Oudin coil
اوڈن کنڈلی، جسے اوڈن آسکیلیٹر یا اوڈن ریزونیٹر بھی کہا جاتا ہے، ایک گونج والا ٹرانسفارمر سرکٹ ہے جو کم کرنٹ کی سطح پر بہت زیادہ وولٹیج، ہائی فریکوئنسی الٹرنیٹنگ کرنٹ (AC) بجلی پیدا کرتا ہے، جو 20 ویں صدی کے اختتام کے آس پاس الیکٹرو تھراپی کی متروک شکلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹیسلا کنڈلی سے بہت ملتا جلتا ہے، فرق یہ ہے کہ اوڈن کنڈلی کو آٹو ٹرانسفارمر کے طور پر جوڑا گیا تھا۔ اسے 1893 میں فرانسیسی معالج پال میری اوڈن نے معالج جیکس آرسین ڈی آرسنول کے الیکٹرو تھراپی کے سازوسامان میں ترمیم کے طور پر ایجاد کیا تھا اور شاید 1940 تک میڈیکل ڈائیدرمی تھراپی کے ساتھ ساتھ کوک میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ کنڈلی کا ہائی وولٹیج آؤٹ پٹ ٹرمینل ایک موصلیت والے ہینڈ ہیلڈ الیکٹروڈ سے منسلک تھا جس سے برش کے برائٹ خارج ہوتے تھے، جنہیں الیکٹرو تھراپی میں مختلف طبی حالات کے علاج کے لیے مریض کے جسم پر لگایا جاتا تھا۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے اوڈن اور ٹیسلا کنڈلی چنگاری سے پرجوش ایئر کور ڈبل ٹیونڈ ٹرانسفارمر سرکٹس ہیں جو کم دھاروں پر بہت زیادہ وولٹیج پیدا کرنے کے لیے گونج کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ریڈیو فریکوئنسی (آر ایف) رینج میں متبادل کرنٹ پیدا کرتے ہیں۔ 20 ویں صدی کے اوائل کی طبی کنڈلی نے 200 کلو ہرٹز سے 5 میگاہرٹز کی حد میں تعدد پر 50,000 سے لے کر ایک ملین وولٹ تک کی صلاحیت پیدا کی۔ کنڈلی کے بنیادی سرکٹ میں لیڈن جار کیپسیٹرز (سی) ہوتے ہیں جو کنڈلی (ایل 1) کی بنیادی گھومنے کے ساتھ مل کر ایک گونج والا سرکٹ (ٹیونڈ سرکٹ) بناتے ہیں۔ طبی کنڈلی میں عام طور پر دو کیپسیٹرز کو حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایک پرائمری سرکٹ کے ہر طرف، مریض کو ممکنہ طور پر مہلک کم فریکوئنسی پرائمری کرنٹ سے مکمل طور پر الگ کرنے کے لیے۔ پرائمری سرکٹ میں ایک اسپارک گیپ (ایس جی) بھی ہوتا ہے جو پرائمری میں ارتعاش کو متحرک کرنے کے لیے ایک سوئچ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پرائمری سرکٹ 2-15 کے وی کی صلاحیت پر ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر یا انڈکشن کنڈلی (ٹی) سے چلتا ہے۔ ٹرانسفارمر بار بار کیپسیٹرز کو چارج کرتا ہے، جو پھر چنگاری کے فرق اور بنیادی گھومنے کے ذریعے خارج ہوتا ہے (ٹیسلا کنڈلی کے مضمون میں آپریشن سائیکل کی تفصیلی وضاحت اوڈن کنڈلی پر بھی لاگو ہوتی ہے)۔ یہ چکر فی سیکنڈ کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ ہر چنگاری کے دوران، چارج پرائمری کنڈلی کے ذریعے کیپسیٹر پلیٹوں کے درمیان تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، جس سے پرائمری ٹیونڈ سرکٹ میں ڈمپڈ آر ایف آسکلٹنگ کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے سیکنڈری میں ہائی وولٹیج پیدا ہوتا ہے۔ سیکنڈری وائنڈنگ (ایل 2) اوپن سرکٹ ہے، اور ڈیوائس کے آؤٹ پٹ الیکٹروڈ سے منسلک ہے۔ اودین کنڈلی میں، پرائمری وائنڈنگ (L1) کا ایک رخ گراؤنڈ ہوتا ہے اور دوسرا رخ سیکنڈری سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے پرائمری اور سیکنڈری سیریز میں ہوتے ہیں۔ اوڈن کنڈلی کے دو ورژن تھے: پہلے کے اوڈن سرکٹس میں دو کنڈلی الگ الگ ہوتے تھے، مقناطیسی طور پر جوڑے نہیں ہوتے تھے، جس میں ایک چھوٹا افقی پرائمری "ڈی آرسنول" کنڈلی (ایل 1) ہوتا ہے جس میں ایک بڑی عمودی ثانوی "اوڈن ریزونیٹر" (ایل 2) سے منسلک نل ہوتا ہے جس میں باریک تار کے بہت سے موڑ ہوتے ہیں (بڑے کنڈلی میں 400-600، چھوٹے میں 100-300)، جو اوپر ہائی وولٹیج ٹرمینل سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس سرکٹ میں ہائی وولٹیج مکمل طور پر ہائی کیو سیکنڈری کنڈلی میں خود گونج سے پیدا ہوتا ہے۔ "ڈی آرسنول" کنڈلی میں "ریزونیٹر" کنڈلی کا اضافہ اودین کا تعاون تھا ؛ باقی سرکٹ جیکس ڈی آرسنول نے ایجاد کیا تھا۔ بعد میں اوڈن سرکٹس میں کنڈلی مقناطیسی طور پر جڑی ہوئی تھیں، جس سے ایک آٹو ٹرانسفارمر بنتا تھا، لہذا پرائمری برقی مقناطیسی انڈکشن کے ذریعے ثانوی میں ای ایم ایف کو جنم دیتا ہے۔ دونوں کنڈلی کو عام طور پر ایک ہی کنڈلی کی شکل میں گایا جاتا تھا، بنیادی جو نچلے حصے میں بھاری تار کے نسبتا کم موڑ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک سایڈست نل ہوتا ہے، جو ثانوی گھومنے سے جڑا ہوتا ہے، جو باریک تار کے بہت سے موڑ سے بنا ہوتا ہے۔ اودین نے پایا کہ یہ سرکٹ ٹرانسفارمر کے بڑے موڑ کے تناسب کی وجہ سے زیادہ وولٹیج پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں کیپسیٹر شامل نہیں ہے، لیکن سیکنڈری وائنڈنگ بھی ایک گونج والا سرکٹ (الیکٹریکل ریزونیٹر) ہے ؛ سیکنڈری کنڈلی کے سروں کے درمیان پرجیوی کیپسیٹنس ایک خاص گونج تعدد پر سیکنڈری کے بڑے انڈکشن کے ساتھ گونجتا ہے۔ جب یہ پرائمری کے ذریعہ اس تعدد پر پرجوش ہوتا ہے، تو ثانوی میں بڑے ارتعاش وولٹیج پیدا ہوتے ہیں۔ پرائمری وائنڈنگ میں موڑ کی تعداد، اور اس طرح پرائمری کی گونج تعدد کو کنڈلی پر ٹیپ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب دو ٹیونڈ سرکٹس کو ایک ہی فریکوئنسی پر گونجنے کے لیے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو کنڈلی کا بڑا موڑ کا تناسب، ٹیونڈ سرکٹس کے اعلی ق کی مدد سے، ثانوی پر پرائمری وولٹیج کو سیکڑوں ہزاروں سے لاکھوں وولٹ تک بڑھا دیتا ہے۔ ثانوی براہ راست پرائمری سرکٹ سے جڑا ہوا ہے، جو پاور ٹرانسفارمر سے ہزاروں وولٹ پر مہلک کم فریکوئنسی 50/60 Hz کرنٹ لے جاتا ہے۔ چونکہ اوڈن کنڈلی ایک طبی آلہ تھا، جس میں ثانوی کرنٹ براہ راست کسی شخص کے جسم پر لگایا جاتا تھا، اس لیے حفاظت کے لیے اوڈن سرکٹ میں دو کیپسیٹرز (سی) ہوتے ہیں، جو پرائمری کی ہر ٹانگ میں ایک ہوتا ہے، تاکہ کنڈلی اور آؤٹ پٹ الیکٹروڈ کو مکمل طور پر الگ کیا جا سکے۔ چونکہ سیریز میں دو ایک جیسے کیپسیٹرز میں ایک واحد کیپسیٹر کی نصف صلاحیت ہوتی ہے، اوڈن سرکٹ کی گونج تعدد استعمال ہوتی ہے۔ کنڈلی کے ہائی وولٹیج ٹرمینل کو تار کے ذریعے مختلف قسم کے ہینڈ ہیلڈ الیکٹروڈ سے منسلک کیا جاتا تھا جسے ڈاکٹر مریض کے جسم میں ہائی وولٹیج لگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ علاج مریض کے لیے تکلیف دہ نہیں تھا، کیونکہ ریڈیو فریکوئنسی (آر ایف) رینج میں باری باری کرنٹ، فریکوئنسی میں 10 کلو ہرٹز سے اوپر، عام طور پر برقی جھٹکے کا احساس پیدا نہیں کرتا ہے۔ اودین کنڈلی ایک "یک قطبی" جنریٹر تھا، جس میں کنڈلی کے نچلے سرے کو گراؤنڈ کیا جاتا تھا، لہذا بعض اوقات مریض پر صرف ایک الیکٹروڈ لگایا جاتا تھا اور دھاروں کی واپسی کا راستہ زمین سے ہوتا تھا۔ تاہم عام طور پر کنڈلی کے نچلے حصے سے ایک زمینی تار استعمال کیا جاتا تھا ؛ جو ایک زمینی الیکٹروڈ سے منسلک ہوتا تھا جسے مریض پکڑتا تھا۔ اوڈن کنڈلی کی ایک خرابی یہ تھی کہ استعمال کے دوران الیکٹروڈ اور تار کی حرکت نے ثانوی کنڈلی کے اوپری ٹرمینل کی صلاحیت کو تبدیل کر دیا، اور اس طرح اس کی گونج تعدد۔ اس نے ثانوی کنڈلی کو پرائمری کے ساتھ گونج سے باہر پھینک دیا، جس کی وجہ سے وولٹیج میں کمی واقع ہوئی۔ لہذا پرائمری کنڈلی پر ٹیپ پوائنٹ کو استعمال کے دوران مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ پرائمری اور سیکنڈری کو "ٹیون" میں رکھا جا سکے (اوپر بائیں تصویر میں دیکھا گیا ہے)۔ مریض کے جسم کے مختلف حصوں میں کرنٹ لگانے کے لیے کئی مخصوص قسم کے الیکٹروڈ استعمال کیے گئے۔ یہ عام طور پر دو اقسام میں آتے ہیں۔ مریض کے جسم کے باہر برش کے اخراج (جسے "ایفلووز" کہا جاتا ہے) کو لگانے کے لیے، ایک موصلیت ہینڈل پر ایک یا زیادہ دھات کے نکات پر مشتمل الیکٹروڈ استعمال کیے جاتے تھے۔ جلد پر مسلسل آرک کو روکنے کے لیے انہیں جسم سے کافی دور رکھنے کے لیے خیال رکھنا پڑتا تھا، جو دردناک آر ایف جلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جسم کی سطح پر براہ راست کرنٹ لگانے کے ساتھ ساتھ مریض کے جسم کے اندر کے بافتوں پر منہ، مقعد یا اندام نہانی کے ذریعے، ایک ویکیوم ٹیوب "کنڈینسنگ" الیکٹروڈ کا استعمال کیا گیا۔ اس میں مختلف شکلوں کی جزوی طور پر نکالی گئی شیشے کی ٹیوب شامل تھی، جس کے اندر ایک الیکٹروڈ مہربند تھا، جو ہائی وولٹیج تار سے منسلک تھا۔ اس سے توانا ہونے پر ایک ڈرامائی بنفشی چمک پیدا ہوئی۔ ٹیوب کے شیشے کے لفافے سے مریض کے جسم کے ساتھ ایک کیپسیٹر بنتا تھا جس سے کرنٹ کو گزرنا پڑتا تھا، جس سے اسے محفوظ اقدار تک محدود کر دیا جاتا تھا۔ پورے جسم پر کرنٹ لگانے کے لیے "کنڈینسنگ سوفی" کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک بستر یا صوفہ تھا جس کے پیچھے اس کے گدے کے نیچے دھات تھی، جو ایک تار کے ذریعے ہائی وولٹیج ٹرمینل سے جڑا ہوا تھا۔ اطراف میں دھاتی ہینڈ ریسٹ الیکٹروڈ، جنہیں مریض نے علاج کے دوران پکڑا تھا، "گراؤنڈ" واپسی کے راستے کے طور پر کام کرتے تھے اور کنڈلی کے نچلے حصے سے منسلک ہوتے تھے۔ اس طرح سوفی نے ایک کیپسیٹر تشکیل دیا، جس میں مریض کا جسم ایک الیکٹروڈ کے طور پر تھا۔ تاریخ 1800 کی دہائی کے دوران، انسانی جسم میں برقی دھاروں کو لاگو کرنے کے تجربات وکٹورین دور کے طبی شعبے میں بڑھے، جزوی طور پر جائز تجرباتی ادویات اور جزوی کوک ادویات، جسے الیکٹرو تھراپی کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے طبی حالات کے علاج کے لیے دھاروں کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ 1886 میں ہینرچ ہرٹز کے ذریعہ ریڈیو لہروں کی دریافت اور اس کے بعد اولیور لاج، گگلیلمو مارکونی کے ذریعہ ریڈیو کی ترقی نے انہیں پیدا کرنے کے لیے ریڈیو فریکوئنسی کرنٹس اور سرکٹس میں دلچسپی پیدا کی۔ "ہائی فریکوئنسی" کرنٹس کا مطلب آڈیو رینج،> 20 کلو ہرٹز سے اوپر کی کوئی بھی فریکوئنسی ہے، اور ان کو پیدا کرنے والے گونج کنڈلی کو عام طور پر "آسلشن ٹرانسفارمرز" کہا جاتا تھا۔ 1890 کی دہائی کے دوران ڈاکٹروں نے انسانی جسم میں ان ہائی وولٹیج اور ہائی فریکوئنسی کرنٹس کو لاگو کرنے کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا (اس وقت طبی پیشے میں اخلاقی معیارات کم تھے اور معالجین اپنے مریضوں پر تجربہ کر سکتے تھے)۔ 