Positive displacement meter
مثبت نقل مکانی میٹر بہاؤ میٹر کی ایک قسم ہے جس میں بہاؤ کی پیمائش کے لیے میٹر میں اجزاء کو میکانکی طور پر منتقل کرنے کے لیے سیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثبت نقل مکانی (پی ڈی) بہاؤ میٹر میڈیا کو مقررہ، میٹر والی مقدار (سیال کے محدود اضافے یا حجم) میں تقسیم کرکے حرکت پذیر سیال یا گیس کے حجم بہاؤ کی شرح کی پیمائش کرتے ہیں۔ ایک بنیادی مشابہت یہ ہوگی کہ ایک بالٹی کو نل کے نیچے رکھا جائے، اسے ایک مقررہ سطح تک بھرا جائے، پھر اسے فوری طور پر دوسری بالٹی سے تبدیل کیا جائے اور بالٹیوں کو بھرنے کی شرح (یا "ٹوٹلائزڈ" بہاؤ کے لیے بالٹیوں کی کل تعداد) کا وقت مقرر کیا جائے۔ مناسب دباؤ اور درجہ حرارت کے معاوضے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر بہاؤ کی شرح کا درست تعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ آلات ایک چیمبر پر مشتمل ہوتے ہیں جو میڈیا کے بہاؤ کو روکتا ہے اور ایک گھومنے والا یا باہمی طریقہ کار جو مقررہ حجم کی مقدار کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چیمبر سے گزرنے والے پارسل کی تعداد میڈیا کے حجم کا تعین کرتی ہے۔ انقلاب یا تکرار کی شرح بہاؤ کی شرح کا تعین کرتی ہے۔ مثبت نقل مکانی کے بہاؤ کے میٹر کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ صرف سینسر والے نظام یا ٹرانسڈیوسر سوئچ جیسے آلات ہیں جو پروسیسرز، کنٹرولرز، یا ڈیٹا کے حصول کے نظام کے لیے الیکٹرانک آؤٹ پٹ فراہم کرتے ہیں۔ مکمل سینسر سسٹم اضافی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں جیسے کہ ایک لازمی ڈسپلے اور/یا یوزر انٹرفیس۔ دونوں قسم کے مثبت نقل مکانی کے بہاؤ میٹر کے لیے، کارکردگی کی خصوصیات میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قابل پیمائش بہاؤ کی شرح، آپریٹنگ پریشر، درجہ حرارت کی حد، زیادہ سے زیادہ قابل اجازت مواد کی چپچپا پن، کنکشن کا سائز، اور فیصد کی درستگی (عام طور پر حقیقی پڑھنے کے فیصد کے طور پر، مکمل پیمانے پر نہیں) شامل ہیں۔ سپلائر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آیا آلات سیال یا گیس کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سکرو میٹر کی اقسام سکرو فلو میٹر سکرو کے ایک سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے (جسے تکلے بھی کہا جاتا ہے) جو ایک پیمائش چیمبر کے فلو میٹر کے کیسنگ کے اندرونی ڈھانچے کے ساتھ بنتا ہے۔ سکرو آلے سے گزرنے والے میڈیم کی بدولت گردش میں آ جائے گا، جسے پھر بیان کردہ سکرو کے ذریعے پیمائش کرنے والے آلے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک منتقل کیا جائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے، دباؤ میں کمی ضروری ہے اور اسے "ضروری برائی" کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس گردش کو پھر ایک سینسر کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جو پروسیسنگ یونٹ (سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر) کے ساتھ مل کر پیمائش چیمبر کے بہاؤ، چپچپا اور سائز کے مطابق پیمائش فراہم کر سکے گا۔ فٹ سکرو فلو میٹرز کو ان کی بہترین لکیریٹی (± 0.001%)، بہترین تکرار (0، 006% تک) اور درستگی (±. 