Quantitative electroencephalography
مقداری الیکٹروینسفلگرافی (کیو ای ای جی یا کیو ای ای جی) ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق الیکٹروینسفلگرافی (ای ای جی) کے اعداد و شمار اور متعلقہ طرز عمل کے ارتباط کے عددی تجزیے سے ہے۔ ڈیجیٹل سگنل تجزیہ میں استعمال ہونے والی تفصیلات کی تکنیکوں کو الیکٹروینسفلگرافی (ای ای جی) کے تجزیہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ ان میں ویولیٹ تجزیہ اور فورئیر تجزیہ شامل ہیں، جس میں فیز سنکرونی (ہم آہنگی، فیز لیگ) اور میگنیٹیوڈ سنکرونی (کوموڈولیشن/ارتباط، اور غیر متناسب) سمیت تالوں کے درمیان مشترکہ سرگرمی پر نئی توجہ دی گئی ہے۔ اینالاگ سگنل ای ای جی کی ایک مائیکرو وولٹیج ٹائم سیریز پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا ڈیجیٹل نمونہ لیا جاتا ہے اور سگنل کے زیادہ نمونے لینے کے لیے نمونے لینے کی شرح کافی ہوتی ہے (سب سے زیادہ تعدد کا پتہ لگانے سے دوگنا سے زیادہ کے نائکوسٹ اصول کا استعمال کرتے ہوئے)۔ جدید ای ای جی یمپلیفائرز مطلوبہ ایپلی کیشن کے لحاظ سے، فی سیکنڈ 1000 سے زیادہ نمونوں کے لیے، 250/256، 500/512 کے نمونے کے نرخوں کا استعمال کرتے ہوئے، ڈی سی سے لے کر 70 یا 100 ہرٹز تک روایتی میڈیکل بینڈ میں EEG کو حل کرنے کے لیے مناسب نمونے کا استعمال کرتے ہیں۔ کیو ای ای جی کو اوپن سورس ٹول باکسز جیسے ای ای جی ایل اے بی یا نیورو فزیولوجیکل بائیو مارکر ٹول باکس کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے۔ کئی کیو ای ای جی مصنوعات کو کلاس 2 ایف ڈی اے میڈیکل ڈیوائس کلیئرنس ملی ہے اور اس طریقہ کو مرگی کے مریضوں میں استعمال کے لیے کچھ طبی قبولیت ملی ہے۔ تاہم کیو ای ای جی کی امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی یا امریکن کلینیکل نیورو فزیولوجی سوسائٹی نے توثیق نہیں کی ہے۔ ای ای جی کا فورئیر تجزیہ فورئیر ای ای جی ٹائم سیریز کو فریکوئنسی سپیکٹرم گراف کے ذریعے وولٹیج میں تحلیل کرتا ہے جسے عام طور پر "پاور سپیکٹرم" کہا جاتا ہے، جس میں طاقت ای ای جی شدت کا مربع ہوتی ہے، اور شدت ای ای جی سگنل کے طول و عرض کی لازمی اوسط ہوتی ہے، جسے (+) چوٹی سے (-) چوٹی) سے ماپا جاتا ہے، پورے نمونے کے وقت، یا دور میں۔ ایپوچ لمبائی فورئیر کی فریکوئنسی ریزولوشن کا تعین کرتی ہے، جس میں 1 سیکنڈ کا ایپوچ 1 ہرٹز ریزولوشن (پلس/مائنس 0.5 ہرٹز ریزولوشن) فراہم کرتا ہے، اور 4 سیکنڈ کا ایپوچ 1.4 ہرٹز، یا پلس/مائنس 0.125 ہرٹز ریزولوشن فراہم کرتا ہے۔ جہاں ای۔ ای۔ جی۔ اے۔ ویولیٹ کا فریکوئنسی ویولیٹ تجزیہ ایک وقت کی فریکوئنسی تبدیلی ہے جو وقت کی توسیع میں ای۔ ای۔ جی سگنلز کے تجزیے کی اجازت دیتی ہے جو فورئیر تجزیہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ جہاں a = اسکیلنگ ؛ b = وقت استعمال کیو ای ای جی کو کچھ علاقوں میں تشخیصی تشخیص کے لیے قبول کیا گیا ہے، جیسے کہ سیریبرو ویسکولر عوارض، انسیفالوپیتھی، ڈیمینشیا اور مرگی، حالانکہ یہ ابھی تک دیگر طبی شعبوں میں قبول ہونا باقی ہے، جیسے کہ دماغ کی ہلکی تکلیف دہ چوٹ یا نفسیاتی عوارض کی تشخیص۔ طبی اور تحقیقی ترتیبات میں تحقیقات میں کیو ای ای جی تکنیکوں کا استعمال جاری ہے۔ کیو ای ای جی کو نیوروفیڈ بیک فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بائیوفیڈ بیک کی ایک شکل ہے، جس میں دماغ میں برقی سرگرمی کی نگرانی کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کا اطلاق بصری یا صوتی محرکات کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے-یہ محرکات، بدلے میں، صارف کے ذریعے کنٹرول کیے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ حوالہ جات الیکٹروینسفلگرافی نفسیاتی امراض میں ای ای جی کے مقداری سپیکٹرم تجزیہ پر نظر ثانی کی گئی: طبی ترتیب میں نمبروں سے نشانیاں نکالنا۔ کلینک نیورو فزیوئل۔ 2003 دسمبر ؛ 114 (12): 2294-306۔ نیورو سائیکاٹرک عوارض کی تشخیص میں مقداری ای ای جی کا کردار۔ جے میڈ لائف۔ جنوری-مارچ 2020 ؛ 13 (1): 8-15۔ سی ایف سی ڈیلٹا بیٹا کا تعلق مخلوط خصوصیات اور دو قطبی دوم ڈپریشن میں علاج کے ردعمل سے ہے۔ ہیلیون۔ 2019 جون 13 ؛ 5 (6): e01898۔