Nephelometry (medicine)
نیفیلومیٹری ایک تکنیک ہے جو امیونولوجی میں خون کے کئی پلازما پروٹین کی سطح کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اینٹی باڈیز آئسوٹائپز یا کلاسز کی کل سطح: امیونوگلوبلین ایم، امیونوگلوبلین جی، اور امیونوگلوبلین اے۔ یہ ایک سے زیادہ مائیلوما جیسی بیماریوں میں فری لائٹ چینز کی مقدار میں اہم ہے۔ بیماری کی درجہ بندی کے لیے اور ایک بار مریض کے علاج کے بعد بیماری کی نگرانی کے لیے مقدار کا تعین اہم ہے (مریض کے علاج کے بعد کپا اور لیمبڈا لائٹ چینز کے درمیان تناسب میں اضافہ بیماری کے دوبارہ ہونے کا اشارہ ہے)۔ یہ پیمائش کیے جانے والے نمونے سے ایک زاویے پر بکھرے ہوئے روشنی کی پیمائش کرکے انجام دیا جاتا ہے۔ تشخیصی نیفیلومیٹری میں، ہیڈلبرگر-کینڈل وکر کی چڑھتی ہوئی شاخ کو رد عمل کے کورس کو بہتر بنا کر بڑھایا جاتا ہے تاکہ زیادہ تر پلازما پروٹین (انسانی خون سے) پیمائش کے اشارے ہیڈلبرگر-کینڈل وکر کے بائیں طرف گر جائیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ ارتکاز پر بھی۔ یہ تکنیک طبی لیبارٹریوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ نسبتا آسانی سے خودکار ہوتی ہے۔ یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ چھوٹے ذرات کا پتلا سسپنشن روشنی (عام طور پر لیزر) کو صرف جذب کرنے کے بجائے اس سے گزر کر منتشر کر دے گا۔ بکھرے ہوئے کی مقدار کا تعین روشنی کو ایک زاویے پر جمع کرکے کیا جاتا ہے (عام طور پر 30 اور 90 ڈگری پر)۔ اینٹی باڈی اور اینٹیجن ارتکاز میں اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ صرف چھوٹے مجموعے بنتے ہیں جو جلدی سے نچلے حصے میں آباد نہیں ہوتے ہیں۔ روشنی کے بکھرنے کی مقدار کو ماپا جاتا ہے اور معلوم مرکب سے بکھرنے کی مقدار سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ نامعلوم کی مقدار کا تعین معیاری منحنی خطوط سے کیا جاتا ہے۔ نیفیلومیٹری کو اینٹیجن یا اینٹی باڈی کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر اینٹی باڈی کو ریجینٹ کے طور پر اور مریض اینٹیجن کو نامعلوم کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ امیونولوجی میڈیکل لیب میں، دو قسم کے ٹیسٹ چلائے جا سکتے ہیں: "اینڈ پوائنٹ نیفیلومیٹری" اور "کینیٹک (ریٹ) نیفیلومیٹری"۔ اینڈ پوائنٹ نیفیلومیٹری ٹیسٹ اینٹی باڈی/اینٹیجن رد عمل کو مکمل ہونے تک چلانے کی اجازت دے کر چلائے جاتے ہیں (جب تک کہ تمام موجودہ ریجینٹ اینٹی باڈیز اور موجودہ مریض کے نمونے والے اینٹی جینز جو مجموعی طور پر ایسا کر سکتے ہیں اور مزید کمپلیکس نہیں بن سکتے ہیں)۔ تاہم، بڑے ذرات محلول سے باہر گر جائیں گے اور غلط بکھرے ہوئے ریڈنگ کا سبب بنیں گے، اس طرح حرکی نیفیلومیٹری وضع کی گئی تھی۔ کینیٹک نیفیلومیٹری میں، بکھرنے کی شرح کو ریجینٹ کے شامل ہونے کے فورا بعد ماپا جاتا ہے۔ جب تک ریجینٹ مستقل ہے تب تک تبدیلی کی شرح کو براہ راست موجود اینٹیجن کی مقدار سے متعلق دیکھا جا سکتا ہے۔ طبی ایپلی کیشنز کے علاوہ، نیفیلومیٹری کو پانی کی وضاحت کی پیمائش کرنے، مائکروجنزموں کی نشوونما کی پیمائش کرنے اور منشیات کی گھلنشیلتا کی جانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیفیلومیٹر پریسیپیٹن ری ایکشن ٹربیڈیمیٹری حوالہ جات امیونولوجک ٹیسٹ ایروسول پیمائش ca: نیفیلومیٹریہ ڈی: نیفیلومیٹری ایس: نیفیلومیٹریہ ایف آر: نیفیلومیٹری یہ: نیفیلومیٹریہ این ایل: نیفیلومیٹریہ پی ٹی: نیفیلومیٹریہ آر یو: نیفیلومیٹریہ ایس کے: نیفیلومیٹریہ ایس آر: نیفیلومیٹریہ ایس وی: نیفیلومیٹریہ ایس آر: نیفیلومیٹریہ ایس وی: نیفیلومیٹریہ ایس وی