A-scan ultrasound biometry
اے-اسکین الٹراساؤنڈ بائیومیٹری، جسے عام طور پر اے-اسکین (ایمپلیٹیوڈ اسکین کے لیے مختصر) کہا جاتا ہے، ایک معمول کی قسم کا تشخیصی ٹیسٹ ہے جو آپٹومیٹری یا اپتھلمولوجی میں استعمال ہوتا ہے۔ اے-اسکین آنکھ کی لمبائی کے بارے میں اعداد و شمار فراہم کرتا ہے، جو عام بینائی کی خرابیوں میں ایک اہم تعین کنندہ ہے۔ اے-اسکین کا سب سے عام استعمال انٹراوکولر لینس پاور کے حساب کے لیے آنکھ کی لمبائی کا تعین کرنا ہے۔ مختصر طور پر، ایمیٹروپک آنکھ کی کل اضطراری طاقت تقریبا 60 ہے۔ اس طاقت میں سے، کارنیا تقریبا 40 ڈایپٹر، اور کرسٹل لینز 20 ڈایپٹر فراہم کرتا ہے۔ جب موتیابند کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو لینس کو مصنوعی لینس امپلانٹ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آنکھ کی لمبائی (اے-اسکین) اور کارنیا کی طاقت (کیراٹومیٹری) دونوں کی پیمائش کرکے، مطلوبہ انٹراوکولر لینس کی طاقت کا حساب لگانے کے لیے ایک سادہ فارمولا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی مختلف فارمولے ہیں جو آنکھ کی اصل خصوصیات کے لحاظ سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اے-اسکین کا دوسرا بڑا استعمال آنکھ میں کمیت کے سائز اور الٹراساؤنڈ کی خصوصیات کا تعین کرنا ہے، تاکہ کمیت کی قسم کا تعین کیا جا سکے۔ اسے اکثر مقداری اے-اسکین کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے آلات کو کارنیا کے ساتھ براہ راست رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم ایک غیر رابطہ آلہ کی اطلاع دی گئی ہے۔ ڈسپوزایبل کور، جو آنکھ کے ساتھ حقیقی رابطے میں آتے ہیں، کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ بی-اسکین الٹراسونگرافی الٹراسونگرافی حوالہ جات سینٹوڈومنگو-روبیڈو، جے ؛ مالن، ای اے ایچ بھی دیکھیں۔ گلمارٹن، بی۔ اور وولفسوہن، جے ایس۔ (2002)۔ آکولر بائیومیٹری کے لیے ایک نیا غیر رابطہ آپٹیکل ڈیوائس۔ برٹش جرنل آف اپتھلمولوجی۔ 86، 458-462۔ کاس، کے۔ تھامسن، سی۔ ایم۔ ؛ ٹرومینس، سی ؛ اور ووڈ، آئی سی جے۔ (2002)۔ سنگل یوز ڈسپوزایبل کور کے ساتھ اے-اسکین الٹراساؤنڈ بائیومیٹری کی صداقت اور وشوسنییتا کی بالا تشخیص۔ برٹش جرنل آف اپتھلمولوجی۔ 86، 344-349۔ بیرونی روابط میڈ اسکیپ: اے-اسکین تشخیصی چشمیات طبی الٹراسونگرافی