Liquid junction interface
ماس سپیکٹرومیٹری میں، مائع جنکشن انٹرفیس ایک آئن ماخذ یا سیٹ اپ ہے جو بڑے پیمانے پر سپیکٹرومیٹری کے لیے کیپلری الیکٹروفورسس جیسے پردیی آلات کو جوڑتا ہے۔ آئی یو پی اے سی کی سفارش کی تعریف کو بڑے پیمانے پر سپیکٹرومیٹری میں کیپلری الیکٹروفورسس کو جوڑنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھیں جس میں ایک مائع ذخیرہ علیحدگی کیپلری کو گھیرے ہوئے ہے اور کیپلری کو بڑے پیمانے پر سپیکٹرومیٹر میں منتقل کرتا ہے۔ یہ ذخیرہ کیپلری الیکٹروفورسس کے لیے برقی رابطہ فراہم کرتا ہے۔ مائع جنکشن انٹرفیس کی اصطلاح ہنری ایم فیلس اور ساتھی کارکنوں نے آئن ذرائع کے لیے بھی استعمال کی ہے جہاں تجزیہ کار ہائی وولٹیج کی فراہمی کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر نینو اسپری آئن ذرائع شامل ہیں جہاں سٹینلیس سٹیل، سونے یا دیگر چلنے والے مواد سے بنا تار غیر لیپت اسپرے کیپلیریز کے اندر نمونے کے حل سے رابطہ کرتا ہے۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب ایک سٹینلیس سٹیل یونین ایک کرومیٹوگرافی آؤٹ لیٹ کو سپرے کیپلری سے جوڑتا ہے۔ انٹرفیس یا سورس ڈیزائن کو آسان بنانے، آسان ہینڈلنگ اور لاگت کے حوالے سے اس کے استعمال کے کئی فوائد ہیں۔ الیکٹرولیسس کے اثرات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ مائع جنکشن انٹرفیس کو ماس سپیکٹرومیٹری کے ساتھ مل کر آن لائن ڈی سالٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح، کرومیٹوگرافک مواد جیسے سی 18 فیز کو براہ راست پمپ یا ایچ پی ایل سی ڈیوائس سے آنے والے بہاؤ کے راستے میں رکھا گیا تھا۔ طریقہ کار کی تغیرات میں، باریک کیپلیریاں کرومیٹوگرافک مرحلے سے گھنے طور پر بھری ہوئی تھیں تاکہ علیحدگی کے کالم بن سکیں اور ایک ہی وقت میں الیکٹروسپرے کیپلیریوں کے طور پر کام کریں۔ یہ طریقہ عام طور پر بہت سی پروٹومکس لیبارٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تجرباتی ڈیزائن جہاں ایروسول اور سپرے بنانے کے لیے مائعوں پر ہائی وولٹیج کا براہ راست اطلاق 1917 کے اوائل میں آئنائزیشن نہیں بلکہ مائعوں کے ایٹمائزیشن کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ مائع جنکشن پوٹینشل بھی دیکھیں-وہ عمل جو اس وقت ہوتا ہے جب مختلف ارتکاز کے دو حل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