Quartz thermometer
کوارٹج تھرمامیٹر ایک اعلی صحت سے متعلق، اعلی درستگی والا درجہ حرارت سینسر ہے۔ یہ کوارٹج کرسٹل آسکیلیٹر کی تعدد کی پیمائش کرکے درجہ حرارت کی پیمائش کرتا ہے۔ آسکیلیٹر ایک خاص طور پر کٹے ہوئے کرسٹل پر مشتمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فریکوئنسی کا لکیری درجہ حرارت گتانک ہوتا ہے، لہذا درجہ حرارت کی پیمائش بنیادی طور پر آسکیلیٹر فریکوئنسی کی پیمائش تک کم کردی جاتی ہے۔ . 0001 ڈگری سیلسیس کی ریزولوشن اور 0-100 ڈگری سیلسیس سے. 02 ڈگری سیلسیس کی درستگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اعلی لکیری درجہ حرارت کی ایک اہم حد پر اعلی درستگی حاصل کرنا ممکن بناتی ہے جس میں انشانکن کے لیے صرف ایک آسان درجہ حرارت حوالہ نقطہ ہوتا ہے، پانی کا ٹرپل پوائنٹ۔ 1965 میں ہیولیٹ پیکارڈ کے ذریعے متعارف کرائی گئی جانشین کمپنی ایجیلینٹ نے ماڈل 2804 اے کوارٹز تھرمامیٹر کو بند کر دیا ہے۔ دوسرے مینوفیکچررز تقریبا لکیری درجہ حرارت والے کوارٹز کرسٹل بناتے ہیں جو اسی طرح کی کارکردگی کے تھرمامیٹر بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حوالہ جات اصل اعلان 2804 اے کوارٹز تھرمامیٹر بند کر دیا گیا-دستی کا آخری ورژن، جو یہاں دستیاب ہے، 1986 کا کوارٹز درجہ حرارت سینسر ہے-تھرمامیٹر بنانے کے لیے لکیری کرسٹل۔