Calipers
کیلیپر (زبانیں) یا کیلیپر (زبانیں) ایک ایسا آلہ ہے جو کسی شے کے طول و عرض کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی، سوراخ کا قطر یا گہرائی۔ ورنیر کیلیپر کی سب سے کم گنتی 0.1 ملی میٹر ہے۔ کئی قسم کے کیلیپرز کسی پیمائش کو مقررہ پیمانے، ڈائل، یا الیکٹرانک ڈیجیٹل ڈسپلے پر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک عام ایسوسی ایشن سلائڈنگ ورنیر پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے کیلیپرز کے ساتھ ہے۔ کچھ کیلیپر اندر کی طرف یا باہر کی طرف والے نکات کے ساتھ کمپاس کی طرح سادہ ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی پیمانے (پیمائش کے اشارے) کے۔ کیلیپر کے نکات کو ناپنے کے لیے پوائنٹس کے پار فٹ ہونے کے لیے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس وقفے پر رکھا جاتا ہے جب کہ پیمائش کے علیحدہ آلے، جیسے کہ حکمران میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کیلیپر بہت سے شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے مکینیکل انجینئرنگ، دھاتی کام، جنگلات، لکڑی کا کام، سائنس اور طب۔ اصطلاحات کیلیپر امریکی ہجے ہے، جبکہ کیلیپر (ڈبل "L") برطانوی ہجے ہے۔ کسی ایک آلے کو کیلیپر یا کیلیپر کہا جا سکتا ہے-صرف ایک جمع (پلوریل ٹینٹم) شکل، جیسے کینچی یا شیشے۔ بول چال میں، فقرہ "ورنیئرز کی جوڑی" یا صرف "ورنیئر" سے مراد ورنیئر کیلیپر ہو سکتا ہے۔ ڈھیلے بول چال کے استعمال میں، یہ جملے دیگر قسم کے کیلیپرز کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی ورنیر پیمانہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ مشین شاپ کے استعمال میں، اصطلاح "کیلیپر" اکثر مائکرو میٹر کے تضاد میں استعمال ہوتی ہے، حالانکہ بیرونی مائکرو میٹر تکنیکی طور پر کیلیپر کی ایک شکل ہیں۔ اس استعمال میں، کیلیپر کا مطلب صرف آلہ کا فارم فیکٹر ہے۔ قدیم ترین کیلیپر اطالوی ساحل کے قریب یونانی گیگلیو کے ملبے میں پایا گیا ہے۔ جہاز کی دریافت 6 ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ لکڑی کے ٹکڑے میں پہلے سے ہی ایک فکسڈ اور متحرک جبڑا تھا۔ اگرچہ نایاب دریافت، یونانیوں اور رومیوں کے ذریعہ کیلیپر استعمال میں رہے۔ ایک کانسی کا کیلپر، جو 9 عیسوی کا ہے، چینی شن خاندان کے دوران منٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کیلیپر پر ایک نوشتہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ "شیجیانگو کے پہلے سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن، گی یو کے دن بنایا گیا تھا"۔ کیلیپرز میں ایک "سلاٹ اور پن" اور "ایک انچ کے انچ اور دسویں حصے میں گریجویٹ" شامل تھے۔ جدید ورنیر کیلیپر پیئر ورنیر نے پیڈرو ننس کے نونیوس کی بہتری کے طور پر ایجاد کیا تھا۔ کیلیپر کے اندر کی اقسام اندرونی کیلیپر کسی شے کے اندرونی سائز کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تصویر میں اوپری کیلیپر (دائیں طرف) میں فٹنگ سے پہلے دستی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کیلیپر قسم کی باریک ترتیب کیلیپر ٹانگوں کو ایک آسان سطح پر ہلکے سے ٹیپ کرکے انجام دی جاتی ہے جب تک کہ وہ تقریبا شے کے اوپر سے نہ گزر جائیں۔ مرکزی محور سکرو کی مزاحمت کے خلاف ہلکا دھکا پھر ٹانگوں کو صحیح طول و عرض تک پھیلاتا ہے اور مطلوبہ، مستقل احساس فراہم کرتا ہے جو ایک قابل تکرار پیمائش کو یقینی بناتا ہے۔ تصویر میں نچلے کیلیپر میں ایک ایڈجسٹنگ سکرو ہوتا ہے جو اسے ورک پیس سے ٹول کو ہٹائے بغیر احتیاط سے ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بیرونی کیلیپر کسی شے کے بیرونی سائز کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہی مشاہدات اور تکنیک اس قسم کے کیلیپر پر لاگو ہوتی ہے، جیسا کہ اندرونی کیلیپر پر ہوتا ہے۔ ان کی حدود اور استعمال کی کچھ سمجھ کے ساتھ، یہ آلات اعلی درجے کی درستگی اور تکرار فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ خاص طور پر مفید ہوتے ہیں جب بہت بڑے فاصلے پر پیمائش کرتے ہیں۔ غور کریں کہ کیا کیلیپرز بڑے قطر کے پائپ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ورنیر کیلیپر میں اس بڑے قطر کو پھیلانے کی گہرائی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں پائپ کے قطر کے بیرونی ترین مقامات تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اعلی کاربن اسٹیل سے بنائے جاتے ہیں۔ ڈیویڈر کیلیپر دھاتی کام کے میدان میں، ایک ڈیوائڈر کیلیپر، جسے عام طور پر کمپاس کہا جاتا ہے، مقامات کو نشان زد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوائنٹس کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسکرائبر کے طور پر کام کریں۔ اس کے بعد ایک ٹانگ کو سینٹر یا پرک پنچ کے ذریعے بنائے گئے ڈمپل میں رکھا جا سکتا ہے اور دوسری ٹانگ کو محور کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ورک پیس کی سطح پر ایک لکیر لکھ سکے، اس طرح ایک آرک یا دائرہ بن جائے۔ نقشہ پر دو نکات کے درمیان فاصلے کی پیمائش کے لیے بھی ڈیویڈر کیلیپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کیلیپر سروں کو ان دو نکات پر لایا جاتا ہے جن کا فاصلہ ماپا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیلیپر کے کھلنے کو یا تو ایک علیحدہ حکمران پر ماپا جاتا ہے اور پھر اسے اصل فاصلے میں تبدیل کیا جاتا ہے، یا نقشے پر تیار کردہ پیمانے پر براہ راست ماپا جاتا ہے۔ سمندری چارٹ پر فاصلہ اکثر نقشہ کے اطراف میں ظاہر ہونے والے عرض البلد پیمانے پر ماپا جاتا ہے: کسی بھی بڑے دائرے کے ساتھ ایک منٹ کا آرک، جیسے۔ کوئی بھی طول البلد مریدین، تقریبا ایک سمندری میل یا 1852 میٹر ہے۔ تقسیم کار طبی پیشے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ای سی جی (ای کے جی بھی) کیلیپر الیکٹرو کارڈیوگرام پر فاصلہ منتقل کرتا ہے ؛ مناسب پیمانے کے ساتھ مل کر، دل کی دھڑکن کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ایک پاکٹ کیلیپر ورژن ماہر امراض قلب رابرٹ اے میکن نے ایجاد کیا تھا۔ اوڈلیگ کیلیپر اوڈلیگ کیلیپرز، ہرمافروڈائٹ کیلیپرز، یا اوڈلیگ جینیز، جیسا کہ بائیں طرف تصویر میں دکھایا گیا ہے، عام طور پر ورک پیس کے کنارے سے ایک مقررہ فاصلے پر لائن لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جھکی ہوئی ٹانگ کو ورک پیس کے کنارے کے ساتھ دوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ لکھاری پہلے سے طے شدہ فاصلے پر اپنا نشان بناتا ہے، یہ کنارے کے متوازی لکیر کو یقینی بناتا ہے۔ بائیں طرف کے خاکہ میں، سب سے اوپری کیلیپر کی جھکی ہوئی ٹانگ میں ہلکا سا کندھا ہوتا ہے جس سے وہ کنارے پر زیادہ محفوظ طریقے سے بیٹھ سکتا ہے۔ نچلے کیلیپر میں اس خصوصیت کا فقدان ہے لیکن اس میں ایک قابل تجدید سکریبر ہے جسے پہننے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ضرورت سے زیادہ پہننے پر اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ورنیر کیلیپر لیبل والے حصے ہیں خاکہ میں موجود کالیپر تقریبا 2.475 سینٹی میٹر (مرکزی پیمانے سے 2.4 سینٹی میٹر اور ورنیر پیمانے سے تقریبا 0.075 سینٹی میٹر) کے میٹرک پیمانے پر پرائمری ریڈنگ دکھاتے ہیں۔ کیلیپرز میں اکثر "زیرو پوائنٹ ایرر" ہوتی ہے: مطلب یہ ہے کہ جبڑے بند ہوتے ہیں تو کیلیپرز 0.000 سینٹی میٹر نہیں پڑھتے۔ زیرو پوائنٹ ایرر کو ہمیشہ پرائمری ریڈنگ سے گھٹا دیا جانا چاہیے۔ آئیے فرض کریں کہ ان کیلیپرز میں 0.013 سینٹی میٹر کی صفر نکاتی غلطی ہے۔ اس سے ہمیں 2.462 سینٹی میٹر کی لمبائی مل جائے گی۔ کسی بھی پیمائش کے لیے، پیمائش میں غلطی کی اطلاع دینا بھی ضروری ہے۔ آنکھ کے ذریعے انٹرپولیشن کے امکان کو نظر انداز کرتے ہوئے، پرائمری ریڈنگ اور زیرو پوائنٹ ریڈنگ دونوں ورنیئر پیمانے (0.0025 سینٹی میٹر) پر سب سے چھوٹے وقفے کی چوڑائی کے مطابق لمبائی کے جمع/مائنس نصف سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ "مطلق" غلطیاں ہیں اور مطلق غلطیوں کا اضافہ ہوتا ہے، لہذا لمبائی کی ریڈنگ کو پھر ورنیئر پیمانے (0.005 سینٹی میٹر) پر سب سے چھوٹے وقفے کی مکمل چوڑائی کے مطابق لمبائی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی نظام پیمائش کو متاثر نہیں کرتا (آلہ بالکل کام کرتا ہے)، ایک مکمل پیمائش پھر 2.462 cm ± 0.005 cm پڑھے گی۔ ورنیر، ڈائل اور ڈیجیٹل کیلیپر اعلی درستگی اور درستگی کے ساتھ ماپا گیا فاصلہ براہ راست پڑھتے ہیں۔ وہ نتیجہ کو پڑھنے کے مختلف طریقوں کے ساتھ عملی طور پر ایک جیسے ہیں۔ یہ کیلیپر ایک مقررہ جبڑے کے ساتھ ایک پیمائش شدہ پیمانے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دوسرا جبڑا، ایک پوائنٹر کے ساتھ، جو پیمانے کے ساتھ سلائڈ ہوتا ہے۔ جبڑوں کے درمیان کا فاصلہ پھر تینوں اقسام کے لیے مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پوائنٹر کی پوزیشن کو براہ راست پیمانے پر پڑھا جائے۔ جب پوائنٹر دو نشانات کے درمیان ہوتا ہے، تو صارف پڑھنے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ذہنی طور پر انٹرپولیٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک سادہ طور پر کیلیبریٹڈ کیلیپر ہوگا، لیکن ورنیئر پیمانے کا اضافہ زیادہ درست انٹرپولیشن کی اجازت دیتا ہے اور یہ عالمگیر عمل ہے۔ یہ ورنیئر کیلیپر ہے۔ ورنیر، ڈائل، اور ڈیجیٹل کیلیپر اندرونی جہتوں (دائیں طرف تصویر میں سب سے اوپری جبڑوں کا استعمال کرتے ہوئے)، تصویر والے نچلے جبڑوں کا استعمال کرتے ہوئے بیرونی جہتوں، اور بہت سے معاملات میں گہرائی کی پیمائش ایک ایسی تحقیقات کے استعمال سے کر سکتے ہیں جو متحرک سر سے منسلک ہوتی ہے اور جسم کے مرکز کے ساتھ سلائڈ ہوتی ہے۔ یہ تحقیقات پتلی ہوتی ہے اور گہری نالی میں جا سکتی ہے جو پیمائش کے دیگر آلات کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ ورنیر ترازو میں پیمانے کے نچلے حصے پر میٹرک پیمائش اور اوپری حصے پر انچ پیمائش شامل ہو سکتی ہے، یا اس کے برعکس، ان ممالک میں جو انچ استعمال کرتے ہیں۔ صنعت میں عام طور پر استعمال ہونے والے ورنیر کیلیپرز 0.1 ملی میٹر (10 مائیکرو میٹر)، یا ایک انچ کا ایک ہزار واں حصہ تک درستگی فراہم کرتے ہیں۔ وہ ایسے سائز میں دستیاب ہیں جن کی پیمائش 1828 ملی میٹر (72 انچ) تک ہو سکتی ہے۔ ڈائل کیلیپر ورنیئر میکانزم استعمال کرنے کے بجائے، جسے استعمال کرنے کے لیے کچھ مشق کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائل کیلیپر ایک سادہ ڈائل پر ملی میٹر یا انچ کے آخری حصے کو پڑھتا ہے۔ اس آلے میں، ایک چھوٹا، عین مطابق ریک اور پنین ایک سرکلر ڈائل پر ایک پوائنٹر چلاتا ہے، جس سے ورنیئر پیمانے کو پڑھنے کی ضرورت کے بغیر براہ راست پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ عام طور پر، پوائنٹر ہر انچ، ایک انچ کا دسواں حصہ، یا 1 ملی میٹر ایک بار گھومتا ہے۔ اس پیمائش کو سلائیڈ سے پڑھے جانے والے موٹے پورے انچ یا سینٹی میٹر میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ڈائل کو عام طور پر پوائنٹر کے نیچے گھومنے کے قابل ترتیب دیا جاتا ہے، جس سے "تفریق" پیمائش کی اجازت ملتی ہے (دو اشیاء کے درمیان سائز میں فرق کی پیمائش، یا ماسٹر آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈائل کی ترتیب اور اس کے بعد ماسٹر آبجیکٹ سے متعلق بعد کی اشیاء کے سائز میں براہ راست پلس یا منفی تغیر کو پڑھنے کے قابل ہونا)۔ ڈائل کیلیپر کی سلائیڈ کو عام طور پر ایک چھوٹے لیور یا سکرو کا استعمال کرتے ہوئے ترتیب میں بند کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پارٹ سائز کی آسان جانے/نہ جانے کی جانچ پڑتال کی اجازت ملتی ہے۔ ڈیجیٹل کیلیپر ریک اور پنین کے بجائے، ڈیجیٹل کیلیپر لکیری انکوڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ مائع کرسٹل ڈسپلے پیمائش کو ظاہر کرتا ہے، جو اکثر ملی میٹر اور فریکشنل یا اعشاریہ انچ کے درمیان یونٹس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب سلائیڈ کے ساتھ کسی بھی مقام پر ڈسپلے کو صفر کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں، جس سے ڈائل کیلیپر کی طرح ہی تفریقی پیمائش کی اجازت ملتی ہے۔ ڈیجیٹل کیلیپرز میں "ریڈنگ ہولڈ" فیچر ہو سکتا ہے، جو عجیب جگہوں پر استعمال کے بعد طول و عرض کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے جہاں ڈسپلے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اینالاگ کیلیپرز کی طرح، بہت سے ڈیجیٹل کیلیپرز کی سلائیڈ کو لیور یا سکرو کا استعمال کرتے ہوئے لاک کیا جا سکتا ہے۔ ریزولوشن اور درستگی سٹینلیس سٹیل سے بنے عام 150 ملی میٹر (6 انچ) ڈیجیٹل کیلیپرز میں 0.02 ملی میٹر (0.001 in) کی ریٹیڈ درستگی اور 0.1 ملی میٹر (0.0005 in) کی ریزولوشن ہوتی ہے۔ یہی ٹیکنالوجی لمبے کیلیپرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن درستگی 100-200 ملی میٹر (4-8 انچ) کے لیے 0.03 ملی میٹر (0.001 انچ) اور 200-300 ملی میٹر (8-12 انچ) پیمائش کے لیے 0.04 ملی میٹر (0.0015 انچ) تک کم ہو جاتی ہے۔ پیمائش کا طریقہ بہت سے ڈیجیٹل کیلیپرز میں ایک کیپسیٹیو لینیر انکوڈر ہوتا ہے۔ سستے چینی ماڈلز میں 56 تنگ ایمیٹر پلیٹیں اور ایک لمبی رسیور پلیٹ ہوتی ہے جو سلائڈنگ ڈسپلے کے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پر کندہ ہوتی ہے، جو طویل "اسٹیٹر" بورڈ میں "ٹی" کی شکل کی پلیٹوں کے دہرائے جانے والے نمونے سے ٹکرا جاتی ہے۔ "ٹی" پلیٹوں کا اوپری حصہ رسیور پلیٹ سے ٹکرا جاتا ہے، جبکہ ہر "ٹی" کی عمودی سلاخیں ایمیٹر پلیٹوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اسٹیٹر میں ہر "ٹی" کی پچ ہر ایمیٹر پلیٹ کی پچ کے 8 گنا سے قدرے کم ہوتی ہے، اس لیے ان کا ایک دوسرے سے ٹکرانے والا کیپسیٹیو ایریا بالکل سیدھا نہیں ہوتا بلکہ مداخلت کا نمونہ بناتا ہے۔ جیسے جیسے سلائیڈر حرکت کرتا ہے، یہ متغیر قابلیت بار بار لکیری انداز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ سلائیڈر کی سرکٹری ان تکرار کو شمار کرتی ہے کیونکہ یہ سلائڈ کرتی ہے اور کیپسیٹنسز کے لکیری انٹرپولیشن کا استعمال کرتے ہوئے باریک ریزولوشن حاصل کرتی ہے۔ ایک ماڈل 8 وقتا فوقتا پلس چوڑائی ماڈیولیشن وولٹیج سگنلز بھیجتا ہے (جو ایک جیسے لیکن مدت کے لحاظ سے مرحلے سے باہر نظر آتے ہیں)، ہر ایک 7 ایمیٹر پلیٹوں سے منسلک ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ینالاگ سگنل کو ایک واحد رسیور پلیٹ کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ 1983 کے جرمن پیٹنٹ DE3340782C2 (شکل دیکھیں) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کام کو بیان کرتا ہے۔ دیگر ڈیجیٹل کیلیپرز میں ایک انڈکٹو لکیری انکوڈر ہوتا ہے، جو کولینٹس جیسے آلودگی کی موجودگی میں مضبوط کارکردگی کی اجازت دیتا ہے۔ مقناطیسی لکیری انکوڈرز دیگر ڈیجیٹل کیلیپرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ سیریل ڈیٹا آؤٹ پٹ ڈیجیٹل کیلیپرز آج کل بار بار پیمائش کو تیز کرنے، انسانی غلطی سے بچنے، اور ڈیجیٹل ریکارڈر، اسپریڈشیٹ، شماریاتی عمل کنٹرول پروگرام، یا ذاتی کمپیوٹر پر اسی طرح کے سافٹ ویئر میں براہ راست ڈیٹا کے اندراج کی اجازت دینے کے لیے سیریل ڈیٹا آؤٹ پٹ پیش کرتے ہیں۔ آر ایس-232، یونیورسل سیریل بس، یا وائرلیس پر مبنی انٹرفیسنگ ڈیوائسز بنائے یا خریدے جا سکتے ہیں۔ سیریل ڈیجیٹل آؤٹ پٹ مینوفیکچررز کے درمیان مختلف ہوتا ہے، لیکن عام اختیارات یہ ہیں: میٹوٹو کا ڈیجیمیٹک انٹرفیس۔ یہ غالب نام برانڈ انٹرفیس ہے۔ فارمیٹ 52 بٹس کا ہوتا ہے جسے 13 نبلز کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ سلواک انٹرفیس۔ یہ سستے، غیر نام والے برانڈ، کیلیپرز کے لیے عام پروٹوکول ہے۔ فارمیٹ 24 بٹ 90 کلو ہرٹز سنکرونس ہے۔ اسٹارریٹ براؤن اور شارپ فیڈرل ٹیسا الڈی۔ فارمیٹ 7 BCD ہندسوں کا ہوتا ہے۔ مہر (ڈیجیمیٹک، آر ایس 232 سی، وائرلیس ایف ایم ریڈیو، انفراریڈ اور یو ایس بی) مائیکرو میٹر سکرو کیلیپر ایک کیلیپر جو پیمائش کے لیے سلائیڈ کے بجائے کیلیبریٹڈ سکرو کا استعمال کرتا ہے، اسے بیرونی مائیکرو میٹر کیلیپر گیج، مائیکرو میٹر کیلیپر یا زیادہ تر صرف مائیکرو میٹر کہا جاتا ہے۔ (بعض اوقات اصطلاح کیلیپر، اس مضمون میں کسی بھی دوسری قسم کا حوالہ دیتے ہوئے، مائکرو میٹر کے تضاد میں رکھی جاتی ہے۔) موازنہ مندرجہ بالا کیلیپرز کی ہر قسم کی اپنی متعلقہ خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ورنیر کیلیپر ناہموار ہوتے ہیں اور دیرپا درستگی رکھتے ہیں، کولینٹ پروف ہوتے ہیں، مقناطیسی شعبوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر شاک پروف ہوتے ہیں۔ ان میں سینٹی میٹر اور انچ دونوں ترازو ہو سکتے ہیں۔ تاہم، ورنیر کیلیپرز کو پڑھنے کے لیے اچھی بینائی یا میگنفائنگ گلاس کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے دور سے یا عجیب زاویوں سے پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آخری ہندسے کو غلط پڑھنا نسبتا آسان ہے۔ پیداواری ماحول میں، سارا دن ورنیئر کیلیپر پڑھنا غلطی کا شکار ہوتا ہے اور کارکنوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ ڈائل کیلیپرز کو پڑھنا نسبتا آسان ہوتا ہے، خاص طور پر جب سوئی کی حرکت کو ہلا کر اور مشاہدہ کرکے عین مرکز کی تلاش کی جائے۔ موازنہ کے لیے انہیں کسی بھی وقت 0 پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ عام طور پر صدمے کے نقصان کے لیے کافی حد تک حساس ہوتے ہیں۔ وہ گیئرز میں گندگی ہونے کا بھی بہت شکار ہوتے ہیں، جو درستگی کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کیلیپر سینٹی میٹر اور انچ کے نظام کے درمیان آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی بھی سمت میں مکمل گنتی کے ساتھ کسی بھی مقام پر آسانی سے صفر پر سیٹ کیا جا سکتا ہے اور پیمائش لے سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر ڈسپلے مکمل طور پر پوشیدہ ہو، یا تو "ہولڈ" کلید کا استعمال کرکے، یا ڈسپلے کو صفر کرکے اور جبڑوں کو بند کرکے، صحیح پیمائش دکھا کر، لیکن منفی۔ وہ میکانکی اور الیکٹرانک طور پر نازک ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر کو بیٹریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کولینٹ کو اچھی طرح سے مزاحمت نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف معتدل شاک پروف بھی ہوتے ہیں اور گندگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیلیپرز 0.1 ملی میٹر یا 0.0005 انچ کے ریزولوشن پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن درستگی 150 ملی میٹر (6 انچ) کیلیپرز کے لیے تقریبا ± 0.02 ملی میٹر یا 0.001 انچ سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور طویل کیلیپرز کے لیے بدتر ہو سکتی ہے۔ مطلوبہ پیمائش لینے کے لیے حصے کے خلاف ایک کیلیپر کو مناسب طریقے سے لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، پلیٹ کی موٹائی کی پیمائش کرتے وقت، ایک ورنیئر کیلیپر کو ٹکڑے کے صحیح زاویہ پر رکھا جانا چاہیے۔ گول یا بے قاعدہ اشیاء کی درست پیمائش کے لیے کچھ مشق کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیلیپر کا استعمال کرتے وقت پیمائش کی درستگی آپریٹر کی مہارت پر بہت زیادہ منحصر ہوتی ہے۔ قسم سے قطع نظر، کیلیپر کے جبڑوں کو ناپنے والے حصے سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ چونکہ حصہ اور کیلیپر دونوں ہمیشہ کسی حد تک لچکدار ہوتے ہیں، اس لیے استعمال ہونے والی قوت کی مقدار اشارے کو متاثر کرتی ہے۔ ایک مستقل، مضبوط ٹچ درست ہے۔ بہت زیادہ طاقت کے نتیجے میں جزوی اور آلے کی مسخ کے طور پر کم اشارے ملتے ہیں۔ بہت کم طاقت ناکافی رابطہ اور زیادہ اشارے دیتی ہے۔ پہیے کو شامل کرنے والے کیلیپر کے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جو مکینیکل فائدہ دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ڈیجیٹل کیلیپرز، ایڈجسٹمنٹ سے باہر کیلیپرز، یا ناقص معیار کے بیم والے کیلیپرز کا معاملہ ہے۔ سادہ کیلیپر غیر کیلیبریٹڈ ہوتے ہیں ؛ لی گئی پیمائش کا موازنہ پیمانے سے کیا جانا چاہیے۔ چاہے پیمانہ کیلیپر کا حصہ ہو یا نہ ہو، تمام اینالاگ کیلیپرز-ورنیر اور ڈائل-کو اعلی ترین درستگی حاصل کرنے کے لیے اچھی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شعبے میں ڈیجیٹل کیلیپرز کا فائدہ ہے۔ کیلیبریٹڈ کیلیپرز کو غلط طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے صفر کا نقصان ہوتا ہے۔ جب کیلیپر کے جبڑے مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، تو اسے، یقینا، صفر کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اسے دوبارہ ترتیب دینا یا مرمت کرنا ضروری ہے۔ ایک ورنیر کیلیپر آسانی سے اپنی انشانکن سے محروم نہیں ہوتا ہے، لیکن کیلیپر جبڑے میں پیمائش کی سطح پر تیز اثر یا حادثاتی نقصان صفر کو ہٹانے کے لیے کافی اہم ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کیلیپرز میں فوری ری کیلیبریشن کے لیے صفر سیٹ بٹن ہوتے ہیں۔ ورنیر، ڈائل اور ڈیجیٹل کیلیپرز کو لوازمات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جو ان کی افادیت کو بڑھاتے ہیں۔ مثال ایک ایسی بنیاد ہے جو گہرائی کی پیمائش اور جبڑے کے منسلک کے طور پر ان کی افادیت کو بڑھاتی ہے جو سوراخوں کے درمیان مرکز کے فاصلے کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ 1970 کی دہائی سے، کسی بھی کیلیپر کے پچھلے حصے پر متحرک جبڑے کی چالاکی سے ترمیم بیرونی کیلیپر پیمائش کے علاوہ قدم یا گہرائی کی پیمائش کی اجازت دیتی ہے، اسی طرح ایک عالمگیر مائکرو میٹر (مثال کے طور پر، اسٹارریٹ مل-ٹی-انول یا میٹوٹو یونی مائیک)۔ صفر غلطی والے ورنیئر پیمانے یا کیلیپر کو صفر غلطی کے ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ "اصل ریڈنگ = مین پیمانے + ورنیئر پیمانے − (صفر غلطی)" کا فارمولا استعمال کرنا ہے۔ جب جبڑے بالکل بند ہوتے ہیں یا صرف ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو 0 ملی میٹر پر انشانکن کو متاثر کرنے والی دستک کی وجہ سے صفر غلطی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثبت صفر غلطی اس حقیقت سے مراد ہے کہ جب ورنیر کیلیپر کے جبڑے صرف بند ہوتے ہیں، تو ریڈنگ 0 ملی میٹر کی اصل ریڈنگ سے دور ایک مثبت ریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ریڈنگ 0.10 ملی میٹر ہے، تو صفر کی غلطی کو + 0.10 ملی میٹر کہا جاتا ہے۔ منفی صفر غلطی اس حقیقت سے مراد ہے کہ جب ورنیر کیلیپر کے جبڑے صرف بند ہوتے ہیں، تو ریڈنگ 0.0 ملی میٹر کی اصل ریڈنگ سے دور ایک منفی ریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ریڈنگ − 0.08 ملی میٹر ہے، تو صفر کی غلطی کو − 0.08 ملی میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کروزنگ راڈ ڈائل انڈیکیٹر لینس کلاک پیس اسٹک نوٹ حوالہ جات بیرونی روابط ڈیجیٹل کیلیپر کے لیے آر ایس-232 انٹرفیس ڈیزائن کی تفصیلات قدیم یونانی ٹیکنالوجی چینی ایجادات یونانی ایجادات لمبائی، فاصلہ، یا رینج ماپنے والے آلات دھات کاری پیمائش کے آلات لکڑی کا کام پیمائش کے آلات