Thermo galvanometer
تھرمو-گالوانومیٹر چھوٹے برقی دھاروں کی پیمائش کے لیے ایک آلہ ہے۔ اسے ولیم ڈوڈل نے 1900 کے قریب ایجاد کیا تھا۔ 1905 کے کیمبرج سائنٹیفک انسٹرومنٹ کمپنی کے تجارتی کیٹلاگ سے لیے گئے آلے کی تفصیل درج ذیل ہے: ایک طویل عرصے سے چھوٹے متبادل دھاروں کی درست پیمائش کرنے کے قابل آلے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا ہے۔ برقی مقناطیسی قسم کے آلات کے کنڈلوں کی اعلی مزاحمت اور خود انضمام اکثر ان کے استعمال کو روکتا ہے۔ برقی جامد آلات جو اس وقت بنائے گئے ہیں وہ بہت چھوٹے دھاروں کی پیمائش کے لیے مکمل طور پر موزوں نہیں ہیں، جب تک کہ کافی ممکنہ فرق دستیاب نہ ہو۔ مسٹر ڈبلیو ڈوڈیل کے ڈیزائن کردہ تھرمو-گالوانومیٹر کو انتہائی چھوٹے دھاروں کی پیمائش کے لیے اعلی درجے کی درستگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عملی طور پر کوئی سیلف انڈکشن یا صلاحیت نہیں ہے اور اس لیے اسے کسی بھی فریکوئنسی کے سرکٹ پر استعمال کیا جا سکتا ہے (یہاں تک کہ 120,000 ~ فی سیکنڈ تک۔) اور بیس مائیکرو ایمپیرز کے طور پر چھوٹے کرنٹس کو اس کے ذریعے آسانی سے ماپا جا سکتا ہے۔ یہ مسلسل اور متبادل کرنٹس پر یکساں طور پر درست ہے۔ اس لیے اسے مسلسل کرنٹ کے ذریعے درست طریقے سے معیاری بنایا جا سکتا ہے اور کسی بھی تعدد یا لہر کی شکل کے سرکٹس پر بغیر کسی غلطی کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تھرمو-گالوانومیٹر کا اصول آسان ہے۔ آلہ ایک مزاحمت پر مشتمل ہوتا ہے جسے ناپنے کے لیے کرنٹ کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے، مزاحمت سے پیدا ہونے والی گرمی جو بوائز ریڈیو مائکرو میٹر کے تھرمو جنکشن پر گرتی ہے۔ تھرمو جوڑے کے نچلے جنکشن کے درجہ حرارت میں اضافہ لوپ میں ایک کرنٹ پیدا کرتا ہے جو مقناطیسی میدان کے ذریعے کوارٹج فائبر کے ٹورسن کے خلاف موڑ جاتا ہے۔ حوالہ جات ولادیمیر کاراپیٹوف، تجرباتی الیکٹریکل انجینئرنگ اور انجینئرز اور انجینئرنگ لیبارٹریز میں طلباء کے لیے الیکٹریکل ٹیسٹنگ کے لیے دستی۔ حجم۔ 1 جان ولی اینڈ سنز انکارپوریٹڈ 1910. صفحہ 70 کیمبرج سائنٹیفک انسٹرومنٹ کمپنی لمیٹڈ 1905 تجارتی کیٹلاگ۔ گالوانومیٹر تاریخی سائنسی آلات