Body area network
باڈی ایریا نیٹ ورک (بی اے این)، جسے وائرلیس باڈی ایریا نیٹ ورک (ڈبلیو بی اے این) یا باڈی سینسر نیٹ ورک (بی ایس این) یا میڈیکل باڈی ایریا نیٹ ورک (ایم بی اے این) بھی کہا جاتا ہے، پہننے کے قابل کمپیوٹنگ آلات کا ایک وائرلیس نیٹ ورک ہے۔ بی اے این آلات جسم کے اندر امپلانٹس یا گولیوں کے طور پر سرایت کیے جا سکتے ہیں، جسم پر ایک مقررہ پوزیشن میں سطح پر نصب ہو سکتے ہیں، یا آلات کے ساتھ ہو سکتے ہیں جنہیں انسان مختلف پوزیشنوں میں لے جا سکتے ہیں، جیسے کپڑوں کی جیبوں میں، ہاتھ سے، یا مختلف تھیلوں میں۔ اگرچہ آلات کو چھوٹا کرنے کا رجحان ہے، خاص طور پر باڈی ایریا نیٹ ورکس میں جو ایک ہی باڈی سنٹرل یونٹ (بی سی یو) کے ساتھ مل کر کئی چھوٹے باڈی سینسر یونٹس (بی ایس یو) پر مشتمل ہوتے ہیں، بڑے ڈیسی میٹر (ٹیب اور پیڈ) سائز کے سمارٹ ڈیوائسز اب بھی ڈیٹا ہب یا ڈیٹا گیٹ وے کے طور پر کام کرنے اور بی اے این ایپلی کیشنز کو دیکھنے اور ان سیٹو کرنے کے لیے یوزر انٹرفیس فراہم کرنے کے لحاظ سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈبلیو بی اے این ٹیکنالوجی کی ترقی 1995 کے آس پاس انسانی جسم پر، قریب اور اس کے آس پاس مواصلات کو نافذ کرنے کے لیے وائرلیس پرسنل ایریا نیٹ ورک (ڈبلیو پی اے این) ٹیکنالوجیز کے استعمال کے خیال کے ارد گرد شروع ہوئی۔ تقریبا چھ سال بعد، "بین" کی اصطلاح ان نظاموں کے لیے آئی جہاں مواصلات مکمل طور پر انسانی جسم کے اندر، اس پر اور اس کے قریب ہوتا ہے۔ ڈبلیو بی اے این سسٹم طویل حدود تک پہنچنے کے لیے ڈبلیو پی اے این وائرلیس ٹیکنالوجیز کو گیٹ وے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ گیٹ وے ڈیوائسز کے ذریعے، انسانی جسم پر پہننے کے قابل آلات کو انٹرنیٹ سے جوڑنا ممکن ہے۔ اس طرح طبی پیشہ ور افراد مریض کے مقام سے آزاد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مریض کے ڈیٹا تک آن لائن رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تصور جسمانی سینسرز، کم طاقت والے انٹیگریٹڈ سرکٹس، اور وائرلیس مواصلات میں تیز رفتار ترقی نے وائرلیس سینسر نیٹ ورک کی ایک نئی نسل کو فعال کیا ہے، جو اب ٹریفک، فصلوں، بنیادی ڈھانچے اور صحت کی نگرانی جیسے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باڈی ایریا نیٹ ورک فیلڈ ایک بین الضابطہ شعبہ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے طبی ریکارڈ کی ریئل ٹائم اپ ڈیٹس کے ساتھ سستی اور مسلسل صحت کی نگرانی کی اجازت دے سکتا ہے۔ متعدد ذہین فزیالوجیکل سینسرز کو پہننے کے قابل وائرلیس باڈی ایریا نیٹ ورک میں ضم کیا جا سکتا ہے، جسے کمپیوٹر کی مدد سے بحالی یا طبی حالات کا جلد پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاقہ انسانی جسم کے اندر بہت چھوٹے بائیوسینسرز لگانے کی فزیبلٹی پر منحصر ہے جو آرام دہ ہیں اور جو معمول کی سرگرمیوں کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں لگائے گئے سینسر مختلف جسمانی تبدیلیاں جمع کریں گے تاکہ مریض کی صحت کی حالت کی نگرانی کی جا سکے چاہے ان کا مقام کچھ بھی ہو۔ معلومات کو بیرونی پروسیسنگ یونٹ میں وائرلیس طور پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ آلہ فوری طور پر تمام معلومات کو حقیقی وقت میں دنیا بھر کے ڈاکٹروں تک پہنچائے گا۔ اگر کسی ہنگامی صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو ڈاکٹر فوری طور پر مناسب پیغامات یا الارم بھیج کر کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے مریض کو مطلع کریں گے۔ فی الحال، فراہم کردہ معلومات کی سطح اور سینسرز کو طاقت دینے کے قابل توانائی کے وسائل محدود ہیں۔ اگرچہ ٹیکنالوجی ابھی بھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن اس پر وسیع پیمانے پر تحقیق کی جا رہی ہے اور ایک بار اسے اپنائے جانے کے بعد، توقع کی جاتی ہے کہ یہ صحت کی دیکھ بھال میں ایک اہم ایجاد ہوگی، جس کی وجہ سے ٹیلی میڈیسن اور ایم ہیلتھ جیسے تصورات حقیقی ہو جائیں گے۔ ایپلی کیشنز بینز کی ابتدائی ایپلی کیشنز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں ظاہر ہوں گی، خاص طور پر ذیابیطس، دمہ اور دل کے دورے جیسی دائمی بیماریوں کے مریضوں کی مسلسل نگرانی اور اہم پیرامیٹرز کو لاگ ان کرنے کے لیے۔ کسی مریض پر لگائی گئی پابندی ان کی اہم علامات میں ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کے ذریعے دل کا دورہ پڑنے سے پہلے ہی ہسپتال کو آگاہ کر سکتی ہے۔ ذیابیطس کے مریض پر ایک بی اے این جیسے ہی ان کی انسولین کی سطح کم ہوتی ہے، پمپ کے ذریعے خود بخود انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے۔ کسی بیماری کی بنیادی صحت کی حالت کی منتقلی اور حرکیات کو سیکھنے کے لیے بین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی دیگر ایپلی کیشنز میں کھیل، فوجی یا سیکیورٹی شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی کو نئے شعبوں تک وسعت دینے سے افراد کے درمیان، یا افراد اور مشینوں کے درمیان معلومات کے بلا روک ٹوک تبادلے کے ذریعے مواصلات میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ معیارات بین کے لیے جدید ترین بین الاقوامی معیار IEEE 802.15.6 معیار ہے۔ اجزاء ایک عام بی اے این یا بی ایس این کے لیے اہم اشاروں کی نگرانی کے سینسرز، موشن ڈیٹیکٹرز (ایکسلرومیٹرز کے ذریعے) کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نگرانی شدہ فرد کے مقام اور کسی قسم کے مواصلات کی شناخت میں مدد مل سکے، تاکہ طبی پریکٹیشنرز یا نگہداشت کرنے والوں کو اہم اشاروں اور حرکت کی ریڈنگ منتقل کی جا سکے۔ ایک عام باڈی ایریا نیٹ ورک کٹ سینسر، ایک پروسیسر، ایک ٹرانسیور اور ایک بیٹری پر مشتمل ہوگی۔ ای سی جی اور ایس پی او 2 سینسر جیسے فزیالوجیکل سینسر تیار کیے گئے ہیں۔ دیگر سینسر جیسے بلڈ پریشر سینسر، ای ای جی سینسر اور بی ایس این انٹرفیس کے لیے پی ڈی اے تیار کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں وائرلیس مواصلات ایف سی سی نے 2360-2400 میگاہرٹز بینڈ پر میڈیکل بی اے این لو پاور، وائڈ ایریا ریڈیو لنکس کے لیے 40 میگاہرٹز سپیکٹرم بینڈوتھ مختص کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ پہلے سے ہی سنترپت معیاری وائی فائی سپیکٹرم سے ایک معیاری بینڈ تک ایم بی اے این مواصلات کو آف لوڈنگ کرنے کی اجازت دے گا۔ 2360-2390 MHz فریکوئنسی رینج ثانوی بنیاد پر دستیاب ہے۔ ایف سی سی اپنے قواعد کے حصہ 95 میں موجودہ میڈیکل ڈیوائس ریڈیو کمیونیکیشن (میڈ ریڈیو) سروس کو وسعت دے گا۔ بینڈ کا استعمال کرنے والے ایم بی اے این ڈیوائسز 'لائسنس بہ رول' کی بنیاد پر کام کریں گے جو انفرادی ٹرانسمیٹر لائسنسوں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ 2360-2390 MHz تعدد کا استعمال صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں اندرونی آپریشن تک محدود ہے اور ایروناٹیکل ٹیلی میٹری کے بنیادی استعمال کی حفاظت کے لیے کوآرڈینیٹرز کے ذریعے رجسٹریشن اور سائٹ کی منظوری سے مشروط ہے۔ 