Clinostat
کلینوسٹیٹ ایک ایسا آلہ ہے جو پودوں کی نشوونما (کشش ثقل) اور نشوونما (کشش ثقل) پر کشش ثقل کی کشش کے اثرات کو مسترد کرنے کے لیے گردش کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سیل کلچرز، جانوروں کے جنین اور مکڑی کے جالوں پر مائیکرو گریویٹی کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک واحد محور (یا افقی) کلینوسٹیٹ موٹر سے منسلک ڈسک پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ اصل میں گھڑی کا کام تھے لیکن آج کل برقی موٹر استعمال ہوتی ہے۔ ڈسک کو عمودی طور پر رکھا جاتا ہے اور موٹر اسے ایک گردش فی منٹ کی ترتیب میں آہستہ آہستہ گھومتی ہے۔ ڈسک سے ایک پودا منسلک ہوتا ہے تاکہ اسے افقی طور پر پکڑا جا سکے۔ سست گردش کا مطلب یہ ہے کہ پودے کو کشش ثقل کا تجربہ ہوتا ہے جو اوسطا 360 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے، اس طرح وزن کے بغیر ماحول کا تخمینہ لگاتا ہے۔ کشش ثقل کے علاوہ سورج کی روشنی اور دیگر محرکات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی کلینوسٹیٹس کا استعمال کیا گیا ہے۔ کشش ثقل کی عدم موجودگی کی تقلید کے لیے اس قسم کا کلینوسٹیٹ بالکل افقی ہونا چاہیے۔ اگر کلینوسٹیٹ افقی زاویہ سے ہے، تو ایک خالص کشش ثقل ویکٹر سمجھا جاتا ہے، جس کی شدت زاویہ پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ قمری کشش ثقل کی تقلید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے (ca. 1/6 جی) جس کے لیے سی اے کے افقی زاویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 ڈگری، یعنی۔ sin−1 (1/6)۔ ایک پودا کشش ثقل پر تب ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جب کشش ثقل کو ایک اہم وقت سے زیادہ وقت تک برقرار رکھا جائے، جسے کم سے کم پریزنٹیشن ٹائم (ایم پی ٹی) کہا جاتا ہے۔ پودوں کے بہت سے اعضاء کے لیے ایم پی ٹی 10 اور 200 سیکنڈ کے درمیان ہوتا ہے، اور اس لیے ایک کلینوسٹیٹ کو کشش ثقل کے ردعمل سے بچنے کے لیے تقابلی ٹائم اسکیل پر گھومنا چاہیے۔ تاہم، پیشکش کا وقت مجموعی ہوتا ہے، اور اگر کلینوسٹیٹ کی گردش کو بار بار ایک ہی پوزیشن پر روک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 0.5 سیکنڈ تک کی مختصر مدت کے لیے بھی، تو اس کے نتیجے میں کشش ثقل کا ردعمل سامنے آسکتا ہے۔ جانوروں کے لیے پیشکش کا وقت اس سے زیادہ تیزی سے ایک یا دو درجے کا ہوتا ہے، اس طرح زیادہ تر جانوروں کے مطالعے کے لیے سست گردش والے کلینوسٹیٹ کے استعمال کو روک دیا جاتا ہے۔ تاہم تیز گردش والا کلینوسٹیٹ جانوروں کے خلیوں کی ثقافت اور جنین کے مطالعہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اقسام اور اطلاق کلینوسٹیٹ کی معمول کی قسم سینٹری فیوگل اثرات سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ بدلتی ہے اور اسے "سلو روٹیشن کلینوسٹیٹ" کہا جاتا ہے۔ گردش کی سب سے موزوں رفتار کے بارے میں بحث ہوتی رہی ہے: اگر یہ بہت سست ہے تو پودے کے پاس کشش ثقل کے لیے جسمانی ردعمل شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر یہ بہت تیز ہے تو، سینٹرفیوگل قوتیں اور مکینیکل تناؤ نمونے متعارف کراتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گردش کی رفتار کی تحقیقات مائیکرو گریویٹی کے 'حقیقی' ردعمل کے مقابلے میں کی گئی ہے جیسا کہ خلا میں اگائے جانے والے پودوں میں دیکھا جاتا ہے، اور زیادہ تر پودوں کے نظام کے لیے 0.3 اور 3 آر پی ایم کے درمیان ہونے کا تعین کیا گیا ہے۔ تیز رفتار گھومنے والا کلینوسٹیٹ (عام طور پر 30 اور 150 آر پی ایم کے درمیان مڑنا) صرف چھوٹے نمونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے (چند ملی میٹر قطر کی شیشیوں میں سیل کلچر) عام طور پر مائع میڈیا میں۔ ان حالات میں ضرورت سے زیادہ سینٹری فیوگل اثرات، جو بڑے نمونوں پر اس کے استعمال کو روکتے ہیں، سے بچا جاتا ہے۔ ایک واحد محور کلینوسٹیٹ صرف اپنے گردش کے محور کے ساتھ وزن کی کمی کا اثر پیدا کرتا ہے۔ ایک تھری ڈی یا دو محور کلینوسٹیٹ (جسے عام طور پر بے ترتیب پوزیشننگ مشین یا آر پی ایم کہا جاتا ہے)، تمام سمتوں پر کشش ثقل کی اوسط کھینچ سکتا ہے۔ یہ مشینیں اکثر دو فریموں پر مشتمل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر رکھی جاتی ہے، ہر ایک آزادانہ طور پر گھومتی ہے۔ مائکرو گریویٹی کی تقلید کے لیے کلینوسٹیٹ کا ایک متبادل فری فال مشین (ایف ایف ایم) ہے۔ چھوٹے نمونوں (جیسے سیل معطلی) کو تقریبا ایک میٹر تک کشش ثقل کے نیچے آزاد زوال کی اجازت دی جاتی ہے، جس میں آزاد زوال کی مدت صرف ایک سیکنڈ سے کم رہتی ہے۔ اس کے بعد انہیں مختصر طور پر لگائی گئی بڑی طاقت (20 ملی میٹر کے لیے 20 گرام-"اچھال") کے ذریعے آلات کے اوپری حصے میں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور انہیں دوبارہ گرنے دیا جاتا ہے، وغیرہ۔ مشین کا اصول یہ ہے کہ زیادہ تر وقت صفر جی فری فال میں گزارا جاتا ہے۔ ہائی جی کے تحت گزارے گئے ادوار کو حیاتیاتی نمونوں کے فزیالوجیکل میکانزم کے ذریعے پتہ لگانے کے لیے بہت کم سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صرف آزاد زوال میں گزارے گئے وقت کا ادراک ہوتا ہے۔ افقی کلینوسٹیٹ کے استعمال سے وابستہ مسائل مائکرو گریویٹی کی تقلید کے لیے کلینوسٹیٹس کے استعمال میں متعدد مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے: کشش ثقل کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی خالص سمت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مائکرو گریویٹی کی تقلید کرنے کے بجائے ان کے بارے میں بہترین خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ گھومتے ہیں بڑے پودوں کے ہمہ جہت کشش ثقل کے پتے فلاپ ہوتے ہیں۔ اس سے ایتھلین کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو بدلے میں کچھ مظاہر کا سبب بن سکتا ہے جو بصورت دیگر ایگراوٹروپزم سے منسوب ہوتا ہے۔ دیگر محققین نے اس تشریح پر سوال اٹھایا ہے، اور یہ تجویز کیا گیا ہے کہ موٹر سے گریوٹروپک رسپانس کمپن میں ایتھلین کا کردار ہو سکتا ہے اور دیگر حرکت کے اثرات نمونوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کلینوسٹیٹ کی ایجاد 1879 میں جولیس وان سیکس نے کی تھی، جس نے گھڑی کے کام سے چلنے والی مشین بنائی تھی۔ تاہم اسی طرح کے تصور کا آغاز 1703 کے اوائل میں ڈینس ڈوڈارٹ نے کیا تھا۔ پہلا برقی طاقت سے چلنے والا کلینوسٹیٹ (1897) نیوکومب نے بنایا تھا۔ یہ بھی دیکھیں کشش ثقل بڑے قطر کے سینٹری فیوج بے ترتیب پوزیشننگ مشین فری فال مشین حوالہ جات بیرونی لنکس کلینوسٹیٹ پیج: زمین پر خلائی حیاتیات کے مطالعے کے لیے وقف ایک ویب سائٹ کلینوپیج کشش ثقل کے تجربے کی ویب سائٹ کلینوسٹیٹس پیٹنٹ سیل کلچر (کلاس 435/297.400)، روڈس، پرسی ایچ۔ (ہنٹس ول، AL)، ملر، ٹریسا Y۔ (فاک ول، اے ایل)، سنائڈر، رابرٹ ایس۔ (ہنٹس ول، اے ایل)، "ہولو فائبر کلینوسٹیٹ فار سیمولیٹنگ مائکرو گریویٹی ان سیل کلچر" کشش ثقل کے آلات لیبارٹری کا سامان