگر نقصان دہ گیسوں کے لیے گیس مانیٹر اور الارم دفتر اور گھریلو استعمال کے لیے تیزی سے دستیاب ہو رہے ہیں، اور کچھ دائرہ اختیار میں قانونی طور پر ان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اصل میں، ایک گیس کا پتہ لگانے کے لیے ڈٹیکٹر تیار کیے گئے تھے۔ جدید اکائیاں کئی زہریلی یا آتش گیر گیسوں، یا یہاں تک کہ ایک امتزاج کا پتہ لگا سکتی ہیں۔ نئے گیس تجزیہ کار ایک پیچیدہ خوشبو سے اجزاء کے اشاروں کو توڑ کر بیک وقت کئی گیسوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر (ایم او ایس) سینسر 1990 کی دہائی میں متعارف کرائے گئے تھے۔ سب سے قدیم معلوم ایم او ایس گیس سینسر کا مظاہرہ 1990 میں جی سبرویگلیری، جی فگلیا، ایس گروپیلی، پی نیلی اور اے کیمانزی نے کیا تھا۔ اس کے بعد سے ایم او ایس سینسر اہم ماحولیاتی گیس ڈٹیکٹر بن گئے ہیں۔ اقسام گیس ڈٹیکٹرز کی درجہ بندی آپریشن میکانزم (سیمی کنڈکٹرز، آکسیڈیشن، کیٹالیٹک، فوٹو آئنائزیشن، انفراریڈ وغیرہ) کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ گیس ڈٹیکٹر دو اہم عوامل میں پیک کیے جاتے ہیں: پورٹیبل ڈیوائسز اور فکسڈ گیس ڈٹیکٹر۔ پورٹیبل ڈٹیکٹر اہلکاروں کے آس پاس کے ماحول کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یا تو ہاتھ سے پکڑے جاتے ہیں یا کپڑوں پر یا بیلٹ/ہارنیس پر پہنے جاتے ہیں۔ یہ گیس ڈٹیکٹر عام طور پر بیٹری سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جب گیس کے بخارات کی خطرناک سطح کا پتہ چلتا ہے تو وہ قابل سماعت اور مرئی اشاروں، جیسے الارم اور چمکتی ہوئی روشنی کے ذریعے انتباہات منتقل کرتے ہیں۔ گیس کی ایک یا زیادہ اقسام کا پتہ لگانے کے لیے فکسڈ ٹائپ گیس ڈیٹیکٹر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فکسڈ ٹائپ ڈیٹیکٹر عام طور پر پلانٹ یا کنٹرول روم کے عمل کے علاقے، یا محفوظ کیے جانے والے علاقے، جیسے رہائشی بیڈروم کے قریب نصب ہوتے ہیں۔ عام طور پر، صنعتی سینسر مقررہ قسم کے ہلکے اسٹیل کے ڈھانچوں پر نصب ہوتے ہیں اور ایک کیبل مسلسل نگرانی کے لیے ڈٹیکٹرز کو سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن (ایس سی اے ڈی اے) سسٹم سے جوڑتی ہے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے ٹرپنگ انٹر لاک کو چالو کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرو کیمیکل الیکٹرو کیمیکل گیس ڈٹیکٹر گیسوں کو ایک سوراخ دار جھلی کے ذریعے الیکٹروڈ میں پھیلانے کی اجازت دے کر کام کرتے ہیں جہاں اسے کیمیائی طور پر آکسائڈائز کیا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے۔ پیدا شدہ کرنٹ کی مقدار کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ الیکٹروڈ پر گیس کا کتنا آکسائڈائز ہوتا ہے، جو گیس کے ارتکاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ مینوفیکچررز ایک مخصوص گیس کے ارتکاز کی حد کا پتہ لگانے کی اجازت دینے کے لیے سوراخ دار رکاوٹ کو تبدیل کر کے الیکٹرو کیمیکل گیس ڈٹیکٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ نیز، چونکہ پھیلاؤ کی رکاوٹ ایک جسمانی/مکینیکل رکاوٹ ہے، اس لیے ڈٹیکٹر سینسر کی مدت کے دوران زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہوتے ہیں اور اس طرح دیگر ابتدائی ڈٹیکٹر ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، سینسرز تباہ کن عناصر یا کیمیائی آلودگی کے تابع ہیں اور متبادل کی ضرورت سے پہلے صرف 1 سے 2 سال تک رہ سکتے ہیں۔ الیکٹرو کیمیکل گیس ڈٹیکٹرز کا استعمال مختلف قسم کے ماحول جیسے ریفائنریز، گیس ٹربائنز، کیمیائی پلانٹس، زیر زمین گیس ذخیرہ کرنے کی سہولیات، اور بہت کچھ میں کیا جاتا ہے۔ اتپریرک مالا اتپریرک مالا (پیلسٹر) سینسر عام طور پر آتش گیر گیسوں کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو دھماکے کا خطرہ پیش کرتے ہیں جب ارتکاز کم دھماکے کی حد (ایل ای ایل) اور اوپری دھماکے کی حد (یو ای ایل) کے درمیان ہوتا ہے۔ پلاٹینم تار کنڈلی پر مشتمل فعال اور حوالہ مالا وہیٹ اسٹون برج سرکٹ کے مخالف بازوؤں پر واقع ہوتے ہیں اور برقی طور پر گرم ہوتے ہیں، چند سو ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ فعال مالا میں ایک اتپریرک ہوتا ہے جو آتش گیر مرکبات کو آکسائڈائز کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس طرح مالا کو مزید گرم کرتا ہے اور اس کی برقی مزاحمت کو تبدیل کرتا ہے۔ فعال اور غیر فعال موتیوں کے درمیان نتیجے میں وولٹیج کا فرق موجود تمام آتش گیر گیسوں اور بخارات کے ارتکاز کے متناسب ہوتا ہے۔ نمونہ شدہ گیس سنٹرڈ میٹل فریٹ کے ذریعے سینسر میں داخل ہوتی ہے، جو آتش گیر گیسوں پر مشتمل ماحول میں آلات کو لے جانے پر دھماکے کو روکنے کے لیے رکاوٹ فراہم کرتی ہے۔ پیلسٹرز بنیادی طور پر تمام آتش گیر گیسوں کی پیمائش کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے مالیکیولز کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سنٹر کے ذریعے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ پیمائش کے قابل ارتکاز کی حدود عام طور پر چند سو پی پی ایم سے چند حجم فیصد تک ہوتی ہیں۔ اس طرح کے سینسر سستے اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ماحول میں جانچ کے لیے کم از کم چند فیصد آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں سلیکونز، منرل ایسڈ، کلورینڈ نامیاتی مرکبات، اور سلفر مرکبات جیسے مرکبات کے ذریعے زہر آلود یا روکا جا سکتا ہے۔ فوٹو آئنائزیشن فوٹو آئنائزیشن ڈٹیکٹر (پی آئی ڈی) نمونے والی گیس میں کیمیکلز کو آئنائز کرنے کے لیے ہائی فوٹون انرجی یو وی لیمپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر مرکب کی آئنائزیشن توانائی لیمپ فوٹون سے کم ہے، تو ایک الیکٹران خارج ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آنے والا کرنٹ مرکب کے ارتکاز کے متناسب ہوگا۔ عام لیمپ فوٹون توانائیوں میں 10.0 ای وی، 10.6 ای وی اور 11.7 ای وی شامل ہیں۔ معیاری 10.6 ای وی لیمپ سالوں تک رہتا ہے، جبکہ 11.7 ای وی لیمپ عام طور پر صرف چند ماہ تک رہتا ہے اور صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی دوسرا آپشن دستیاب نہ ہو۔ مرکبات کی ایک وسیع رینج کا پتہ چند حصوں فی ارب (پی پی بی) سے لے کر کئی ہزار حصوں فی ملین (پی پی ایم) تک کی سطحوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ حساسیت کو کم کرنے کی ترتیب میں قابل شناخت مرکب کلاسوں میں شامل ہیں: ارومیٹکس اور الکل آیوڈائڈز ؛ اولیفنس، سلفر مرکبات، امینز، کیٹونز، ایتھرز، الکل برومائڈز اور سلیکیٹ ایسٹرز ؛ نامیاتی ایسٹرز، الکوحل، ایلڈیہائڈز اور الکینز ؛ ہائیڈروجن سلفایڈ، امونیا، فاسفین اور نامیاتی ایسڈز۔ ہوا کے معیاری اجزاء یا معدنی ایسڈ کے لیے کوئی ردعمل نہیں ہے۔ پی آئی ڈی کے بڑے فوائد ان کی بہترین حساسیت اور استعمال میں سادگی ہیں۔ بنیادی حد یہ ہے کہ پیمائش مرکب مخصوص نہیں ہوتی ہے۔ حال ہی میں پری فلٹر ٹیوبوں کے ساتھ پی آئی ڈی متعارف کرائے گئے ہیں جو بینزین یا بوٹاڈین جیسے مرکبات کی خاصیت کو بڑھاتے ہیں۔ فکسڈ، ہینڈ ہیلڈ اور چھوٹے لباس والے پی آئی ڈی بڑے پیمانے پر صنعتی حفظان صحت، حزمت اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انفراریڈ پوائنٹ انفراریڈ (IR) پوائنٹ سینسر گیس کے معلوم حجم سے گزرنے والی تابکاری کا استعمال کرتے ہیں۔ سینسر بیم سے توانائی مخصوص طول موج پر جذب ہوتی ہے، جو مخصوص گیس کی خصوصیات پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کاربن مونو آکسائیڈ تقریبا 4.2-4.5 μm کی طول موج کو جذب کرتا ہے۔ اس طول موج میں توانائی کا موازنہ جذب کی حد سے باہر کی طول موج سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طول موج کے درمیان توانائی میں فرق موجود گیس کے ارتکاز کے متناسب ہوتا ہے۔ اس قسم کا سینسر فائدہ مند ہے کیونکہ اس کا پتہ لگانے کے لیے اسے گیس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے ریموٹ سینسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انفراریڈ پوائنٹ سینسرز کا استعمال ہائیڈرو کاربن اور دیگر انفراریڈ فعال گیسوں جیسے پانی کے بخارات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آئی آر سینسر عام طور پر گندے پانی کے علاج کی سہولیات، ریفائنریز، گیس ٹربائنز، کیمیائی پلانٹس، اور دیگر سہولیات میں پائے جاتے ہیں جہاں آتش گیر گیسیں موجود ہوتی ہیں اور دھماکے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ ریموٹ سینسنگ کی صلاحیت بڑی مقدار میں جگہ کی نگرانی کی اجازت دیتی ہے۔ انجن کا اخراج ایک اور شعبہ ہے جہاں آئی آر سینسرز پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ سینسر گاڑی کے اخراج میں کاربن مونو آکسائیڈ یا دیگر غیر معمولی گیسوں کی اعلی سطح کا پتہ لگائے گا اور یہاں تک کہ ڈرائیوروں کو مطلع کرنے کے لیے گاڑی کے الیکٹرانک سسٹم کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ انفراریڈ امیجنگ انفراریڈ امیج سینسرز میں فعال اور غیر فعال نظام شامل ہیں۔ ایکٹیو سینسنگ کے لیے، آئی آر امیجنگ سینسر عام طور پر کسی منظر کو دیکھنے کے میدان میں لیزر کو اسکین کرتے ہیں اور کسی مخصوص ٹارگٹ گیس کی جذب لائن طول موج پر پس پردہ روشنی کی تلاش کرتے ہیں۔ غیر فعال آئی آر امیجنگ سینسر ایک تصویر میں ہر پکسل پر سپیکٹرم کی تبدیلیوں کی پیمائش کرتے ہیں اور مخصوص سپیکٹرم کے دستخط تلاش کرتے ہیں جو ہدف گیسوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن مرکبات کی تصاویر لی جا سکتی ہیں وہ وہی ہیں جن کا انفراریڈ پوائنٹ ڈیٹیکٹر سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تصاویر گیس کے منبع کی شناخت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر سینسر، جسے میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر (ایم او ایس) سینسر بھی کہا جاتا ہے، کیمیائی رد عمل کے ذریعے گیسوں کا پتہ لگاتا ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب گیس سینسر کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتی ہے۔ ٹن ڈائی آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر سینسرز میں استعمال ہونے والا سب سے عام مواد ہے، اور نگرانی شدہ گیس کے ساتھ رابطے میں آنے پر سینسر میں برقی مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔ ٹن ڈائی آکسائیڈ کی مزاحمت عام طور پر ہوا میں تقریبا 50 کلوگرام ہوتی ہے لیکن 1 فیصد میتھین کی موجودگی میں تقریبا 3.5 کلوگرام تک گر سکتی ہے۔ مزاحمت میں یہ تبدیلی گیس کے ارتکاز کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیمی کنڈکٹر سینسر عام طور پر ہائیڈروجن، آکسیجن، الکحل بخارات، اور کاربن مونو آکسائیڈ جیسی نقصان دہ گیسوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سیمی کنڈکٹر سینسرز کے سب سے عام استعمال میں سے ایک کاربن مونو آکسائیڈ سینسرز میں ہے۔ وہ سانس کے تجزیہ کاروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ سینسر کو گیس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں آنا ضروری ہے، سیمی کنڈکٹر سینسر انفراریڈ پوائنٹ یا الٹراسونک ڈٹیکٹر سے کم فاصلے پر کام کرتے ہیں۔ ایم او ایس سینسر مختلف گیسوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، جیسے کاربن مونو آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن سلفایڈ، اور امونیا۔ 1990 کی دہائی سے، ایم او ایس سینسر اہم ماحولیاتی گیس ڈٹیکٹر بن چکے ہیں۔ ایم او ایس سینسر اگرچہ بہت ورسٹائل ہیں، نمی کے ساتھ کراس حساسیت کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ اس طرح کے رویے کی وجہ آکسائڈ کی سطح کے ساتھ ہائیڈروکسیل آئنوں کے تعامل کو قرار دیا گیا ہے۔ الگورتھمک اصلاح کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی مداخلت کو کم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ الٹراسونک الٹراسونک گیس لیک ڈٹیکٹر بذات خود گیس ڈٹیکٹر نہیں ہیں۔ وہ اس وقت پیدا ہونے والے صوتی اخراج کا پتہ لگاتے ہیں جب دباؤ والی گیس ایک چھوٹے سے سوراخ (رساو) کے ذریعے کم دباؤ والے علاقے میں پھیلتی ہے۔ وہ اس کے ماحول کے پس منظر کے شور میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے صوتی سینسرز کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر ہائی پریشر گیس کے رساو 25 کلو ہرٹز سے 10 میگاہرٹز کی الٹراسونک رینج میں آواز پیدا کرتے ہیں، اس لیے سینسر آسانی سے ان تعدد کو پس منظر کے صوتی شور سے الگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز کی قابل سماعت رینج میں ہوتا ہے۔ الٹراسونک گیس لیک ڈیٹیکٹر پھر ایک الارم پیدا کرتا ہے جب پس منظر کے شور کی معمول کی حالت سے الٹراسونک انحراف ہوتا ہے۔ الٹراسونک گیس لیک ڈٹیکٹر گیس کے ارتکاز کی پیمائش نہیں کر سکتے، لیکن آلہ فرار ہونے والی گیس کے رساو کی شرح کا تعین کرنے کے قابل ہے کیونکہ الٹراسونک آواز کی سطح گیس کے دباؤ اور رساو کے سائز پر منحصر ہوتی ہے۔ الٹراسونک گیس ڈٹیکٹر بنیادی طور پر بیرونی ماحول میں ریموٹ سینسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں موسمی حالات آسانی سے گیس سے نکلنے سے پہلے اسے لیک ڈٹیکٹر تک پہنچنے کی اجازت دے سکتے ہیں جن کا پتہ لگانے اور الارم لگانے کے لیے گیس سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈٹیکٹر عام طور پر آف شور اور آن شور آئل/گیس پلیٹ فارمز، گیس کمپریسر اور میٹرنگ اسٹیشنز، گیس ٹربائن پاور پلانٹس، اور دیگر سہولیات پر پائے جاتے ہیں جن میں بہت ساری آؤٹ ڈور پائپ لائن ہوتی ہے۔ ہولوگرافک ہولوگرافک گیس سینسر ہولوگرام پر مشتمل پولیمر فلم میٹرکس میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے روشنی کی عکاسی کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ہولوگرام مخصوص طول موج پر روشنی کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے ان کی ساخت میں تبدیلی ایک رنگین عکاسی پیدا کر سکتی ہے جو گیس کے مالیکیول کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم، ہولوگرافک سینسرز کے لیے روشنی کے ذرائع جیسے سفید روشنی یا لیزرز، اور ایک مبصر یا سی سی ڈی ڈٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلیبریشن تمام گیس ڈٹیکٹرز کو شیڈول کے مطابق کیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ گیس ڈٹیکٹرز کے دو فارم فیکٹرز میں سے پورٹیبلز کو ماحول میں باقاعدگی سے ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ کثرت سے انشانکن کیا جانا چاہیے۔ ایک مقررہ نظام کے لیے ایک عام انشانکن شیڈول زیادہ مضبوط اکائیوں کے ساتھ سہ ماہی، دو سالہ یا سالانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پورٹیبل گیس ڈیٹیکٹر کے لیے ایک عام انشانکن شیڈول ماہانہ انشانکن کے ساتھ روزانہ "بمپ ٹیسٹ" ہوتا ہے۔ تقریبا ہر پورٹیبل گیس ڈٹیکٹر کے لیے ایک مخصوص انشانکن گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکہ میں، پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت انتظامیہ (او ایس ایچ اے) وقتا فوقتا دوبارہ انشانکن کے لیے کم از کم معیارات طے کر سکتی ہے۔ چیلنج (ٹکرانا) ٹیسٹ کیونکہ گیس ڈٹیکٹر ملازم/کارکن کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ یہ کارخانہ دار کی خصوصیات کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آسٹریلوی معیارات واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی گیس ڈٹیکٹر کو چلانے والے شخص کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز گیس ڈٹیکٹر کی کارکردگی کی جانچ کرے اور اسے مینوفیکچررز کی ہدایات اور انتباہات کے مطابق برقرار رکھا جائے اور استعمال کیا جائے۔ ایک چیلنج ٹیسٹ گیس ڈٹیکٹر کو گیس کے معلوم ارتکاز سے بے نقاب کرنے پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گیس ڈٹیکٹر جواب دے گا اور قابل سماعت اور بصری الارم فعال ہو جائیں گے۔ کسی بھی حادثاتی یا جان بوجھ کر ہونے والے نقصان کے لیے گیس ڈٹیکٹر کا معائنہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ ہاؤسنگ اور پیچ کسی بھی مائع کے داخل ہونے سے بچنے کے لیے برقرار ہیں اور یہ کہ فلٹر صاف ہے، یہ سب گیس ڈٹیکٹر کی فعالیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بنیادی انشانکن یا چیلنج ٹیسٹ کٹ انشانکن گیس/ریگولیٹر/انشانکن کیپ اور نلی (عام طور پر گیس ڈٹیکٹر کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے) اور اسٹوریج اور نقل و حمل کے لیے ایک کیس پر مشتمل ہوگی۔ چونکہ ہر 2,500 غیر تجربہ شدہ آلات میں سے 1 گیس کے خطرناک ارتکاز کا جواب دینے میں ناکام رہے گا، اس لیے بہت سے بڑے کاروبار ٹکرانے کی جانچ کے لیے خودکار ٹیسٹ/انشانکن اسٹیشن کا استعمال کرتے ہیں اور روزانہ اپنے گیس ڈٹیکٹرز کو انشانکن کرتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی والے گیس مانیٹر کا استعمال ملازمین اور افرادی قوت کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ مائع نائٹروجن (ایل این 2)، مائع ہیلیم (ایچ ای)، اور مائع ارجن (اے آر) جیسے کریوجینک مادہ غیر فعال ہیں اور اگر رساو موجود ہو تو آکسیجن (او 2) کو محدود جگہ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ آکسیجن کی تیزی سے کمی ملازمین کے لیے ایک بہت خطرناک ماحول فراہم کر سکتی ہے، جو اچانک ہوش کھو دینے سے پہلے اس مسئلے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب کریوجینکس موجود ہوں تو آکسیجن گیس مانیٹر رکھنا ضروری ہے۔ لیبارٹریز، ایم آر آئی رومز، دواسازی، سیمی کنڈکٹر، اور کریوجینک سپلائرز آکسیجن مانیٹر کے عام صارفین ہیں۔ سانس لینے والی گیس میں آکسیجن کے حصے کی پیمائش الیکٹرو گالوینک آکسیجن سینسرز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انہیں اکیلے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر سکوبا ڈائیونگ میں استعمال ہونے والے نائٹروکس مرکب میں آکسیجن کے تناسب کا تعین کرنے کے لیے، یا فیڈ بیک لوپ کے حصے کے طور پر جو ری بریتھر میں آکسیجن کے مستقل جزوی دباؤ کو برقرار رکھتا ہے۔ امونیا گیسس امونیا کی صنعتی ریفریجریشن کے عمل اور حیاتیاتی انحطاط کے عمل میں مسلسل نگرانی کی جاتی ہے، بشمول سانس چھوڑنا۔ مطلوبہ حساسیت پر منحصر ہے، مختلف قسم کے سینسر استعمال کیے جاتے ہیں (مثال کے طور پر، شعلہ آئنائزیشن ڈٹیکٹر، سیمی کنڈکٹر، الیکٹرو کیمیکل، فوٹوونک جھلی)۔ ڈٹیکٹر عام طور پر 25 پی پی ایم کی کم نمائش کی حد کے قریب کام کرتے ہیں ؛ تاہم، صنعتی حفاظت کے لیے امونیا کا پتہ لگانے کے لیے 0.1 فیصد کی مہلک نمائش کی حد سے اوپر مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آتش گیر اتپریرک مالا سینسر ایکسپلوسیمیٹر انفراریڈ پوائنٹ سینسر انفراریڈ اوپن پاتھ ڈٹیکٹر دیگر شعلہ آئنائزیشن ڈٹیکٹر نانڈیسپرسیو انفراریڈ سینسر فوٹوونائزیشن ڈٹیکٹر زرکونیم آکسائڈ سینسر سیل اتپریرک سینسر میٹل آکسائڈ سیمی کنڈکٹر گولڈ فلم کلورمیٹرک ڈٹیکٹر ٹیوبیں نمونہ جمع اور کیمیائی تجزیہ پیزو الیکٹرک مائکروکینٹیلیور ہولوگرافک سینسر تھرمل کنڈکٹیویٹی ڈٹیکٹر الیکٹرو کیمیکل گیس سینسر گھریلو حفاظت کئی مختلف سینسر ہیں جو رہائش گاہ میں خطرناک گیسوں کا پتہ لگانے کے لیے نصب کیے جا سکتے ہیں۔ کاربن مونو آکسائیڈ ایک بہت خطرناک، لیکن بے بو، بے رنگ گیس ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے اس کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر تقریبا US $20-60 میں خریدے جا سکتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں بہت سے مقامی دائرہ اختیار میں اب رہائش گاہوں میں اسموک ڈٹیکٹر کے علاوہ کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر کی تنصیب کی ضرورت ہے۔ ہینڈ ہیلڈ آتش گیر گیس ڈٹیکٹرز کا استعمال قدرتی گیس لائنوں، پروپین ٹینکوں، بیوٹین ٹینکوں، یا کسی دوسری آتش گیر گیس سے رساو کا سراغ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سینسر امریکی $35-100 میں خریدے جا سکتے ہیں۔ یورپی کمیونٹی نے منیگاس پروجیکٹ نامی تحقیق کی حمایت کی ہے جسے فن لینڈ کے وی ٹی ٹی ٹیکنیکل ریسرچ سینٹر نے مربوط کیا تھا۔ اس تحقیقی منصوبے کا مقصد نئی قسم کے فوٹوونکس پر مبنی گیس سینسر تیار کرنا، اور روایتی لیبارٹری گریڈ گیس ڈٹیکٹرز کے مقابلے میں مساوی یا زیادہ رفتار اور حساسیت والے چھوٹے آلات کی تخلیق میں مدد کرنا ہے۔ گیس لیک ہائیڈروجن سینسر سینسرز کی فہرست بھی دیکھیں حوالہ جات بروئر، ڈبلیو، بیکر، ڈبلیو، ڈیپریز، جے، ڈروپ، ای، شمچ، ایچ۔ (1979) یونائیٹڈ سٹیٹس پیٹنٹ 4141800: الیکٹرو کیمیکل گیس ڈیٹیکٹر اور اس کے استعمال کا طریقہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 27 فروری 2010, سے http://www.freepatentsonline.com/4141800.html Figaro Sensor. (2003)۔ ٹی جی ایس سینسرز کے لیے عمومی معلومات۔ اخذ شدہ بتاریخ فروری 28,2010, سے http://www.figarosensor.com/products/general.pdf بیرونی روابط گیس کا پتہ لگانے والا انسائیکلوپیڈیا، ایڈافک سائنسی علم بیس حفاظتی سامان ڈٹیکٹر گیس سینسر گیس ٹیکنالوجیز