Near-field scanner
برقی مقناطیسی نیئر فیلڈ اسکینر (این ایف ایس) ایک پیمائش کا نظام ہے جو برقی مقدار کی مقامی تقسیم کا تعین کرتا ہے جو ٹیسٹ کے تحت کسی ڈیوائس کے قریب فیلڈ کے علاقے میں حاصل کردہ ایک یا متعدد فیلڈ پروبز کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہے جس کے ساتھ ممکنہ طور پر متعلقہ عددی پوسٹ پروسیسنگ کے طریقے ہوتے ہیں جو پیمائش شدہ مقدار کو برقی مقناطیسی میدان میں تبدیل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تحقیقات سگنل کا پتہ لگانے والے سگنل رسیور پر منحصر ہے، وقت یا تعدد کی تقریب کے طور پر وولٹیج ایک عام ناپی گئی مقدار ہے۔ اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ چونکہ ڈی یو ٹی کو کوئی بھی شے سمجھا جا سکتا ہے جو برقی مقناطیسی میدان کی توانائی کو جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر خارج یا ذخیرہ کرتی ہے، مثال کے طور پر۔ اینٹینا تابکاری اپنی گونج تعدد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ وولٹیج پیٹرن کو عام طور پر پلینر، سلنڈریکل یا کروی ہندسی سطحوں پر محدود تعداد میں مقامی نمونوں کے مجموعے کے طور پر نقشہ بنایا جاتا ہے۔ اینٹینا نیئر فیلڈ اسکینر پہلا اسکینر 1950 کی دہائی میں بنایا گیا تھا تاکہ مائکروویو اینٹینا کے سامنے پروب سگنل کے تغیرات کا نقشہ بنایا جا سکے۔ دور فیلڈ تابکاری کے نمونے کا تعین اینٹینا کے قریب فیلڈ اسکینرز کا بنیادی اطلاق تشکیل دیتا ہے۔ اس نئی تکنیک نے اندرونی، کنٹرول شدہ اور ہر موسم کی صلاحیت کے ماحول میں ہائی گین، برقی طور پر بڑے اینٹینا یا اینٹینا صفوں (گین> 20 ڈی بی آئی، قطر> 5 ایل) کی پیمائش کے لیے روایتی اوپن ایریا ٹیسٹ سائٹس کا ایک پرکشش متبادل پیش کیا۔ قریب فیلڈ کی پیمائش کی اچھی طرح سے تسلیم شدہ اور تجزیہ شدہ غلطیوں میں، ٹیسٹ کے تحت اینٹینا (اے یو ٹی) اور برقی مقناطیسی طور پر غیر شفاف فیلڈ ڈٹیکشن سسٹم (اسکیٹرر) کے درمیان متعدد عکاسی سب سے زیادہ معاون غلطیوں سے تعلق رکھتی ہیں جب اے یو ٹی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا، اسکیننگ کی سطح کو اے یو ٹی کے رد عمل کے قریب میدان کے علاقے سے باہر واقع ہونے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ای ایم آئی کے قریب فیلڈ اسکینر ای ایم آئی ایپلی کیشنز میں، اسکینر سسٹم کا بنیادی فوکس ٹیسٹ کے تحت ڈیوائس، ڈی یو ٹی میں تقسیم شدہ حقیقی برقی مقناطیسی مداخلت (ای ایم آئی) ذرائع کا پتہ لگانے پر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق، اسکیننگ کی سطح ڈی یو ٹی کے انتہائی رد عمل والے علاقے میں واقع ہے تاکہ برقی چارج اور موجودہ سطح کی کثافت کو براہ راست پروب سگنلز کے نقشہ بند پیٹرن سے درست مقامی لوکلائزیشن کے قابل بنایا جا سکے۔ عام طور پر اسکیننگ کی سطح اور ڈی یو ٹی کے درمیان علیحدگی ڈی یو ٹی کے سب سے بڑے جسمانی طول و عرض سے بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ عام فاصلے پی سی بی کی اسکیننگ کے لیے 1 ملی میٹر اور ڈائی سطح پر انٹیگریٹڈ سرکٹس کی اسکیننگ کے لیے 30 مائیکرو میٹر ہوتے ہیں۔ فریکوئنسی ڈومین میں فیلڈ کے اخراج کو تیزی سے مقامی بنانے کے لیے، تیز فورئیر ٹرانسفارم پر مبنی سگنل پروسیسنگ کے ساتھ مل کر ٹائم ڈومین کا پتہ لگانے کی تکنیکوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے۔ سگنل رسیور کے طور پر ڈیجیٹل اسٹوریج آسیلوسکوپ کا استعمال کرنا۔ مزید پڑھنے کے حوالہ جات پیمائش کے آلات برقی مقناطیسی تابکاری میٹر