Eudiometer
یوڈیومیٹر ایک لیبارٹری ڈیوائس ہے جو جسمانی یا کیمیائی تبدیلی کے بعد گیس کے مرکب کے حجم میں تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے۔ تفصیل پیمائش کیے جانے والے رد عمل پر منحصر ہے، آلہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ عام طور پر، یہ ایک گریجویٹ سلنڈر کی طرح ہوتا ہے، اور عام طور پر دو سائز میں پایا جاتا ہے: 50 ملی لیٹر اور 100 ملی لیٹر۔ اسے اوپری سرے پر بند کیا جاتا ہے اور نچلے سرے کو پانی یا پارے میں ڈوبا جاتا ہے۔ مائع سلنڈر میں گیس کے نمونے کو پھنساتا ہے، اور گریجویشن گیس کے حجم کو ناپنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ تعاملات کے لیے، دو پلاٹینم تاروں (ان کی غیر رد عمل کے لیے منتخب کیے گئے) کو مہر بند سرے پر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان برقی چنگاری پیدا کی جا سکے۔ برقی چنگاری گیس کے مرکب میں تعامل کا آغاز کر سکتی ہے اور تعامل کے نتیجے میں حجم میں ہونے والی تبدیلی کا تعین کرنے کے لیے سلنڈر پر گرجیویشن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آلہ کا استعمال اصل بیرومیٹر سے کافی ملتا جلتا ہے، سوائے اس کے کہ اندر موجود گیس استعمال ہونے والے کچھ مائع کو بے گھر کر دیتی ہے۔ تاریخ 1772 میں، جوزف پریسٹلی نے اپنے نئے ڈیزائن کردہ نیومیٹک گرت کا استعمال کرتے ہوئے مختلف "ہواؤں" کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا جس میں پانی کے بجائے پارہ ایسی گیسوں کو پھنساتا ہے جو عام طور پر پانی میں گھلنشیل ہوتی ہیں۔ ان تجربات سے پریسٹلی کو بہت سی نئی گیسوں جیسے آکسیجن، ہائیڈروجن کلورائد اور امونیا کی دریافت کا سہرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے "نائٹروس ایئر ٹیسٹ" کا استعمال کرتے ہوئے ہوا کی پاکیزگی یا "اچھائی" تلاش کرنے کا ایک طریقہ بھی دریافت کیا۔ یوڈیومیٹر NO پر پانی میں NO2 کی زیادہ گھلنشیلتا، اور ہوا آکسیجن کے ذریعہ NO2 میں NO کے آکسیکرن رد عمل پر کام کرتا ہے: 2 NO + O2 → 2 NO2۔ ہوا کی ایک مقدار کو پانی کے اوپر NO کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور زیادہ گھلنشیل مرکب NO2 گھل جاتا ہے، جس سے باقی ہوا حجم میں کسی حد تک سکڑ جاتی ہے۔ ہوا جتنی زیادہ آکسیجن میں تھی، سکڑنا اتنا ہی زیادہ تھا۔ مارسیلیو لینڈریانی پیٹرو موسکاتی کے ساتھ نیومیٹک کیمسٹری کا مطالعہ کر رہے تھے جب انہوں نے ہوا کے معیار کے لیے پریسٹلی کے نائٹرک ایسڈ ٹیسٹ کی مقدار طے کرنے کی کوشش کی۔ لینڈریانی نے پانی کے اوپر ایک لمبے، درجہ بند سلنڈر کی شکل میں ایک نیومیٹک گرت کا استعمال کیا۔ جیسا کہ اس نے ہوا کی صحت بخشیت کی پیمائش کی، اس نے اسے یوڈیومیٹر کہا۔ ماسکو کے ایک ساتھی، فیلیس فونٹانا نے بھی انہی اصولوں پر ایک یوڈیومیٹر ڈیزائن کیا اور ہوا کی صحت بخشیت کی مقدار مقرر کی۔ نائٹروس ایئر ٹیسٹ کے ساتھ یوڈیومیٹر وہ طریقہ تھا جس سے جان انجنہوز نے تصدیق کی کہ سورج کی روشنی کے سامنے پودوں کے پتوں سے پانی کے نیچے چھوڑے گئے بلبلے آکسیجن کے بلبلے تھے۔ فوٹو سنتھیسز کے بارے میں ان کی تفصیل 1779 میں شائع ہوئی، اور 1785 میں انہوں نے جرنل ڈی فزیک (v 26، p 339) میں ایوڈیومیٹرز کے بارے میں لکھا۔ ایک سوانح نگار کے مطابق، انجنہوز نے اشارہ کیا کہ "بہت سے آلات کو ایوڈیومیٹر کہا جاتا تھا حالانکہ سختی سے کہا جائے تو وہ نام کے لائق نہیں تھے۔ غلط فہمیاں موجود ہو سکتی ہیں جب کہ ہر کوئی ایک جیسے آلات استعمال نہیں کر رہا تھا۔" ایوڈیومیٹر کا برقی ورژن کاؤنٹ الیسنڈرو وولٹا (1745-1827) نے تیار کیا تھا، جو ایک اطالوی طبیعیات دان ہے جو برقی بیٹری اور بجلی میں اپنی شراکت کے لیے مشہور ہے۔ اس کی لیبارٹری فنکشن کے علاوہ، یوڈیومیٹر "وولٹا پستول" میں اپنے کردار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وولٹا نے یہ آلہ 1777 میں ہوا کی "اچھائی" کی جانچ کرنے، گیسوں کی آتشبازی کا تجزیہ کرنے، یا بجلی کے کیمیائی اثرات کو ظاہر کرنے کے مقصد سے ایجاد کیا۔ وولٹا کی پستول میں شیشے کی ایک لمبی ٹیوب تھی جو سب سے اوپر یوڈیومیٹر کی طرح بند تھی۔ دو الیکٹروڈ کو ٹیوب کے ذریعے کھلایا گیا اور ٹیوب کے اندر ایک چنگاری کا خلا پیدا ہوا۔ وولٹا کے اس آلے کے ابتدائی استعمال کا تعلق خاص طور پر دلدلی گیسوں کے مطالعہ سے تھا۔ وولٹا کی پستول آکسیجن اور دوسری گیس سے بھری ہوئی تھی۔ یکساں مرکب کو کارک سے بند کر کے ٹیپ کیا گیا تھا۔ الیکٹروڈ کے ذریعے گیس چیمبر میں ایک چنگاری داخل کی جا سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر وولٹا کے الیکٹروفورس کا استعمال کرتے ہوئے جامد بجلی کے ذریعے رد عمل کو متحرک کیا جا سکتا ہے۔ اگر گیسیں آتش گیر ہوتیں تو وہ پھٹ جائیں گی، اور گیس چیمبر کے اندر دباؤ بڑھ جائے گا۔ یہ دباؤ بہت زیادہ ہوگا اور آخر کار کارک ہوا میں اڑنے کا سبب بنے گا۔ وولٹا کی پستول شیشے یا پیتل سے بنی تھی، تاہم بجلی کی وجہ سے شیشہ پھٹنے کا خطرہ تھا۔ برقی دھاروں کی اعلی سطح کی پیمائش اور تخلیق پر وولٹا کے وسیع مطالعے کی وجہ سے برقی یونٹ، وولٹ، کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ 1785 میں ہنری کیوینڈش نے زمین کے ماحول میں آکسیجن کے حصے کا تعین کرنے کے لیے ایک ایوڈیومیٹر کا استعمال کیا۔ "ایوڈیومیٹر" نام یونانی معنی صاف یا ہلکے سے آیا ہے، جو کہ سابقہ معنی "اچھا"، اور معنی "آسمانی" یا "زیوس" (آسمان اور ماحول کا دیوتا) کا مجموعہ ہے، جس کا لاحقہ میٹر ہے جس کا مطلب "پیمائش" ہے۔ چونکہ یوڈیومیٹر اصل میں ہوا میں آکسیجن کی مقدار کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جسے "اچھے" موسم میں زیادہ سمجھا جاتا تھا، جڑ مناسب طریقے سے آلات کی وضاحت کرتی ہے۔ یوڈیومیٹر کی ایپلی کیشنز میں گیسوں کا تجزیہ اور کیمیائی رد عمل میں حجم کے فرق کا تعین شامل ہے۔ یوڈیومیٹر کو پانی سے بھرا جاتا ہے، الٹا ہوتا ہے تاکہ اس کا کھلا سر زمین کی طرف ہو (کھلے سرے کو پکڑتے ہوئے تاکہ کوئی پانی نہ نکلے)، اور پھر پانی کے طاس میں ڈوبا جاتا ہے۔ ایک کیمیائی تعامل ہو رہا ہے جس کے ذریعے گیس پیدا ہوتی ہے۔ ایک ری ایکٹنٹ عام طور پر یوڈیومیٹر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے (جو یوڈیومیٹر کے الٹے ہونے پر نیچے کی طرف بہتا ہے) اور دوسرا ری ایکٹنٹ یوڈیومیٹر کے کنارے پر معطل ہوتا ہے، عام طور پر پلاٹینم یا تانبے کے تار کے ذریعے (ان کی کم رد عمل کی وجہ سے)۔ جب کیمیائی تعامل سے پیدا ہونے والی گیس خارج ہوتی ہے تو اسے یوڈیومیٹر میں چڑھنا چاہیے تاکہ تجربہ کار کسی بھی وقت پیدا ہونے والی گیس کے حجم کو درست طریقے سے پڑھ سکے۔ عام طور پر ایک شخص رد عمل مکمل ہونے پر حجم کو پڑھے گا۔ اس طریقہ کار کی پیروی بہت سے تجربات میں کی جاتی ہے، بشمول ایک تجربہ جس میں تجرباتی طور پر مثالی گیس کے قانون کے مستقل R کا تعین کیا جاتا ہے۔ یوڈیومیٹر ساخت میں موسمیاتی بیرومیٹر سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح، یوڈیومیٹر پانی کا استعمال کرتے ہوئے گیس کو یوڈیومیٹر ٹیوب میں چھوڑتا ہے، جس سے گیس کو نظر آنے والی، قابل پیمائش مقدار میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان تجربات کو انجام دیتے وقت دباؤ کی درست پیمائش پی وی = این آر ٹی مساوات میں شامل حسابات کے لیے اہم ہے، کیونکہ دباؤ گیس کی کثافت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ڈالٹن کا قانون ڈسٹلیشن آئیڈیل گیس لاء لیبارٹری شیشے کے برتن کے حوالہ جات مزید پڑھیں میگیلن، جے ایچ ڈی۔ (2007) معدنی پانی بنانے کے لیے شیشے کے آلات کی تفصیل-جیسے پیرموٹ، سپا، سیلٹزر، وغیرہ، چند منٹ میں، اور بہت کم اخراجات کے ساتھ: کچھ نئے ایوڈیومیٹرز کی تفصیل کے ساتھ، ان مین پریس۔ مارسیٹ، ولیم (1888) "اے نیو فارم آف ایوڈیومیٹر"، پروسیڈنگز آف دی رائل سوسائٹی آف لندن 44:383-387۔ عثمان، ڈبلیو اے۔ (1958) "الیسنڈرو وولٹا اینڈ دی فلیمبل ایئر ایوڈیومیٹر"، اینلز آف سائنس جلد 14، نمبر 4:215-242 (28)۔ ویکس، ڈبلیو۔ ایچ۔ (1828) یونیورسل پورٹیبل ایوڈیومیٹر پر ایک یادداشت: فلسفیانہ کیمسٹری کی تحقیق میں آپریٹو سہولت اور نتائج کی درستگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک آلہ، ٹی۔ ای۔ اسٹو پبلشر۔ لیبارٹری شیشے کے برتن حجم کے آلات پیمائش کے آلات