Floating collimator
فلوٹنگ کولیمیٹر ایک ابتدائی کولیمیٹر تھا جو فلکیاتی مشاہدات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ اسے انگریز طبیعیات دان اور ماہر فلکیات کیپٹن ہنری کیٹر نے 1825 کے قریب ایجاد کیا تھا۔ اس کے کولیمیٹر کا مقصد فلکیاتی مشاہدات میں ایک سطح، یا پلمب لائن کو تبدیل کرنا، اور دائرے یا زینتھ سیکٹر کے اعضاء پر افقی یا زینتھ پوائنٹ کی پوزیشن کا تعین کرنے کا ایک تیار اور بالکل درست طریقہ فراہم کرنا تھا۔ اس کا اصول افق کے حوالے سے، کسی سیال پر تیرتی ہوئی مستقل شکل اور کمیت والی کسی بھی شے کے ذریعہ فرض کردہ پوزیشن کی غیر متغیریت ہے۔ تیرتا ہوا کولیمیٹر ایک آئتاکار ڈبے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پارہ ہوتا ہے، جس کے اوپر کاسٹ آئرن کا ایک ٹکڑا تیرتا ہے۔ کاسٹ آئرن تقریبا بارہ انچ لمبا، چار چوڑا اور آدھا انچ موٹا ہوتا ہے، جس کے اوپر دو چھوٹے اوپری حصے یا Y کی برابر اونچائی ہوتی ہے۔ اوپری طرف ایک چھوٹی سی دوربین ہوتی ہے جسے کراس شدہ تاروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یا کسی باریک بیلنس اسپرنگ (بہت پتلی چپٹی دھات) کے کراس شدہ حصے ہوتے ہیں، فلیٹ ویز سیٹ کرتے ہیں، اور آبجیکٹ گلاس کے سائیڈریل فوکس میں بالکل ٹھیک ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ فلوٹ کو پارے کے چپکنے کو روکنے کے لیے نائٹرک ایسڈ کے ساتھ براؤن کیا جاتا ہے، اور اسے دو آسانی سے پالش شدہ لوہے کے پنوں کے ذریعے آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے، جو اس کی لمبائی کے وسط میں اس کے اطراف سے سامنے آتے ہیں، جو باکس کے اطراف میں پالش شدہ لوہے کی عمودی نالی میں آزادانہ طور پر کھیلتے ہیں۔ جب یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے اس دائرے سے تھوڑے فاصلے پر رکھا جاتا ہے جس کے افقی نقطہ کا پتہ لگانا ہے، دونوں طرف، فرض کریں کہ اس کے مرکز کے شمال میں، اور دائرے اور کولیمیٹر کی دوربینوں کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کراس تاروں کو باہمی طور پر دیکھیں، جس طرح ماہرین فلکیات گاؤس اور فریڈرک بیسیل نے مشق کی ہے، سب سے پہلے، آزمائش کے ذریعے، دونوں آلات کے چشموں پر باری باری آنکھ لگانا ؛ اور آخر میں، کولیمیٹر کے کراس تاروں کو لالٹین اور تیل والے کاغذ سے روشن کرکے، کالے اسکرین کے ذریعے غلط روشنی کو خارج کرنے کا خیال رکھتے ہوئے، جس کا یپرچر کولیمیٹر کے برابر ہے، اور اس کے بعد اعضاء پر موجود خوردبین کو پڑھ کر بند کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کولیمیٹنگ پوائنٹ، تاروں کے چوراہے کا بظاہر زینتھ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کولیمیٹر کو دائرے کے دوسری (جنوبی) طرف منتقل کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق مشاہدہ دائرے کو الٹے کیے بغیر کیا جاتا ہے، لیکن محض اعضاء پر دوربین کی حرکت سے۔ اس طرح پڑھے جانے والے دو زینتھ فاصلے کا فرق زینتھ کی غلطی یا گریجویشن کے افقی نقطہ سے دوگنا ہے، اور ان کا نیم مجموعہ کولیمیٹنگ پوائنٹ کا حقیقی زینتھ فاصلہ ہے، یا کولیمیٹنگ دوربین کے محور کا افق کی طرف جھکاؤ ہے۔ 1825 میں رائل سوسائٹی کے سامنے پڑھے گئے کیپٹن کیٹر کے مقالے میں تفصیلی تجربات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر چار یا پانچ مشاہدات کا اوسط لیا جائے تو اس آلے کے ذریعے افقی نقطہ کے تعین میں جس غلطی کا خدشہ ہے، وہ شاذ و نادر ہی نصف سیکنڈ کے برابر ہو سکتی ہے۔ 151 سنگل ٹرائلز میں، صرف دو نے دو سیکنڈ کی غلطی کی، اور ان میں سے ایک لکڑی کے فلوٹ سے بنایا گیا تھا۔ حوالہ جات یہ مضمون دی لندن انسائیکلوپیڈیا: یا، سائنس، آرٹ، لٹریچر، اور پریکٹیکل میکینکس کی یونیورسل ڈکشنری، جلد 6، پرنٹڈ فار تھامس ٹیگ، 1829 کے آئٹم پر مبنی ہے۔ (گوگل ای بک) فلکیات آپٹیکل آلات کی تاریخ