Dental curing light
ڈینٹل کیورنگ لائٹ دانتوں کے سازوسامان کا ایک ٹکڑا ہے جو ہلکے علاج والے رال پر مبنی مرکبات کی پولیمرائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کئی مختلف دانتوں کے مواد پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو روشنی سے قابل علاج ہیں۔ استعمال شدہ روشنی مرئی نیلی روشنی کے سپیکٹرم کے تحت آتی ہے۔ یہ روشنی طول موج کی ایک حد تک پہنچائی جاتی ہے اور ہر قسم کے آلے کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ دانتوں کے علاج کے روشنی کے ذرائع کی چار بنیادی اقسام ہیں: ٹونگسٹن ہیلوجن، روشنی خارج کرنے والے ڈایڈس (ایل ای ڈی)، پلازما آرکس، اور لیزر۔ دو سب سے زیادہ عام ہیلوجن اور ایل ای ڈی ہیں۔ تاریخ 1960 کی دہائی کے اوائل میں، پہلی ہلکی علاج کرنے والی رال کی ترکیبیں تیار کی گئیں۔ اس کی وجہ سے 1970 کی دہائی میں ڈینٹس پلی/کولک کے ذریعہ پہلی علاج کرنے والی روشنی، جسے نووا لائٹ کہا جاتا ہے، کی ترقی ہوئی۔ نیوا لائٹ نے رال کے مرکب کو ٹھیک کرنے کے لیے بالائے بنفشی روشنی کا استعمال کیا۔ اس ضرورت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا کہ یووی روشنی کی چھوٹی طول موج رال میں اتنی گہرائی میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ اسے مناسب طریقے سے ٹھیک کیا جا سکے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں، مرئی روشنی کے علاج کے شعبے میں پیشرفت نیلے رنگ کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے ایک علاج کرنے والے آلے کی تخلیق کا باعث بنی۔ علاج کرنے والی روشنی کی اگلی قسم کوارٹز-ہیلوجن بلب تیار کی گئی تھی۔ اس آلے میں مرئی روشنی کے سپیکٹرم کی لمبی طول موج تھی اور اس نے رال کے مرکب کے لیے علاج کرنے والی روشنی اور روشنی کی توانائی کے زیادہ سے زیادہ دخول کی اجازت دی۔ ہیلوجن کیورنگ لائٹ نے یو وی کیورنگ لائٹ کی جگہ لے لی۔ 1990 کی دہائی نے ہلکے علاج کے آلات میں بڑی بہتری پیش کی۔ جیسے جیسے دانتوں کی بحالی کے مواد میں ترقی ہوئی، اسی طرح ان مواد کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی میں بھی بہتری آئی۔ توجہ شدت کو بہتر بنانے پر تھی تاکہ علاج تیزی سے اور گہرا ہو سکے۔ 1998 میں پلازما آرک کیورنگ لائٹ متعارف کرائی گئی۔ یہ رال پر مبنی مرکب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اعلی شدت والے روشنی کے منبع، پلازما پر مشتمل ایک فلوروسینٹ بلب کا استعمال کرتا ہے، اور 3 سیکنڈ کے اندر رال کے مرکب مواد کو ٹھیک کرنے کا دعوی کرتا ہے۔ تاہم، عملی طور پر، جب کہ پلازما آرک کیورنگ لائٹ مقبول ثابت ہوئی، ان لائٹس کے منفی پہلوؤں (بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، ایک مہنگی ابتدائی قیمت، دعوی کردہ 3 سیکنڈ سے زیادہ وقت تک کیورنگ، اور مہنگی دیکھ بھال) کے نتیجے میں دیگر کیورنگ لائٹ ٹیکنالوجیز کی ترقی ہوئی۔ ٹیکنالوجی میں جدید ترین ترقی ایل ای ڈی کیورنگ لائٹ ہے۔ اگرچہ ایل ای ڈی کیورنگ لائٹس 1990 کی دہائی سے دستیاب ہیں، لیکن وہ اس وقت تک بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کی گئیں جب تک کہ پلازما آرک لائٹس کی ملکیت کے ذریعے پیش کی جانے والی مایوسی ناقابل برداشت نہ ہو گئی۔ اگرچہ ایل ای ڈی کیورنگ لائٹ ابتدائی کیورنگ لائٹ پیشکشوں سے ایک بہت بڑا قدم آگے ہے، ریفائنمنٹ اور نئی ٹیکنالوجیز مسلسل تیار کی جا رہی ہیں جس کا مقصد رال کے مرکب کو تیز اور زیادہ مکمل طور پر کیورنگ کرنا ہے۔ ٹونگسٹن ہیلوجن علاج کرنے والی روشنی، جسے محض "ہیلوجن علاج کرنے والی روشنی" بھی کہا جاتا ہے، دانتوں کے دفاتر میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ کثرت سے پولیمرائزیشن کا ذریعہ ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے، ایک برقی کرنٹ ایک پتلی ٹونگسٹن تنت سے گزرتا ہے، جو مزاحم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس مزاحم کو پھر "تقریبا 3,000 کیلون کے درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے، یہ تاپدیپت ہو جاتا ہے اور نظر آنے والی روشنی کی شکل میں اورکت اور برقی مقناطیسی تابکاری کا اخراج کرتا ہے"۔ یہ 400 اور 500 این ایم کے درمیان نیلی روشنی فراہم کرتا ہے، جس کی شدت 400-600 mW cm−2 ہے۔ تاہم اس قسم کی شفا بخش روشنی میں کچھ خامیاں ہیں، جن میں سے پہلی بڑی مقدار میں حرارت ہے جو تنت پیدا کرتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کیورنگ لائٹ میں وینٹیلیٹنگ فین نصب ہو جس کے نتیجے میں کیورنگ لائٹ زیادہ ہو۔ پنکھا ایک ایسی آواز پیدا کرتا ہے جو کچھ مریضوں کو پریشان کر سکتا ہے، اور بلب کا واٹج ایسا ہوتا ہے (جیسے۔ 80 ڈبلیو) ان علاج کرنے والی روشنیوں کو بجلی کے منبع میں پلگ کیا جانا چاہیے ؛ یعنی، وہ بے تار نہیں ہیں۔ مزید برآں، اس روشنی کو زیادہ درجہ حرارت تک پہنچنے کی وجہ سے اصل علاج کرنے والے لائٹ بلب کی بار بار نگرانی اور تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مثال کے طور پر، ایک ماڈل 50 گھنٹے کی تخمینہ شدہ زندگی کے ساتھ ایک بلب کا استعمال کرتا ہے جس کے لیے سالانہ تبدیلی کی ضرورت ہوگی، فرض کریں کہ 12 منٹ کا استعمال فی دن، 250 دن فی سال۔) نیز، مواد کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کے لیے درکار وقت ایل ای ڈی کیورنگ لائٹ سے بہت زیادہ ہے۔ روشنی خارج کرنے والے ڈایڈڈ یہ علاج کرنے والی لائٹس ایک یا زیادہ روشنی خارج کرنے والے ڈایڈڈ [ایل ای ڈی] کا استعمال کرتی ہیں اور نیلی روشنی پیدا کرتی ہیں جو دانتوں کے مواد کو ٹھیک کرتی ہیں۔ روشنی کے علاج کے ذرائع کے طور پر ایل ای ڈی سب سے پہلے 1995 میں ادب میں تجویز کیے گئے تھے۔ دندان سازی میں ایل ای ڈی علاج کی ایک مختصر تاریخ 2013 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ روشنی نیلی روشنی کے اخراج کے لیے گیلیم نائٹرائڈ پر مبنی سیمی کنڈکٹر کا استعمال کرتی ہے۔ امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن کے جریدے میں 2004 کے ایک مضمون میں وضاحت کی گئی ہے، "ایل ای ڈی میں، دو ڈوپڈ سیمی کنڈکٹرز (این-ڈوپڈ اور پی-ڈوپڈ) کے جنکشن پر ایک وولٹیج لگایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں روشنی کی پیداوار اور اخراج ایک مخصوص طول موج کی حد میں ہوتا ہے۔ سیمی کنڈکٹر کے امتزاج کی کیمیائی ساخت کو کنٹرول کرکے، کوئی بھی طول موج کی حد کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ڈینٹل ایل ای ڈی کیورنگ لائٹس ایل ای ڈی کا استعمال کرتی ہیں جو 400-500 این ایم رینج (تقریبا 460 این ایم کی چوٹی طول موج کے ساتھ) میں نیلی روشنی کا ایک تنگ سپیکٹرم پیدا کرتی ہیں، جو کہ سی پی کیو مالیکیول کو چالو کرنے کے لیے مفید توانائی کی حد ہے جو عام طور پر ڈینٹل مونومرز کی فوٹو پولیمرائزیشن شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کیورنگ لائٹس ہیلوجن کیورنگ لائٹس سے بہت مختلف ہیں۔ وہ زیادہ ہلکے، پورٹیبل اور موثر ہوتے ہیں۔ ایل ای ڈی کیورنگ لائٹس سے پیدا ہونے والی گرمی بہت کم ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ پنکھے کی اب ضرورت نہیں تھی، اس لیے زیادہ ہلکی اور چھوٹی روشنی ڈیزائن کی جا سکتی تھی۔ اس کی پورٹیبلٹی بجلی کی کم کھپت سے آتی ہے۔ ایل ای ڈی اب ریچارج ایبل بیٹریاں استعمال کر سکتی ہے، جس سے یہ بہت زیادہ آرام دہ اور استعمال میں آسان ہو جاتی ہے۔ جدید ترین ایل ای ڈی کیورنگ لائٹ ہیلوجن لیمپ اور پچھلی ایل ای ڈی کیورنگ لائٹس کے مقابلے میں مواد کو بہت تیزی سے ٹھیک کرتی ہے۔ یہ ایک بڑے سیمی کنڈکٹر کرسٹل کے ساتھ واحد اعلی شدت والی نیلی ایل ای ڈی کا استعمال کرتا ہے۔ 1, 000 میگاواٹ/سینٹی میٹر 2 کی پیداوار کے ساتھ روشنی کی شدت اور روشنی کے رقبے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اتنی زیادہ شدت والی روشنی کو خارج کرنے کے لیے، یہ "ملٹی لیئر پولیمر فلم ٹیکنالوجی" پر مشتمل ایک انتہائی عکاس آئینے کی فلم کا استعمال کرتا ہے۔ آپریشن ہیلوجن اور ایل ای ڈی کیورنگ لائٹس اسی طرح کام کرتی ہیں۔ ان دونوں لائٹس میں آپریٹر کو نیلی روشنی کو آن کرنے کے لیے بٹن یا ٹرگر دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلوجن کیورنگ لائٹس کو چالو کرنے کے لیے ایک ٹرگر دبایا جاتا ہے۔ پرانے ماڈلز میں آپریٹر کو روشنی کے اخراج کے لیے ٹرگر کو تھامے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نئے ماڈلز میں ٹرگر کو صرف ایک بار دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلوجن اور ایل ای ڈی لائٹس کے دونوں نئے ماڈلز میں لائٹ اس وقت تک آن رہے گی جب تک کہ ٹرگر یا بٹن دبانے کے بعد ٹائمر کی میعاد ختم نہ ہو جائے۔ جب روشنی آن کی جاتی ہے، تو اسے مواد کے ساتھ سیدھے دانت کے اوپر رکھا جاتا ہے جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اہمیت علاج کرنے والی روشنی کی نشوونما نے دندان سازی کو بہت بدل دیا۔ دانتوں کے علاج کی روشنی کی نشوونما سے پہلے، دانت میں رال پر مبنی جامع مواد رکھنے کے لیے مختلف مواد استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس ترقی سے پہلے استعمال ہونے والا مواد خود کو ٹھیک کرنے والا رال کا مواد تھا۔ یہ مواد، ایک اے مواد اور ایک بی مواد، درخواست سے پہلے الگ الگ ملایا گیا تھا۔ A مواد بیس تھا اور B مواد اتپریرک تھا۔ اس رال کے مواد کو پہلے ملایا گیا اور پھر دانت میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اسے 30-60 سیکنڈ کے بعد مکمل طور پر سخت کر دیا جاتا ہے۔ اس نے دانتوں کے ڈاکٹر کے سامنے کئی مسائل پیش کیے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ دانتوں کے ڈاکٹر کا اس بات پر کنٹرول نہیں تھا کہ مواد کتنی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے-ایک بار مل جانے کے بعد علاج کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دانتوں کے ڈاکٹر کو مواد کو جلدی اور مناسب طریقے سے دانت میں ڈالنا پڑا۔ اگر مواد کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا گیا تھا، تو مواد کی کھدائی کرنی پڑی اور عمل دوبارہ شروع کرنا پڑا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی ترقی نے نئے لائٹ ایکٹیویٹڈ رال کے مواد کو راستہ دیا۔ یہ نئے مواد پچھلے مواد سے بہت مختلف ہیں۔ ان مواد کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں براہ راست سائٹ پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نیا لچکدار رال مواد صرف دانتوں کے علاج کی روشنی سے ہی مکمل طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ دانتوں کے ڈاکٹروں کے لیے نئے فوائد پیش کرتا ہے: وقت کی رکاوٹ اب ختم ہو گئی ہے اور دانتوں کا ڈاکٹر اب یقین دلا سکتا ہے کہ مواد مناسب طریقے سے رکھا گیا ہے۔ حوالہ جات دانتوں کا سامان