0.1%) کے لیے اچھی طرح سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان میں اپنی شاندار خصوصیات اور وشوسنییتا کی وجہ سے میٹرولوجیکل اداروں کے ذریعہ میٹرولوجیکل بین الاقوامی حوالہ اور/یا معیار کے طور پر استعمال ہونے کا رجحان ہے۔ سکرو میٹر کی بدولت، دنیا بھر میں میٹرولوجی کے عوامی اور آزاد ادارے اپنے متعلقہ کام، سہولیات کا موازنہ کر سکتے ہیں، یا دوسرے فلو میٹرز (جیسے ماسٹر میٹرنگ) کو انشانکن کر سکتے ہیں یا پیمائش کے مختلف اصولوں کے مطابق فلو میٹرز کی کارکردگی کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی حوالہ اور/یا معیار کے طور پر سکرو فلو میٹر استعمال کرنے والے میٹرولوجی کے عوامی اور آزاد اداروں کی فہرست: آسٹریلیا آسٹریا بیلجیم کینیڈا جمہوریہ چیک ڈنمارک فرانس جرمنی جاپان میکسیکو اسکاٹ لینڈ سویڈن سوئٹزرلینڈ تائیوان آر او سی نیدرلینڈز برطانیہ ویتنام ریسیپروکیٹنگ یا آسلٹنگ پسٹن ہر پسٹن کو میکانکی یا مقناطیسی طور پر سلنڈر کو سیال سے بھرنے اور پھر سیال کو خارج کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ ہر اسٹروک سیال کی ایک محدود پیمائش کی نمائندگی کرتا ہے (ایک واحد یا ملٹی پسٹن ڈیوائس ہو سکتا ہے)۔ گیئر گیئر فلو میٹر اندرونی گیئرز پر انحصار کرتے ہیں جو گردش کرتے ہیں کیونکہ سیال ان سے گزرتا ہے۔ گیئر میٹر کی مختلف اقسام ہیں جن کا نام زیادہ تر اندرونی اجزاء اوول گیئر کی شکل کے لیے رکھا گیا ہے۔ مطابقت پذیر دانتوں کے ساتھ دو گھومنے والے انڈاکار گیئر ہر انقلاب کے لیے میٹر کے ذریعے ایک محدود مقدار میں سیال کو "نچوڑ" دیتے ہیں۔ اوول گیئر فلو میٹر کے ساتھ، دو اوول گیئرز یا روٹرز سلنڈر کے اندر نصب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سیال سلنڈر کے ذریعے بہتا ہے، سیال کا دباؤ روٹرز کو گھومنے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے جیسے بہاؤ کی شرح بڑھتی ہے، اسی طرح روٹرز کی گردش کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔ ہیلیکل گیئر فلو میٹر ان کا نام ان کے گیئرز یا روٹرز کی شکل سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روٹر ایک ہیلکس کی شکل سے ملتے جلتے ہیں، جو ایک سرپل کی شکل کا ڈھانچہ ہے۔ جیسے ہی سیال میٹر کے ذریعے بہتا ہے، یہ روٹرز کے ڈبوں میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روٹرز گھومتے ہیں۔ بہاؤ کا حساب گردش کی رفتار سے لگایا جاتا ہے۔ نیوٹیٹنگ ڈسک ایک دائرے پر نصب ڈسک کو سیال کے بہاؤ کے ذریعہ ایک محور کے ارد گرد "ہلکا" کیا جاتا ہے اور ہر گردش منتقل شدہ سیال کی ایک محدود مقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک نٹنگ ڈسک فلو میٹر میں ایک گول ڈسک ہوتی ہے جو ایک سلنڈریکل چیمبر میں تکلے پر نصب ہوتی ہے۔ تکلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے، بہاؤ میٹر چیمبر کے جالوں اور سیال کو خالی کرنے کی تعداد کا تعین کرتا ہے۔ یہ معلومات بہاؤ کی شرح کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ روٹری وین دو یا زیادہ وینوں پر مشتمل ایک گھومنے والا امپیلر وینوں کے درمیان خالی جگہوں کو مجرد حجم میں تقسیم کرتا ہے اور ہر گردش (یا وین گزرنے) کو شمار کیا جاتا ہے۔ بہاؤ = پیمائش کرنے والے چیمبر کا حجم × آر پی ایم × 4 ڈایفگرام سیال کو ایک ارتعاش کرنے والے ڈایفگرام کے اندرونی حصے میں کھینچا جاتا ہے اور پھر آؤٹ لیٹ پر خارج کیا جاتا ہے۔ ڈایفگرام کے ارتعاش کے چکروں کو بہاؤ کی شرح کا تعین کرنے کے لیے شمار کیا جاتا ہے۔ فوائد اور تحفظات مثبت نقل مکانی کے فلو میٹر بہت درست ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ انہیں بہت چپچپا، گندا اور تباہ کن سیالوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بنیادی طور پر سیال کے بہاؤ کے بہاؤ کی کنڈیشنگ کے لیے پائپ کے سیدھے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حالانکہ دباؤ میں کمی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ تیل اور مائع سیالوں (پٹرول) کی تحویل کی منتقلی میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں اور رہائشی گھریلو قدرتی گیس اور پانی کی پیمائش پر لگائے جاتے ہیں۔ ڈایفگرام میٹر، جس سے زیادہ تر گھر لیس ہوتے ہیں، مثبت نقل مکانی میٹر کی ایک مثال ہے۔ اس قسم کا میٹر بعض تحویل منتقلی کے بہاؤ کی ایپلی کیشنز میں اپیل کر رہا ہے جہاں یہ ضروری ہے کہ کسی بھی بہاؤ کے ہونے کے لیے پیمائش فعال ہو۔ مثبت نقل مکانی والے فلو میٹر، اندرونی مسح کرنے والی مہروں کے ساتھ، تمام فلو میٹر کی اقسام کا سب سے زیادہ تفریقی دباؤ (اور اس کے بعد سب سے بڑا دباؤ ڈراپ ہیڈ لاس) پیدا کرتے ہیں۔ میٹر جو مائع مہر پر انحصار کرتے ہیں وہ نسبتا کم دباؤ کی کمی پیدا کرتے ہیں۔ مثبت نقل مکانی (پی ڈی) میٹر مائع اور گیس دونوں کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ ٹربائن میٹر کی طرح، پی ڈی فلو میٹر صاف، غیر کٹاؤ والے، اور غیر مٹی والے مائعوں اور گیسوں کے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں، حالانکہ کچھ ماڈل کچھ نجاستوں کو برداشت کریں گے۔ ان کی اعلی درستگی کی وجہ سے، پی ڈی میٹر استعمال شدہ گیس یا پانی کی مقدار کی پیمائش کے لیے رہائش گاہوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ دیگر ایپلی کیشنز میں شامل ہیں: کیمیائی انجکشن، ایندھن کی پیمائش، صحت سے متعلق ٹیسٹ اسٹینڈ، ہائی پریشر، ہائیڈرولک ٹیسٹنگ، اور اسی طرح کی صحت سے متعلق ایپلی کیشنز۔ کچھ ڈیزائنوں کے لیے ضروری ہے کہ صرف چکنا کرنے والے سیال کی پیمائش کی جائے، کیونکہ روٹرز سیال کے سامنے ہوتے ہیں۔ پی ڈی میٹر ٹربائن میٹر سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ درمیانے اور اعلی چپچپا مائع کو اچھی طرح سے سنبھالتے ہیں۔ اس وجہ سے، وہ اکثر ہائیڈرولک سیالوں کے بہاؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سوراخ کی قسم کے میٹر کے مقابلے میں، پی ڈی میٹر کو بہت کم سیدھے اوپر کی طرف پائپنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پائپ کے پورے علاقے میں ناہموار بہاؤ کی تقسیم کے لیے حساس نہیں ہوتے ہیں۔ مثبت نقل مکانی کے بہاؤ کے میٹر کم بہاؤ پر محوری قسم کے بہاؤ کے میٹر سے بہتر نسبتا درستگی فراہم کر سکتے ہیں۔ تاہم، ایک مثبت نقل مکانی میٹر غیر مثبت نقل مکانی کی اقسام جیسے اوریفیس پلیٹیں، مقناطیسی یا ورٹیکس فلو میٹر کے مقابلے میں کافی بھاری اور زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے۔ پانی کے میٹر گیس میٹر بہاؤ کی پیمائش نقل مکانی حجم میٹر حوالہ جات سیال حرکیات بھی دیکھیں۔