Digital delay generator
ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر (جسے ڈیجیٹل ٹو ٹائم کنورٹر بھی کہا جاتا ہے) الیکٹرانک ٹیسٹ آلات کا ایک ٹکڑا ہے جو واقعات کو متحرک کرنے، مطابقت پذیری، تاخیر اور گیٹنگ کے لیے درست تاخیر فراہم کرتا ہے۔ یہ جنریٹر بہت سے تجربات، کنٹرول اور عمل میں استعمال ہوتے ہیں جہاں ایک ہی واقعہ یا ایک سے زیادہ واقعات کے الیکٹرانک ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے یا کسی واقعہ سے متحرک ہو سکتا ہے۔ جو چیز اسے عام الیکٹرانک ٹائمنگ سے الگ کرتی ہے وہ اس کے آؤٹ پٹ کی ایک دوسرے سے مطابقت پذیری اور ابتدائی واقعہ ہے۔ ایک ٹائم ٹو ڈیجیٹل کنورٹر الٹا کام کرتا ہے۔ آلات ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر فنکشن میں پلس جنریٹر کی طرح ہے، لیکن ٹائمنگ ریزولوشن بہت بہتر ہے، اور تاخیر اور چوڑائی بہت کم جٹر کرتی ہے۔ کچھ مینوفیکچررز، جو اپنی اکائیوں کو "ڈیجیٹل تاخیر اور پلس جنریٹر" کہتے ہیں، نے تاخیر اور چوڑائی کے کنٹرول کے علاوہ اپنے ہر آؤٹ پٹ میں آزاد طول و عرض کی قطعیت اور سطح کا کنٹرول شامل کیا ہے۔ اب ہر چینل اپنا تاخیر، چوڑائی اور طول و عرض کا کنٹرول فراہم کرتا ہے، جس میں محرک کو بیرونی ماخذ یا اندرونی نمائندہ شرح جنریٹر سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے-جیسے کہ عام مقصد کے پلس جنریٹر۔ کچھ تاخیر جنریٹر آلات کو متحرک کرنے کے لیے درست تاخیر (کناروں) فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے گیٹنگ فنکشن کی اجازت دینے کے لیے درست تاخیر اور چوڑائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ کچھ تاخیر جنریٹر ایک واحد ٹائمنگ چینل فراہم کرتے ہیں، جبکہ دیگر متعدد ٹائمنگ چینل فراہم کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر آؤٹ پٹ عام طور پر منطق کی سطح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ برقی مقناطیسی مداخلت کے ماحول سے نمٹنے کے لیے زیادہ وولٹیج پیش کرتے ہیں۔ بہت سخت ماحول کے لیے، فائبر آپٹک کنیکٹر کے ساتھ آپٹیکل آؤٹ پٹ اور/یا ان پٹ بھی کچھ مینوفیکچررز کی طرف سے اختیارات کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر، ایک تاخیر جنریٹر 50 ω ٹرانسمیشن لائن کے ماحول میں کام کرتا ہے جس میں عکاسی اور وقت کی ابہام کو کم کرنے کے لیے لائن کو اس کی خصوصیت کی رکاوٹ میں ختم کیا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر، ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر واحد چینل والے آلات تھے جن میں صرف تاخیر ہوتی تھی (نیچے ڈاٹ حوالہ دیکھیں)۔ اب، ہر چینل سے تاخیر اور گیٹ کے ساتھ ملٹی چینل یونٹس معمول ہیں۔ کچھ دوسرے چینلز کا حوالہ دیتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ، کثیر محرک ایپلی کیشنز کے لیے ایک پر کئی چینلز کے وقت کو یکجا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ متعدد لیزرز اور ڈٹیکٹرز کو متحرک اور گیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ("او ایچ کے پلانر لیزر سے چلنے والے فلوروسینس کے ذریعے میتھین/ہوا کے مرکب کے لیزر اگنیشن کا تجرباتی مطالعہ" پر دوسرا حوالہ دیکھیں۔) ایک اور مثال میں ایک چینل ہے جو صارف کے منتخب کردہ فلیش لیمپ دالوں کے ساتھ لیزر کو پمپ کرتا ہے۔ اس لیزر کو کیو-سوئچنگ میں ایک اور چینل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا چینل لیزر فائر کے بعد ایک الگ وقت میں ڈیٹا کے حصول یا امیجنگ سسٹم کو متحرک کرنے اور گیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ (نیچے sensorsportal.com حوالہ دیکھیں) موڈ لاکنگ کے ذریعے پیدا ہونے والی لیزر دالوں کے سلسلے سے واحد لیزر پلس کا پلس کا انتخاب یا پلس چننا کچھ تاخیر جنریٹرز کی ایک اور قیمتی خصوصیت ہے۔ ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر کے لیے بیرونی گھڑی کے طور پر موڈ لاک ریٹ کا استعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی ایک پلس کو منتخب کرنے کے لیے تاخیر اور چوڑائی کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور دوسرے واقعات کو اس واحد پلس سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ استعمال ایک تاخیر جنریٹر تیز رفتار امیجنگ ایپلی کیشنز میں تیز رفتار فوٹو ڈیٹیکٹرز کو تاخیر اور گیٹ بھی کر سکتا ہے۔ (نیچے تیز رفتار فوٹو گرافی کا حوالہ دیکھیں) ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر عام طور پر بڑے نظاموں اور تجربات کے لیے وقت کا مرکز ہوتے ہیں۔ صارفین عام طور پر پورے نظام یا تجربے کو واحد کنٹرول فراہم کرنے کے لیے ایک GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس بناتے ہیں۔ ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر مینوفیکچررز نے ریموٹ پروگرامنگ اسکیمیں شامل کی ہیں جو اس طرح کے جی یو آئی کی تخلیق میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ صنعتی معیارات جیسے جی پی آئی بی، آر ایس-232، یو ایس بی اور ایتھرنیٹ مختلف مینوفیکچررز سے دستیاب ہیں۔ تجرباتی سیال حرکیات سیال کے بہاؤ کی تحقیقات کے لیے ڈیجیٹل تاخیر جنریٹرز کا استعمال کرتی ہے۔ پی آئی وی کا میدان، پارٹیکل امیج ویلوسیمیٹری، کئی ذیلی سیٹوں پر مشتمل ہے جو ڈیجیٹل تاخیر جنریٹرز کو اس کے وقت کے اہم جزو کے طور پر استعمال کریں گے جہاں متعدد لیزرز کو متحرک کیا جا سکتا ہے۔ متعدد چینل مختلف لیزرز کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ایک ہی ڈیوائس کو متعدد بار ٹرگر یا گیٹ کرنے کے لیے ایک چینل پر کئی چینلز کے ٹائمنگ کو ملٹی پلیکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک واحد چینل لیزر کو متحرک کر سکتا ہے یا ایک کیمرے کو متعدد، ملٹی پلیکسڈ دالوں کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ ایک اور مفید سیٹ اپ یہ ہے کہ ایک چینل ڈرائیو فلیش لیمپ کو پہلے سے طے شدہ تعداد میں بار بار رکھا جائے، اس کے بعد ایک واحد کیو-سوئچ ہو، اس کے بعد ڈیٹا کے حصول یا امیجنگ سسٹم کے لیے تاخیر اور گیٹ ہو۔ منفی تاخیر ڈیجیٹل تاخیر جنریٹرز کے ساتھ دستیاب ہے جو حوالہ کے طور پر کسی دوسرے چینل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ ان ایپلی کیشنز کے لیے مفید ہوگا جہاں کوئی واقعہ حوالہ سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایک مثال یہ ہوگی کہ حوالہ سے پہلے شٹر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ماس سپیکٹرومیٹری میں ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ملٹی ٹریگر ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر ایک نئی ترقی ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر ہے جس میں گیٹنگ اور بیرونی محرک، دوہری یا ملٹی ٹریگر صلاحیتیں ہیں۔ گیٹ صارف کو الیکٹرانک سگنل کے ساتھ آؤٹ پٹ اور/یا ٹرگرز کو فعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ اکائیوں میں واحد یا علیحدہ کنیکٹر کا استعمال کرتے ہوئے گیٹ یا ٹرگر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دوہری یا ملٹی ٹریگر ڈیجیٹل تاخیر جنریٹرز میں کئی ان پٹ محرک ہوتے ہیں۔ ان محرکات کو منتخب طور پر کسی بھی یا تمام چینلز کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملٹی ٹریگر ورژن میں انٹرلاکس، لیچز، متحرک تاخیر ایڈجسٹمنٹ، اور ٹرگر شور دبانے کو شامل کرنے کے لیے پروگرام کے قابل منطق کنٹرولر قسم کی فعالیت ہوتی ہے۔ محرکات اینڈ، اور، زور، اور منفی شکلوں میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو منطقی طور پر جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ ایل آئی ڈی اے آر ایپلی کیشنز ڈیجیٹل تاخیر جنریٹرز کا استعمال کرتی ہیں۔ لیزر کو متحرک کرنے کے لیے چینل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا چینل ڈیٹا کے حصول کے نظام کے لیے تاخیر سے گیٹ فراہم کرتا ہے۔ گیٹنگ ناپسندیدہ ڈیٹا کے بڑے حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے دلچسپی کے علاقوں پر کارروائی اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوہری ٹریگر ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر ایک پیکیج میں دو آزادانہ طور پر متحرک ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ بینچ ٹاپ ڈیجیٹل تاخیر جنریٹر اب ملٹی چینل ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ دو یا زیادہ ان پٹ ٹرگر ہوں اور ان چینلز کو منتخب کریں جو ہر ٹرگر کا جواب دیں۔ دوہری ٹرگر کی صلاحیت فراہم کرنے کا ایک دلچسپ تصور کسی آلے کو علیحدہ ٹرگر اور گیٹ ان پٹ کے ساتھ تبدیل کرتا ہے تاکہ گیٹ کو دوسرے ٹرگر کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ ڈی ڈی جی کے ڈیزائن میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کرسٹل آسکیلیٹر کی درستگی کے ساتھ متحرک تاخیر پیدا کی جائے لیکن جو حوالہ آسکیلیٹر کے کناروں تک محدود نہیں ہیں۔ ڈیجیٹل تاخیر پیدا کرنے میں کئی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے سیدھی سیدھی اسکیم 1 گھڑی کی ابہام کے ساتھ وقت کے وقفوں کے لیے ڈیجیٹل کاؤنٹر اور فری رننگ کرسٹل آسکیلیٹر کا استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک غیر متزلزل ٹرگر کے مقابلے میں ایک گھڑی کی مدت کے چوٹی سے چوٹی کے آؤٹ پٹ ایج جٹر ہوتے ہیں۔ یہ تکنیک کوانٹم کمپوزرز اور برکلے نیوکلیونکس آلات میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹرگرڈ کرسٹل، ایل سی، یا ڈیلی لائن آسکیلیٹرز کو ٹرگر ٹائم پر شروع کیا جا سکتا ہے اور موٹے تاخیر کرنے کے لیے شمار کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد گھڑی کے ادوار کے درمیان انٹرپولیٹ کرنے کے لیے اینالاگ فائن یا "ورنیر" تاخیر ہوتی ہے۔ ایک اضافہ یہ ہے کہ ایک ایسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اسٹارٹ ایبل آسکیلیٹر کو زیادہ درست مسلسل چلنے والے کرسٹل آسکیلیٹر پر لاک کرنے کے لیے فیز لاکڈ لوپ کا استعمال کیا جائے جو اصل ٹرگر صف بندی کو محفوظ رکھتی ہے۔ کلاسک ہیولیٹ پیکارڈ 5359 اے ٹائم سنتھسائزر نے ایک ہیٹروڈائن فیز لاک تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک کرسٹل آسکیلیٹر کے ساتھ مطابقت پذیر ایک متحرک ای سی ایل تاخیر لائن آسکیلیٹر کا استعمال کیا۔ اس تکنیک کو بعد میں کئی برکلے نیوکلیونکس اور لیکروئے تاخیر جنریٹرز میں استعمال کیا گیا۔ ہائی لینڈ ٹیکنالوجی ایک متحرک ایل سی آسکیلیٹر اور ڈی ایس پی فیز لاک اسکیم کا استعمال کرتی ہے۔ بیرونی محرک کے مقابلے میں دس پی ایس آر ایم ایس سے نیچے جٹر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اینالاگ ریمپ تاخیر جنریٹر ڈیزائن کرنا ممکن ہے جو کیپسیٹر کو چارج کرنے کے لیے موجودہ ماخذ کا استعمال کرتے ہوئے تاخیر کی حد کے کچھ دسیوں نینو سیکنڈ پر محیط ہو۔ اس کے بعد کوئی بھی کچھ لازمی تعداد میں گھڑیوں کے لیے ریمپ کرنٹ کو معطل کر سکتا ہے، جیسا کہ کرسٹل آسکیلیٹر کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ ریمپ کا منجمد ہونا آسکیلیٹر کو ٹرگر سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت کے بغیر تاخیر کی حد کو بڑھاتا ہے۔ یہ تکنیک یو ایس پیٹنٹ 4,968,907 میں بیان کی گئی ہے اور اسے سگنل ریکوری آلے میں استعمال کیا گیا تھا۔ کم تاخیر سے جٹر ممکن ہے، لیکن ملی سیکنڈ کی حد میں تاخیر کے لیے رساو کرنٹ ایک سنگین غلطی کا معاون بن جاتا ہے۔ ایک فلپ فلاپ پر مبنی ڈوئل رینک سنکرونائزر کو بیرونی ٹرگر کو کاؤنٹر پر مبنی تاخیر جنریٹر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر (1) کے معاملے میں ہے۔ اس کے بعد ان پٹ ٹرگر اور مقامی گھڑی کے درمیان منحنی خطوط کی پیمائش کرنا اور زیادہ تر ٹرگر ٹو کلاک جٹر کی تلافی کے لیے شاٹ بہ شاٹ کی بنیاد پر ورنیئر تاخیر کو ایڈجسٹ کرنا ممکن ہے۔ دسیوں پیکوسیکنڈز میں جٹر آر ایم ایس کو محتاط انشانکن کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹینفورڈ ریسرچ سسٹمز اس تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ پروگرام ایبل منطق کنٹرولر ٹائم ٹو ڈیجیٹل کنورٹر حوالہ جات ڈیجیٹل ڈیلے جنریٹر پر مبنی ٹارگٹ سپیڈ سمیلیٹر-یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن ڈاٹ ایچ ایس 809 811 سیکشن 4.10 بھی دیکھیں۔ "او ایچ کے پلانر لیزر-انڈیوسڈ فلوروسینس کے ذریعے میتھین/ہوا کے مرکب کے لیزر اگنیشن کا تجرباتی مطالعہ" "پی آئی وی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہنگامہ خیز باؤنڈری پرت پر مقامی قوت کی پیمائش" "تیز رفتار فوٹو گرافی ایپلی کیشنز کے لیے روشنی کے ذرائع کے طور پر بار بار پلسڈ روبی لیزرز" "سنگل فوٹون ڈیٹیکٹر ماڈیول" "لیڈر ریموٹ سینسنگ" "متعدد آؤٹ پٹس کے ساتھ پروگرام کے قابل سیکوینس جنریٹر" "سنکروٹران ٹائمنگ-متعدد چینلز" بیرونی لنکس http://www.berkeleynucleonics.com/resources/575_Multiplexing (1). پی ڈی ایف "" مطابقت پذیری، متعدد پلس ٹرینوں کے ساتھ تاخیر اور گیٹنگ "" https://www.keysight.com/en/pd-1000001406%3Aepsg%3Apro-pn-5359A/time-synthesizer?nid=-536900193.536882162&cc=US&lc=eng http://www.quantumcomposers.com http://www.greenfieldtechnology.com http://www.signalrecovery.com/9650Apage.htm http://www.thinksrs.com/products/DG645.htm http://www.thinksrs.com/products/DG645.htm