Anomaloscope
انومالوسکوپ ایک آلہ اور رنگین بصارت کا ٹیسٹ ہے، جو اکثر رنگین اندھے پن کی مقدار اور خصوصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ مہنگے ہوتے ہیں اور انہیں چلانے کے لیے خصوصی علم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہیں رنگین بینائی کے معیارات کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، وہ عام طور پر ملازمت سے پہلے کی جانچ پڑتال کے بجائے تعلیمی مطالعات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال رنگین بصارت کے نقائص کی درجہ بندی کے حوالے سے دیگر رنگین بصارت کے معیارات کی توثیق کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اصول ایک انومالوسکوپ کے لیے ایک مضمون کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مرکب کے رنگ اور ٹیسٹ کے رنگ کے درمیان رنگ کا ملاپ کرے۔ ٹیسٹ کا رنگ ایک واحد سپیکٹرم رنگ ہے، جس کے لیے موضوع چمک کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ مرکب کا رنگ دو سپیکٹرم رنگوں کو یکجا کرتا ہے، جس کے لیے موضوع تناسب کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اس طرح رنگ بدل سکتا ہے۔ یہ دونوں رنگین لائٹس شانہ بہ شانہ رکھی جاتی ہیں اور موضوع دونوں پیرامیٹرز کو اس وقت تک تبدیل کرتا ہے جب تک کہ رنگ مماثل نظر نہ آئیں۔ میچ میں پیرامیٹر ویلیوز رنگین بصارت کی خرابی کی قسم اور طاقت کی وضاحت کرتی ہیں۔ انومالوسکوپ کے لیے استعمال ہونے والی تین روشنیوں کی طول موج کی وضاحت اس مساوات کے ملاپ سے کی جاتی ہے جس سے انومالوسکوپ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ چار مختلف میچ ہیں: ریلیگ میچ-589 این ایم (پیلا) پر ایک ٹیسٹ لائٹ اور 545 این ایم (پیلا سبز) اور 670 این ایم (سرخ) پر مکسچر لائٹس۔ یہ سرخ سبز خامیوں کی خصوصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینگلکنگ-ٹرینڈلنبرگ میچ-490 این ایم (سیان) پر ایک ٹیسٹ لائٹ اور 470 این ایم (نیلے) اور 517 این ایم (سبز) پر مکسچر لائٹس۔ یہ نیلے پیلے رنگ کی خامیوں کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پک فورڈ-لاکوسکی میچ-ٹونگسٹن بلب سے ایک ٹیسٹ لائٹ اور 470 این ایم (نیلے) اور 585 این ایم (پیلے نارنجی) لائٹس پر مکسچر لائٹس۔ یہ نیلے پیلے رنگ کی خامیوں کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موریلینڈ میچ-436 این ایم (نیلے) اور 490 این ایم (سیان) روشنی پر مکسچر لائٹس۔ دوسرے میچوں کے برعکس، ٹیسٹ لائٹ یک رنگ روشنی نہیں ہے جہاں چمک کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ بلکہ، یہ 480 این ایم (سیان-بلیو) روشنی اور اس کے تکمیلی رنگ 580 این ایم (پیلا) کا ڈائکرومیٹک مرکب ہے۔ پیلا رنگ سیاں نیلے رنگ کو اس کی رنگت کو تبدیل کیے بغیر غیر سیر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس لیے ان رنگوں کو بنیادی مرکب رنگ اور غیر متناسب مرکب رنگ کہا جاتا ہے۔ یہ نیلے پیلے رنگ کی خامیوں کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ لارڈ ریلیگ نے سب سے پہلے ریلیگ میچ پر مبنی رنگین اختلاط کا سامان ایجاد کیا اور دریافت کیا کہ کچھ صارفین زیادہ تر صارفین سے بہت مختلف تناسب کے ساتھ میچ بناتے ہیں۔ پہلا انومالوسکوپ جرمن ماہر امراض چشم اور ماہر فعلیات ولیبلڈ اے ناگیل (1870-1911) نے ایجاد کیا تھا جس نے اسے 1907 میں انومالوسکوپ کا نام دیا تھا۔ یہ ریلیگ میچ پر مبنی تھا۔ پک فورڈ-نکولسن انومالوسکوپ 1960 میں تیار کیا گیا تھا۔ اس نے ریلیگ، اینگلکنگ-ٹرینڈلنبرگ اور پک فورڈ-لاکووسکی کی پیمائش کی، جس سے یہ دونوں محوروں میں پیمائش کرنے والا پہلا انومالوسکوپ بن گیا۔ انومالوسکوپس کی معیاری کاری کا حکم ڈی آئی این-نارم 6160 نے دیا ہے، جو پہلی بار 1966 میں شائع ہوا تھا اور آخری بار 2019 میں اس میں ترمیم کی گئی تھی۔ موریلینڈ انومالوسکوپ 1984 میں تیار کیا گیا تھا اور اس میں موریلینڈ میچ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے نیلے-پیلے رنگ کے میچوں میں رنگین معمول کے نتائج میں بڑے تغیر کے ساتھ مسائل تھے۔ بہتر موریلینڈ میچ میں کلر نارملز کے لیے بہت کم تغیر ہے۔ ناگیل انومالوسکوپس پیداوار سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر رنگین بصارت کے معیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نٹز انومالوسکوپ (1980) ناگیل انومالوسکوپ کی نقل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اسے عام طور پر قابل تبادلہ سمجھا جاتا ہے۔ اوکولس ایچ ایم سی (ہیڈلبرگ) انومالوسکوپ (ریلیگ اور موریلینڈ میچ) اور نیٹز انومالوسکوپ (ریلیگ میچ) فی الحال تیار کیے جانے والے واحد انومالوسکوپس ہیں۔ انومالوسکوپس کو چلانے کے لیے درکار اخراجات اور مہارت نے آر جی بی پرائمری پر مبنی سادہ، سستے ڈیجیٹل انومالوسکوپس کی ترقی پر دباؤ ڈالا ہے۔ انومالوسکوپس کی تقلید کرنے والی کئی ویب پر مبنی ایپلی کیشنز فی الحال موجود ہیں۔ 2000 کے اوائل میں، محققین نے آر جی بی سی آر ٹی مانیٹر پر انومالوسکوپ کو درست طریقے سے نقل کرنے کی کوشش کی۔ انومالوسکوپس کے ڈیجیٹل تخروپن کی توثیق کا فقدان رہا ہے۔ حوالہ جات بیرونی روابط براؤزر میں کولبلینڈر انومالوسکوپ سمیلیٹر آنکھوں کے آلات رنگین بصارت