2390-2400 MHz بینڈ میں آپریشن رجسٹریشن یا ہم آہنگی سے مشروط نہیں ہے اور رہائشی سمیت تمام علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیلنجز اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے مسائل میں شامل ہو سکتے ہیں: ڈیٹا کا معیار: بی اے این کے ذریعے تیار کردہ اور جمع کردہ ڈیٹا مریضوں کی دیکھ بھال کے عمل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس ڈیٹا کا معیار اعلی معیار کا ہو تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیے گئے فیصلے بہترین معلومات پر مبنی ہیں۔ ڈیٹا مینجمنٹ: چونکہ بی اے این بڑی مقدار میں ڈیٹا تیار کرتے ہیں، اس لیے ان ڈیٹا سیٹوں کو سنبھالنے اور برقرار رکھنے کی ضرورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سینسر کی توثیق: وسیع تر سینسنگ ڈیوائسز موروثی مواصلات اور ہارڈ ویئر کی رکاوٹوں کے تابع ہیں جن میں ناقابل اعتماد وائرڈ/وائرلیس نیٹ ورک لنک، مداخلت اور محدود بجلی کے ذخائر شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں غلط ڈیٹا سیٹس کو اختتامی صارف کو واپس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں کہ تمام سینسر ریڈنگ کی توثیق کی جائے۔ اس سے جھوٹے الارم کی پیداوار کو کم کرنے اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ڈیزائن میں ممکنہ کمزوریوں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈیٹا کی مستقل مزاجی: متعدد موبائل آلات اور وائرلیس مریضوں کے نوٹوں پر موجود ڈیٹا کو بغیر کسی رکاوٹ کے جمع اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باڈی ایریا نیٹ ورکس کے اندر، اہم مریض ڈیٹا سیٹس کو متعدد نوڈس اور متعدد نیٹ ورک والے پی سی یا لیپ ٹاپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی طبی پریکٹیشنر کے موبائل ڈیوائس میں تمام معلوم معلومات نہیں ہیں تو مریض کی دیکھ بھال کا معیار خراب ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی: ڈبلیو بی اے این ٹرانسمیشن کو محفوظ اور درست بنانے کے لیے کافی کوشش کی ضرورت ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مریض کا محفوظ ڈیٹا صرف ہر مریض کے وقف شدہ ڈبلیو بی اے این سسٹم سے حاصل کیا گیا ہے اور دوسرے مریض کے ڈیٹا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ مزید برآں، ڈبلیو بی اے این سے تیار کردہ ڈیٹا تک محفوظ اور محدود رسائی ہونی چاہیے۔ اگرچہ زیادہ تر نیٹ ورکس میں سیکیورٹی ایک اعلی ترجیح ہے، لیکن ڈبلیو بی اے این کے لیے اس شعبے میں بہت کم مطالعہ کیا گیا ہے۔ چونکہ ڈبلیو بی اے این طاقت، میموری، مواصلاتی شرح اور کمپیوٹیشنل صلاحیت کے لحاظ سے وسائل سے محدود ہیں، اس لیے دوسرے نیٹ ورکس کے لیے تجویز کردہ حفاظتی حل ڈبلیو بی اے این پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ دستیابی اور محفوظ انتظام کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کی رازداری، تصدیق، سالمیت اور تازگی ڈبلیو بی اے این میں حفاظتی تقاضے ہیں۔ آئی ای ای ای 802.15.6 معیار، جو ڈبلیو بی اے این کے لیے جدید ترین معیار ہے، نے ڈبلیو بی اے این میں سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، اس میں کئی حفاظتی مسائل ہیں۔ انٹرآپریبلٹی: ڈبلیو بی اے این سسٹمز کو بلوٹوتھ، زگبی وغیرہ جیسے معیارات میں بغیر کسی رکاوٹ کے ڈیٹا کی منتقلی کو یقینی بنانا ہوگا۔ معلومات کے تبادلے، پلگ اینڈ پلے ڈیوائس انٹرایکشن کو فروغ دینا۔ مزید برآں، نظام کو توسیع پذیر ہونا ہوگا، نیٹ ورک میں موثر نقل مکانی کو یقینی بنانا ہوگا اور بلاتعطل رابطہ فراہم کرنا ہوگا۔ سسٹم ڈیوائسز: ڈبلیو بی اے این میں استعمال ہونے والے سینسرز میں پیچیدگی کم، فارم فیکٹر میں چھوٹے، وزن میں ہلکے، پاور ایفیشنٹ، استعمال میں آسان اور دوبارہ ترتیب دینے کے قابل ہونے چاہئیں۔ مزید برآں، اسٹوریج ڈیوائسز کو ریموٹ اسٹوریج اور مریض کے ڈیٹا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے بیرونی پروسیسنگ اور تجزیہ کے ٹولز تک رسائی کی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ توانائی بمقابلہ درستگی: سینسرز کی ایکٹیویشن پالیسی کا تعین بی اے این کی بجلی کی کھپت بمقابلہ مریض کی صحت کی حالت کی غلط درجہ بندی کے امکان کے درمیان تجارت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جانا چاہیے۔ زیادہ بجلی کی کھپت کے نتیجے میں اکثر مریض کی صحت کی حالت پر زیادہ درست مشاہدات ہوتے ہیں اور اس کے برعکس۔ رازداری پر حملہ: لوگ ڈبلیو بی اے این ٹیکنالوجی کو آزادی کے لیے ممکنہ خطرہ سمجھ سکتے ہیں، اگر ایپلی کیشنز "محفوظ" طبی استعمال سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ سماجی قبولیت اس ٹیکنالوجی کو وسیع تر استعمال تلاش کرنے کی کلید ہوگی۔ مداخلت: باڈی سینسرز کے لیے استعمال ہونے والے وائرلیس لنک کو مداخلت کو کم کرنا چاہیے اور ماحول میں دستیاب دوسرے نیٹ ورک ڈیوائسز کے ساتھ سینسر نوڈ ڈیوائسز کے بقائے باہمی کو بڑھانا چاہیے۔ یہ خاص طور پر ڈبلیو بی اے این نظام کے بڑے پیمانے پر نفاذ کے لیے اہم ہے۔ لاگت: آج کے صارفین کم لاگت والے صحت کی نگرانی کے حل کی توقع کرتے ہیں جو اعلی فعالیت فراہم کرتے ہیں۔ ڈبلیو بی اے این کے نفاذ کو صحت سے آگاہ صارفین کے لیے پرکشش متبادل بننے کے لیے لاگت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ مستقل نگرانی: صارفین کو مختلف سطحوں کی نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مثال کے طور پر جو لوگ کارڈیک اسکیمیا کے خطرے میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈبلیو بی اے این مسلسل کام کریں، جبکہ گرنے کے خطرے میں دوسروں کو چلنے یا حرکت کرتے وقت ان کی نگرانی کے لیے صرف ڈبلیو بی اے این کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نگرانی کی سطح توانائی کے منبع کے ختم ہونے سے پہلے درکار توانائی کی مقدار اور بی اے این کے لائف سائیکل کو متاثر کرتی ہے۔ محدود تعیناتی: ڈبلیو بی اے این کو پہننے کے قابل، ہلکا پھلکا اور غیر گھسنے والا ہونا چاہیے۔ اس سے صارف کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں تبدیلی یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کو بالآخر صارف کے لیے شفاف ہونا چاہیے یعنی اسے اپنے نگرانی کے کاموں کو صارف کے احساس کے بغیر انجام دینا چاہیے۔ مستقل کارکردگی: ڈبلیو بی اے این کی کارکردگی مستقل ہونی چاہیے۔ سینسر کی پیمائش درست اور انشانکن شدہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جب ڈبلیو بی اے این بند ہو اور دوبارہ آن ہو۔ وائرلیس لنکس مضبوط ہونے چاہئیں اور مختلف صارف ماحول میں کام کرنے چاہئیں۔ مزید پڑھیں بیرونی لنکس وائرلیس میڈیسن کے بارے میں ماہر امراض قلب ایرک ٹوپول کی ایک مختصر گفتگو کا ویڈیو "موبائل ہیلتھ: تصورات، اقدامات اور ایپلی کیشنز"، ہیلتھ کیئر بائیولوجیکل انجینئرنگ کی مدد کے لیے وائرلیس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں پہلی کتاب (پرتگالی میں) وائرلیس نیٹ ورکنگ پہننے کے قابل آلات آنے والی مصنوعات