Passive dual coil resonator
ایک غیر فعال دوہری کنڈلی ریزونیٹر (پی ڈی سی آر) ایک پری کلینیکل مقناطیسی ذرہ امیجنگ (ایم پی آئی) سسٹم کے لیے خالصتا غیر فعال وصول کنڈلی داخل ہے جو فریکوئنسی سلیکٹو سگنل میں اضافہ فراہم کرتا ہے۔ پی ڈی سی آر کا مقصد اعلی اختلاط آرڈرز سے وابستہ فریکوئنسی اجزاء کو بڑھانا ہے، جو اعلی مقامی ریزولوشن حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں۔ تحریک ایم پی آئی میں سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک اچھا سگنل سے شور کا تناسب حاصل کرنا ہے، خاص طور پر اعلی ہم آہنگی کے لیے۔ اس کے پیچھے ارادہ یہ ہے کہ محرک ذرہ سگنل کی زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی، جو زیادہ تعدد پر شدت میں گر جاتی ہے اور پھر شور کے فرش میں غائب ہو جاتی ہے، بہتر مقامی ریزولوشن تک پہنچنے کے لیے تصویر کی تعمیر نو کے لیے قابل استعمال ہونی چاہیے۔ اعلی تعدد پر ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے، کسی کا مقصد اعلی ہم آہنگی پر ذرات اور وصول کنڈلی کے درمیان تعمیلی جوڑے کو بڑھانا ہے۔ ڈیزائن جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، پی ڈی سی آر، جو دو کویکسیل کنڈلی پر مشتمل ہوتا ہے، غیر فعال ہوتا ہے کیونکہ اس میں وولٹیج کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے اور باقی ایم پی آئی اسکینر سسٹم سے بجلی کا رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پی ڈی سی آر ایک گونج سرکٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس لیے اس میں ایک کیپسیٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ پی ڈی سی آر بنیادی طور پر اپنے اندرونی کنڈلی کے ساتھ ذرات کے مقناطیسی ردعمل کو اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ موصولہ سگنل کو اپنے بیرونی کنڈلی کے ساتھ بھیجتا ہے، لیکن اس کی گونج تعدد کی حد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آؤٹ پٹ کو اسکینر کے وصول کنڈلی کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔ اسکینر اور پی ڈی سی آر کے تمام مختلف کنڈلوں کے درمیان جوڑا ہوگا، تاہم، بیان کردہ عمل غالب رہے گا۔ پی ڈی سی آر، یعنی۔ گونجنے والا سرکٹ، اس تعدد کے قریب تعدد کے مطابق ہوتا ہے جس پر سگنل کی ہم آہنگی شور کے فرش میں غائب ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کا کام انجام دیتا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ حوالہ جات میڈیکل امیجنگ میڈیکل ٹیکنالوجی میڈیکل فزکس ریسونٹرز