Pulsed discharge ionization detector
پلسڈ ڈسچارج آئنائزیشن ڈٹیکٹر (پلسڈ ڈسچارج ڈٹیکٹر) گیس کرومیٹوگرافی کے لیے ایک ڈٹیکٹر ہے جو ہیلیم میں ایک مستحکم، کم طاقت والے، پلسڈ ڈی سی ڈسچارج کو آئنائزیشن کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جی سی کالم سے نکلنے والے ایلونٹس، جو خارج ہونے والے علاقے سے ہیلیم کے بہاؤ کے خلاف بہتے ہیں، ہیلیم کے اخراج سے فوٹونوں کے ذریعے آئنائز ہوتے ہیں۔ بیاس الیکٹروڈ نتیجے میں الیکٹرانوں کو کلیکٹر الیکٹروڈ کی طرف مرکوز کرتے ہیں، جہاں وہ کھڑے کرنٹ میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جن کی مقدار ڈٹیکٹر آؤٹ پٹ کے طور پر ہوتی ہے۔ الیکٹران کیپچر موڈ الیکٹران کیپچر موڈ میں، پی ڈی ڈی ہائی الیکٹران افینیٹی مرکبات جیسے فریون، کلورینیٹڈ کیڑے مار ادویات، اور دیگر ہیلوجن مرکبات کی نگرانی کے لیے ایک سلیکٹو ڈیٹیکٹر ہے۔ اس قسم کے مرکب کے لیے، کم از کم قابل شناخت مقدار (ایم ڈی کیو) فیمٹوگرام () یا پکگرام () کی سطح پر ہوتی ہے۔ پی ڈی ڈی حساسیت اور ردعمل کی خصوصیات میں روایتی تابکار ای سی ڈی سے ملتا جلتا ہے، اور اسے 400 ڈگری سیلسیس تک کے درجہ حرارت پر چلایا جا سکتا ہے۔ اس موڈ میں کام کرنے کے لیے، ہی اور سی ایچ 4 کو کالم کے باہر نکلنے سے بالکل اوپر کی طرف متعارف کرایا جاتا ہے۔ ہیلیم فوٹو آئنائزیشن موڈ ہیلیم فوٹو آئنائزیشن موڈ میں، پی ڈی ڈی ایک عالمگیر، غیر تباہ کن، اعلی حساسیت کا پتہ لگانے والا ہے۔ غیر نامیاتی اور نامیاتی مرکبات دونوں کا ردعمل ایک وسیع رینج پر لکیری ہے۔ کم پی پی بی رینج میں ایم ڈی کیو کے ساتھ فکسڈ گیسوں کا ردعمل مثبت (کھڑے کرنٹ میں اضافہ) ہوتا ہے۔ ہیلیم فوٹو آئنائزیشن موڈ میں پی ڈی ڈی پیٹرو کیمیکل یا ریفائنری ماحول میں شعلہ آئنائزیشن ڈٹیکٹرز کے لیے ایک بہترین متبادل ہے، جہاں شعلہ اور ہائیڈروجن کا استعمال پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، جب ہیلیم خارج ہونے والی گیس کو مناسب نوبل گیس، جیسے ارجن، کریپٹن، یا زینون (مطلوبہ کٹ آف پوائنٹ پر منحصر ہے) کے ساتھ ڈوپ کیا جاتا ہے، تو پی ڈی ڈی الیفیٹکس، ارومیٹکس، امینز کے ساتھ ساتھ دیگر پرجاتیوں کے انتخابی تعین کے لیے ایک مخصوص فوٹو آئنائزیشن ڈٹیکٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ حوالہ جات گیس کرومیٹوگرافی