Acoustic angiography
اس کے برعکس بہتر الٹراساؤنڈ کی ایک مخصوص شاخ، صوتی انجیوگرافی ایک کم سے کم حملہ آور اور غیر آئنائزنگ میڈیکل امیجنگ تکنیک ہے جو ویسکولچر کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایکوسٹک انجیوگرافی کو سب سے پہلے نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ڈیٹن لیبارٹری نے تیار کیا تھا اور یہ انجیوگرافی کے سب سے عام طریقوں جیسے مقناطیسی گونج انجیوگرافی اور کمپیوٹڈ ٹومگرافی انجیوگرافی کا ایک محفوظ، پورٹیبل اور سستا متبادل فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ الٹراساؤنڈ روایتی طور پر ایم آر آئی یا سی ٹی کے اعلی ریزولوشن کی نمائش نہیں کرتا ہے، لیکن ہائی فریکوئنسی الٹراساؤنڈ (ایچ ایف یو) کچھ دخول کی گہرائی کی قربانی دے کر نسبتا اعلی ریزولوشن حاصل کرتا ہے۔ ایچ ایف یو عام طور پر 20 اور 100 میگاہرٹز کے درمیان لہروں کا استعمال کرتا ہے اور 3-12 ملی میٹر کی گہرائی میں 16-80 μm کی ریزولوشن حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ ایچ ایف یو نے جلد کی تہوں میں ٹیومر کی نشوونما جیسی چیزوں کی نگرانی کے لیے مناسب ریزولوشن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن خود اس میں خون کی شریانوں کی امیجنگ کے لیے ضروری گہرائی اور تضاد کا فقدان ہے۔ صوتی انجیوگرافی نسبتا گہری دخول کی سطح پر خون کی وریدوں کے اعلی ریزولوشن تصور کو حاصل کرنے کے لیے دوہری عنصر والے الٹراساؤنڈ ٹرانسڈیوسر کے استعمال کے ساتھ برعکس بہتر الٹراساؤنڈ کو ملا کر ایچ ایف یو کی کمزوریوں پر قابو پا لیتی ہے۔ صوتی انجیوگرافی پہلے برتنوں میں کم گونج تعدد کے ساتھ خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے مائیکرو بلبلوں کو انجیکشن لگا کر کی جاتی ہے۔ اگلا، مائیکرو بلبلوں کی گونج تعدد پر نمونے میں الٹراساؤنڈ لہریں بھیجنے کے لیے اچھی گہرائی کے دخول کے ساتھ ایک کم تعدد ٹرانسڈیوسر عنصر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ذیلی ہارمونک، بنیادی اور سپر ہارمونک تعدد پر مشتمل مائکرو بلبلوں سے ردعمل پیدا کرے گا، نیز آس پاس کے بافتوں سے بھی ردعمل پیدا کرے گا جو صرف بنیادی اور دوسری ہارمونک تعدد پر مشتمل ہے۔ آخر میں، اعلی ریزولوشن والا ایک ہائی فریکوئنسی ٹرانسڈیوسر سپر ہارمونک فریکوئنسیز کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مائکرو بلبلے کے سگنل سے کسی بھی پس منظر کے سگنل کو مؤثر طریقے سے ہٹاتا ہے، اور رگوں کو بصری طور پر دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ پس منظر انجیوگرافی، یا خون کی شریانوں کا معائنہ، تحقیق اور طبی عمل کے بہت سے شعبوں میں ضروری ہے۔ خاص طور پر، انجیوجینیسیس کی نگرانی کے لیے انجیوگرافی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ خون کی نئی شریانوں کی نشوونما اور نشوونما ہے۔ انجیوجینیسیس ایک لازمی عمل ہے جو اکثر جنینوں اور بچوں میں اعضاء کی نشوونما، بالغوں میں نال کی نشوونما، اور زخم کی شفایابی میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تاہم، ذیابیطس، اینڈومیٹریوسس، آٹو امیون بیماری، اور دمہ سمیت درجنوں عوارض میں ضرورت سے زیادہ انجیوجینیسیس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ انجیوگرافی کا استعمال ان میں سے بہت سی خرابیوں کی تحقیق، تشخیص اور علاج میں کیا گیا ہے۔ شاید انجیوجینیسیس کی نگرانی کے لیے انجیوگرافی کا سب سے اہم استعمال ٹیومر کی نشوونما میں ہے۔ ٹیومر نشوونما کے غیر انجیوجینک مرحلے میں مہینوں یا یہاں تک کہ سالوں تک موجود رہ سکتے ہیں اور انجیوجینک فینوٹائپ کے اظہار کے بعد ہی تیزی سے نشوونما شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح، انجیوجینیسیس کینسر کے بعض علاج کے لیے ایک ہدف بن گیا ہے۔ کچھ علاج کا مقصد ٹیومر کے علاقوں میں خون کی وریدوں کی منظم نشوونما کو فروغ دینا ہے، جو کیموتھراپی کی زیادہ یکساں اور موثر تقسیم کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرے طریقوں کا مقصد انجیوجینیسیس کے آغاز یا پیش رفت کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ دونوں صورتوں میں، ان علاج اور متعلقہ تحقیق کے دوران وقت کے ساتھ ساتھ خون کی شریانوں کی نشوونما، کساد بازاری، یا شکل کی پیمائش کے لیے انجیوگرافی ضروری ہے۔ فی الحال، انجیوگرافی کے لیے استعمال ہونے والی سب سے عام تکنیک ایکس رے سی ٹی اور ایم آر آئی ہیں۔ تاہم، خاص حالات میں انجیوگرافی انجام دینے کے لیے بہت سے دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ریٹنا کے امتحانات کے دوران انجیوگرافی انجام دینے کے لیے آپٹیکل کوہرینس ٹومگرافی کا استعمال۔ ایم آر آئی انجیوگرافی موجودہ انجیوگرافک طریقوں کا سب سے زیادہ ریزولوشن فراہم کرتی ہے اور اکثر خون کے بہاؤ جیسے شریانوں کے پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے نبض کی ترتیب میں ترمیم کرکے برعکس ایجنٹوں کے استعمال کے بغیر انجام دی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف، ایکس رے سی ٹی انجیوگرافی میں ایک برعکس ایجنٹ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نسبتا اعلی ریزولوشن کو برقرار رکھتا ہے۔ ان دونوں تکنیکوں کے ذریعہ تیار کردہ اعلی معیار کی تصاویر کے باوجود، اہم خرابیاں باقی ہیں۔ دونوں نسبتا سست ہوتے ہیں اور مہنگے آلات کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایکس رے سی ٹی مریضوں کو ممکنہ طور پر نقصان دہ آئنائزنگ تابکاری سے بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اس طرح انجیوگرافی کے لیے اب بھی ایک سستے، پورٹیبل اور محفوظ امیدوار کی ضرورت ہے۔ صوتی انجیوگرافی اس ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ مائیکرو بلبلوں کو ایک برعکس ایجنٹ اور سگنل کی شناخت کے لیے ایک دوہری عنصر ٹرانسڈیوسر کے طور پر استعمال کرنے سے، صوتی انجیوگرافی گہرائی، برتن کے برعکس، اور حل حاصل کرتی ہے جو دیگر الٹراساؤنڈ تکنیکوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ الٹراساؤنڈ کانٹرسٹ ایجنٹ الٹراساؤنڈ کانٹرسٹ ایجنٹ وہ ذرات ہیں جو الٹراساؤنڈ اسکین میں امیج کانٹرسٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الٹراساؤنڈ کانٹریسٹ ایجنٹ کا پہلا اطلاع شدہ استعمال ڈاکٹر ریمنڈ گرامیاک اور پروین شاہ نے 1968 میں کیا تھا، جب انہوں نے دل کی مقعد کی جڑ میں نمکین انجکشن لگایا اور اس کے برعکس میں اضافہ دیکھا۔ انہوں نے قیاس کیا کہ اس کے برعکس اضافہ "تیز رفتار انجکشن کی شرح سے پیدا ہونے والے چھوٹے بلبلوں کا نتیجہ تھا یا ممکنہ طور پر برعکس میڈیم میں شامل تھا"۔ اگرچہ زیادہ تر الٹراساؤنڈ برعکس ایجنٹ مائکرو بلبلے کی شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن دیگر اقسام موجود ہیں، جیسے پرفلوورکاربن نینو پارٹیکلز یا ایکوجینک لیپوسوم۔ اجزاء مائکرو بلبلے کے برعکس ایجنٹوں میں عام طور پر تین اہم اجزاء ہوتے ہیں: اندرونی گیس: مائکرو بلبلے کے اندر موجود گیس عام طور پر ہوا یا پرفلوورکاربن ہوتی ہے۔ لپڈ شیل: یہ خول اپنے اندر موجود گیس کو بند کرنے کا کام کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی ہائیڈروفوبک پراپرٹی لیگینڈ کی وجہ سے لپڈ سے بنا ہوتا ہے: فعال طور پر ٹارگٹڈ مائیکرو بلبلوں کی صورت میں، لیگینڈ لپڈ شیل کی بیرونی سطح سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ لگینڈ جسم میں جھلی کے رسیپٹرز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور بعض جسمانی عمل (جیسے سوزش) یا اعضاء کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غیر فعال طور پر ہدف شدہ مائکرو بلبلوں کے معاملے میں، بیرونی خول سے کوئی لگینڈ منسلک نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بجائے مائکرو بلبلے اینڈوتھیلیم پر قائم رہنے کے لیے سطح کے چارج جیسے عوامل پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مائکرو بلبلے دو اہم وجوہات کی بناء پر الٹراساؤنڈ میں برعکس ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں: جسم کے بافتوں اور مائکرو بلبلوں کے درمیان صوتی رکاوٹ میں بڑا فرق اور عام طور پر 10 میگاہرٹز سے کم گونج تعدد رکھنے کا ان کا معیار۔ صوتی رکاوٹوں میں بڑے عدم مطابقت کی وجہ سے، مائکرو بلبلے جسم میں الٹراساؤنڈ لہروں کے قریب کامل عکاس ہوتے ہیں۔ یہ انہیں صوتی لہروں کے نقطہ ذرائع بننے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں، ان کی گونج تعدد پر، مائیکرو بلبلوں میں نسبتا بڑے طول و عرض کا براڈ بینڈ تعدد ردعمل ہوتا ہے، جسے الٹراساؤنڈ ٹرانسڈیوسر کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔ مائیکرو بلبلے سگنل کی شناخت کلاسیکی برعکس بہتر الٹراساؤنڈ میں، مائیکرو بلبلوں کے ذریعے جھلکنے والے سگنل اور آس پاس کے جسم کے بافتوں کے ذریعے جھلکنے والے سگنل کو الگ کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر طریقے مائکرو بلبلوں کے ذیلی ہارمونک اور سپر ہارمونک ردعمل کے ساتھ ساتھ الٹراساؤنڈ لہروں کے لیے مائکرو بلبلوں کے غیر لکیری ردعمل کا استعمال کرتے ہیں، الٹراساؤنڈ لہروں کے لیے جسم کے بافتوں کے لکیری ردعمل کے برخلاف۔ فلٹر کرنے کے کچھ زیادہ عام طریقے ذیل میں درج ہیں۔ سبہارمونک فلٹرنگ: یہ سبہارمونک سگنلز کے علاوہ تمام سگنلز کو فلٹر کرکے کام کرتا ہے۔ چونکہ ٹشو میں عام طور پر ذیلی ہارمونک ردعمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے صرف مائیکرو بلبلے کا سگنل باقی رہتا ہے۔ تاہم، چونکہ یہ کم تعدد والے اشاروں کے لیے فلٹر کرتا ہے، اس لیے ریزولوشن قدرے کم ہو جاتا ہے کیونکہ الٹراساؤنڈ میں مقامی ریزولوشن صوتی تعدد پر منحصر ہوتا ہے۔ سپر ہارمونک فلٹرینگ: سب ہارمونک فلٹرینگ کی طرح، یہ سپر ہارمونک فریکوئنسیز کے علاوہ سب کو فلٹر کرکے کام کرتا ہے، جو زیادہ تر مائیکرو بلبلے سے خارج ہوتے ہیں نہ کہ آس پاس کے ٹشو سے۔ سب ہارمونک فلٹرنگ کے برعکس، ریزولوشن اصل میں بہتر ہوتا ہے کیونکہ صرف ہائی فریکوئنسی رسپانس موصول ہوتا ہے۔ تاہم، زیادہ تر کلینیکل ٹرانسڈیوسرز میں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری وسیع بینڈوتھ نہیں ہوتی ہے۔ فیز انورژن: فلٹر کرنے کا یہ طریقہ الٹراساؤنڈ لہروں کے لیے مائیکرو بلبلوں کے غیر لکیری ردعمل کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں، غیر لکیری ردعمل کا مطلب یہ ہے کہ مائیکرو بلبلے کے ذریعے جھلکنے والی صوتی لہر کے مرحلے اور شدت کا محرک صوتی لہر کے مرحلے اور شدت کے ساتھ لکیری تعلق نہیں ہے۔ اس طریقہ کار میں، مخالف مرحلے والی دو دالوں کو ٹرانسڈیوسر کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے۔ ٹشو کا لکیری رسپانس زیادہ تر مخالف مرحلے والی لہروں کی تباہ کن مداخلت کا سبب بنے گا، جبکہ مائیکرو بلبلوں کا غیر لکیری رسپانس کچھ سگنل کو گزرنے دے گا۔ دوہری عنصر ٹرانسڈیوسر کی تخلیق کے ساتھ، فلٹر کرنے کے یہ طریقے اب اہم نہیں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو صوتی انجیوگرافی کو زیادہ عام برعکس بہتر الٹراساؤنڈ سے ممتاز کرتی ہے۔ کم تعدد پر مرکوز ایک عنصر مائکرو بلبلوں کو ان کی گونج تعدد پر متحرک کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ اعلی تعدد پر مرکوز ایک عنصر مائکرو بلبلوں کا سپر ہارمونک ردعمل حاصل کرتا ہے۔ چونکہ ٹشو کم فریکوئنسی ان پٹ سے پرجوش ہوتا ہے اور اعلی فریکوئنسی رسپانس پیدا نہیں کرتا ہے، اس لیے ڈوئل عنصر ٹرانسڈیوسر کو موصول ہونے والا واحد رسپانس مائیکرو بلبلوں سے نکلتا ہے۔ اس طرح، حاصل کردہ ڈیٹا سے ٹشو سگنل کو ہٹانے کے لیے بہت کم یا کوئی سگنل پروسیسنگ ضروری نہیں ہے۔ چونکہ اندرونی عنصر صرف اس وقت موصول ہوتا ہے جب کہ بیرونی عنصر صرف منتقل ہوتا ہے، اس عمل کی کارکردگی اور حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی مواد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ لیڈ زرکونیٹ ٹائٹینٹ (پی زیڈ ٹی) منتقل کرنے والے عنصر کے لیے ایک مادی انتخاب کے طور پر اچھی طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ منتقل کرنے والا مستقل (ڈی = 300 x 10-12 میٹر/وی) ہوتا ہے جبکہ پولی وینائلڈین فلورائڈ (پی وی ڈی ایف) وصول کرنے والے عنصر کے لیے ایک مواد کے طور پر اچھی طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ وصول کرنے والا مستقل (جی = 14 x 10-2 وی ایم/این) ہوتا ہے۔ عام طور پر، الٹراساؤنڈ ٹرانسڈیوسر کے لیے پی وی ڈی ایف ایک اچھا انتخاب نہیں ہے کیونکہ اس میں نسبتا ناقص ٹرانسمیٹنگ مستقل ہوتا ہے، تاہم، چونکہ صوتی انجیوگرافی ٹرانسمیٹنگ اور وصول کرنے والے عناصر کو الگ کرتی ہے، اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ صوتی انجیوگرافی فوکسڈ الٹراساؤنڈ تحقیقات کی شکل میں دوہری عنصر الٹراسونک ٹرانسڈیوسر کا استعمال کرتی ہے، ٹرانسڈیوسرز کی ایک صف بنانا ممکن نہیں ہے جیسا کہ الٹراساؤنڈ تخیل کی دیگر شکلوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح صوتی انجیوگرافی کی تصاویر متعدد اے موڈ امیجز کو ملا کر بنائی جاتی ہیں جہاں ہر اے موڈ ایک یک جہتی امیج ہوتی ہے جو ٹرانسڈیوسر سے شروع ہونے والے ویکٹر کے ساتھ صوتی حدود کی شناخت کرتی ہے۔ دو یا تین جہتی تصاویر بنانے کے لیے، ٹرانسڈیوسر کی پوزیشن اور زاویہ اور اس کے نتیجے میں اے موڈ امیج کو میکانکی طور پر ہیرا پھیری کی جانی چاہیے۔ ان اے موڈ امیجز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دو عام ترتیبات میں ووبلر ترتیب اور مکینیکل سویپ ترتیب شامل ہیں۔ ووبلر ترتیب میں، تحقیقات کو ایک سطح میں مرکزی محور کے ارد گرد آگے پیچھے گھمایا جاتا ہے تاکہ اے اسکین ریڈیئل طور پر مبنی ہوں اور دیکھنے کا میدان، یا خطہ جس کی تصویر لی جا سکتی ہے، ایک شنک ہو۔ یہ اے-اسکین کے بہت تیزی سے حصول کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں غیر یکساں ریزولوشن ہے کیونکہ پڑوسی اے-اسکین پر ہر پوائنٹ کے درمیان فاصلہ گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ لکیری سویپ کنفیگریشن میں، الٹراساؤنڈ پروب کو میکانکی طور پر، یا تو بیرونی میکانزم یا ہاتھ سے، اے-اسکین کی سمت آرتھوگنل سمت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب گہرائی کی تقریب کے طور پر نسبتا مستقل ریزولوشن کی اجازت دیتی ہے کیونکہ پڑوسی اے-اسکین پر ہر نقطہ مساوی فاصلہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، ایک بار ڈیٹا اکٹھا ہونے کے بعد، اس پر مختلف قسم کی تصویری اقسام بنانے کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے جس میں پروجیکشن اور حجم کی تعمیر نو شامل ہیں۔ الٹراساؤنڈ میں پروجیکشن پروجیکشن امیجز تصور میں پروجیکشن ریڈیوگرافی سے ملتی جلتی ہیں۔ تاہم، کسی دیئے گئے راستے کے ساتھ ایکس رے فوٹونوں کے جذب کی ڈگری کو پیش کرنے کے بجائے، الٹراساؤنڈ میں پروجیکشن امیجز عام طور پر صوتی رکاوٹ اور ٹشو میں دی گئی حد کے ساتھ مقام کی عدم مطابقت کو پیش کرتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ طول و عرض پروجیکشن زیادہ سے زیادہ طول و عرض پروجیکشن یا زیادہ سے زیادہ شدت پروجیکشن ایک امیج پروسیسنگ تکنیک ہے جو تین جہتی ڈیٹا کو دو جہتی امیج پر پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک قیمتی ٹول ہے کیونکہ یہ پیچیدہ ڈیٹا کو زیادہ آسانی سے قابل فہم تصاویر میں تشکیل دینے کی اجازت دیتا ہے جس میں گہرائی کا ادراک شامل ہوتا ہے۔ الٹراساؤنڈ امیجنگ اور فوٹو اکوسٹک امیجنگ کی بہت سی شکلوں میں، دیئے گئے اے-اسکین کے ساتھ سگنل کا زیادہ سے زیادہ طول و عرض اس اے-اسکین سے وابستہ پکسل کی قیمت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ صوتی لہر فاصلے پر منحصر صوتی تخفیف کا تجربہ کرتی ہے، کسی دیئے گئے اے-اسکین کے ساتھ دیئے گئے سگنل کا طول و عرض بھی اس سگنل کو پیدا کرنے والی شے کے فاصلے کو انکوڈ کرتا ہے۔ تصویر کی تعمیر نو کی یہ سادہ تکنیک صوتی اشاروں سے بننے والی آسانی سے تشکیل شدہ اور قابل تشریح پروجیکشن امیجز کی اجازت دیتی ہے۔ والیومیٹرک رینڈرنگ والیومیٹرک رینڈنگ والیومیٹرک ڈیٹا کو پروجیکشن امیجز میں تبدیل کرتی ہیں۔ زیادہ تر طریقے کم طول و عرض میں حاصل کردہ ڈیٹا کو ووکسیل، حجم پکسلز پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو مل کر 3D تصاویر بنا سکتے ہیں۔ حجم کی تعمیر نو کی تکنیکیں متعدد 1D یا 2D تصاویر کو 3D حجم میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ حجم کی تعمیر نو کی عام تکنیکوں میں پکسل-قریب-پڑوسی، ووکسیل-قریب-پڑوسی، فاصلہ وزن والے ووکسیل، اور فنکشن پر مبنی طریقے شامل ہیں جو اعداد و شمار کے لحاظ سے دیئے گئے ووکسیل کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایپلی کیشنز چونکہ صوتی انجیوگرافی فی الحال ترقی کے تحت ہے، اس کے برعکس بہتر الٹراساؤنڈ کی یہ مخصوص شاخ فی الحال طبی ترتیبات میں استعمال نہیں ہوتی ہے۔ صوتی انجیوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے کام کی اکثریت نے تحقیقی مقاصد کے لیے جانوروں کے نمونوں میں انجیوجینیسیس کا مطالعہ کیا ہے۔ اگرچہ ایف ڈی اے نے ریاستہائے متحدہ میں ایک کلینیکل ایپلی کیشن، ایکوکارڈیوگرافی میں صرف برعکس بہتر الٹراساؤنڈ کے استعمال کی منظوری دی ہے، وسیع تر تکنیک کو پورے یورپ اور ایشیا میں مختلف کلینیکل ایپلی کیشنز میں بڑی کامیابی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے، برعکس بہتر الٹراساؤنڈ کی موجودہ ایپلی کیشنز دیکھیں۔ فی الحال تحقیق شدہ کلینیکل استعمال صوتی انجیوگرافی کا واحد استعمال جس کی کلینیکل ترتیبات میں تحقیقات کی گئی ہے آج تک انسانی چھاتی کے ٹشو کے پردیی ویسکولچر میں انجیوجینیسیس کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعے میں تفتیش کی گئی کہ آیا صوتی انجیوگرافی کا استعمال چھاتی کے ٹشو کی بائیوپسی کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے جب یہ تشخیص کی جائے کہ چھاتی کے ٹشو میں زخم کینسر والے ہیں یا نہیں۔ صوتی انجیوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے، مصنفین نے چھاتی میں آس پاس کے زخموں سے وابستہ 3D جلدوں کو جمع اور دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد ان دوبارہ تعمیر شدہ حجموں کا ویسکولر کثافت اور ٹورٹوسیٹی کے لیے تجزیہ کیا گیا۔ یہ معلومات تشخیص کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جب یہ دونوں عوامل زخم کے ارد گرد ویسکولچر میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس زخم کے کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حوالہ جات صوتی طبی الٹراسونگرافی