1890 میں فرانسیسی معالج جیکس آرسین ڈی آرسونول نے ہائی فریکوئنسی الیکٹرو تھراپی کے شعبے کی بنیاد رکھی، جس نے انسانی جسم میں ہائی فریکوئنسی کرنٹس کا اطلاق کرنے والے پہلے تجربات انجام دیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ 10 کلو ہرٹز سے اوپر کے دھارے پٹھوں کے سکڑنے کا سبب نہیں بنتے یا اعصاب کو برقی جھٹکے کا احساس پیدا کرنے کے لیے متحرک نہیں کرتے، تاکہ بغیر کسی تکلیف کے مریض پر انتہائی زیادہ وولٹیج لگایا جا سکے۔ 1891 میں امریکہ میں انجینئر نکولا ٹیسلا نے آزادانہ طور پر یہی چیز دریافت کی۔ تین قسم کے آلات استعمال کیے گئے، جنہیں میدان میں تین علمبرداروں، ڈی آرسنول، ٹیسلا، اور اوڈن نے تیار کیا، اور طبی تکنیک کے الگ الگ اجسام ان کے ارد گرد بڑے ہوئے: ڈی آرسنول اپریٹس-ڈی آرسنول نے پہلے ایک ہائی فریکوئنسی الٹرنیٹر کا استعمال کیا، لیکن یہ آلہ 10 کلو ہرٹز سے زیادہ تعدد پیدا نہیں کر سکا۔ اعلی تعدد تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک سرکٹ تیار کیا جس میں ایک واحد ٹیونڈ سرکٹ ہوتا ہے، جو دو لیڈن جار کیپسیٹرز اور نسبتا کم کا ایک چھوٹا کنڈلی، بھاری تار کے 10 سے 30 موڑ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں انڈکشن کنڈلی اور اسپارک گیپ ہوتا ہے تاکہ ارتعاش کو تیز کیا جا سکے۔ یہ ثانوی گھومنے کے بغیر ٹیسلا سرکٹ سے مشابہت رکھتا تھا۔ سرکٹ نے نسبتا کم وولٹیج (شاید 30 کے وی)، ہائی کرنٹ بجلی پیدا کی، جسے "ڈی آرسونول کرنٹس" کہا جاتا ہے۔ سرکٹ "دو قطبی" تھا جس میں کنڈلی کے مخالف سروں سے دو تار مریض کے جسم پر مختلف مقامات پر الیکٹروڈ سے جڑے ہوئے تھے۔ ہائی فریکوئنسی کرنٹس مریض کے جسم میں گرمی پیدا کر سکتے ہیں، مائکروویو اوون کے آپریشن کی طرح ؛ اسے ڈائیدرمی (طرز عمل) کہا جاتا تھا۔ دوسرے نام بھی استعمال کیے گئے جیسے تھرمو-فرادیزم اور تھرمو-دخول اس بات پر منحصر ہے کہ آیا یہ تھراپی کے لیے استعمال کیا گیا تھا یا سرجری میں تباہ کن اثرات کے لیے (بہاری) اوڈن ریزونیٹر-فرانسیسی معالج پال میری اوڈن نے 1893 میں چھوٹے ڈی آرسنول کنڈلی پر نل پر باریک تار کے کئی موڑ سے بنا دوسرا بڑا "ریزونیٹر" کنڈلی شامل کرکے ڈی آرسنول سرکٹ میں ترمیم کی۔ ٹیپ پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرکے وہ دوسرے کنڈلی کو ٹیونڈ سرکٹ کے ساتھ گونج میں لا سکتا ہے، جس سے ٹیسلا سرکٹ کی طرح کم کرنٹس پر زیادہ وولٹیج پیدا ہوتا ہے۔ ابتدائی "اوڈن ریزونیٹر" اپریٹس میں دونوں کنڈلی الگ الگ ہوتی ہیں اور مقناطیسی طور پر جوڑی نہیں ہوتی ہیں۔ بعد میں اودین نے پایا کہ کنڈلی کو مقناطیسی طور پر جوڑ کر کارکردگی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس سے چھوٹی کنڈلی بڑی کنڈلی کے لیے بنیادی گھومتی ہے۔ اودین ریزونیٹر نے بہت زیادہ وولٹیج، کم کرنٹ والی بجلی پیدا کی۔ یہ ایک "یک قطبی" سرکٹ تھا، جس کا ایک سرے پر گراؤنڈ اور ایک واحد آؤٹ پٹ ٹرمینل تھا۔ ٹیسلا-تھامسن اپریٹس-سربیائی-امریکی انجینئر نکولا ٹیسلا نے 1891 میں ٹیسلا کنڈلی سرکٹ ایجاد کرتے ہوئے ہائی وولٹیج آر ایف گونج ٹرانسفارمرز کے میدان کا آغاز کیا۔ انہوں نے اور ایلیہو تھامسن نے اپنے جسم پر ہائی وولٹیج لگانے کا تجربہ کیا۔ اگرچہ ٹیسلا نے بہت سے مختلف گونج ٹرانسفارمر سرکٹس ایجاد کیے، لیکن الیکٹرو تھراپی سرکٹ جو اس کا نام رکھتا ہے وہ ایک "دو قطبی" سرکٹ تھا جس میں چند موڑ کی چنگاری سے پرجوش ٹیونڈ پرائمری کنڈلی ہوتی ہے جو باریک تار کے بہت سے موڑ کے متوازی دو قطبی ثانوی کنڈلی کے مرکز کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جس کے ہر سرے پر آؤٹ پٹ ٹرمینلز ہوتے ہیں۔ ڈی آرسنول اور اوڈن اپریٹس یورپ میں مقبول ہوئے، جبکہ ٹیسلا-تھامسن اپریٹس زیادہ تر امریکہ میں استعمال ہوتا تھا۔ 20 ویں صدی کی پہلی دہائیوں کے دوران ان کیمپوں کے درمیان دشمنی تھی، اور طبی ادب میں اس بات پر بحث تھی کہ آیا "ٹیسلا کرنٹس" یا "اوڈن کرنٹس" مختلف حالات کے لیے بہتر تھے۔ 1920 تک یہ محسوس کیا گیا کہ دھارے بہت ملتے جلتے ہیں۔ چونکہ سرکٹس اتنے ہی ملتے جلتے تھے، طبی سپلائرز نے مجموعہ "ہائی فریکوئنسی" یونٹ فروخت کیے جو ٹیسلا، ڈی آرسنول، یا اوڈن تھراپی کے لیے ترتیب دیے جا سکتے تھے، اکثر رونٹجن رے (ایکس رے) کے ساتھ بھی جوڑے جاتے تھے۔ اوڈن کے پرائمری اور "ریزونیٹر" کنڈلی کو ایک ہی شکل میں جوڑنے کے بعد، انہیں ایئر کور آٹو ٹرانسفارمر بنا دیا گیا، ٹیسلا اور اوڈن اپریٹس کے درمیان واحد اہم فرق یہ تھا کہ میڈیکل ٹیسلا کنڈلی "بائی پولر" تھی جبکہ اوڈن کنڈلی "یونی پولر" تھی، جس کا ایک سرے گراؤنڈ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اصطلاحات کے معنی بدلتے گئے، یہاں تک کہ (شاید 1920 تک) ٹیسلا کنڈلی کی اصطلاح کا مطلب "دو قطبی" کنڈلی تھا ؛ کوئی بھی ہائی وولٹیج کنڈلی جس میں دو آؤٹ پٹ ٹرمینلز کے ساتھ غیر گراؤنڈ متوازن ثانوی ہوتا ہے، جبکہ اوڈن کنڈلی کی اصطلاح کا مطلب "یونی پولر" کنڈلی ہوتا ہے ؛ کوئی بھی کنڈلی جس میں گراؤنڈ ثانوی اور واحد آؤٹ پٹ ٹرمینل ہوتا ہے۔ 1930 کی دہائی کے آس پاس ویکیوم ٹیوب آسکیلیٹرز نے تیز تعدد طبی آلات میں چنگاری سے پرجوش سرکٹس کی جگہ لے لی۔ الیکٹرو تھراپی کے شعبے کی جگہ ڈائیدرمی کے جدید شعبے نے لے لی، اور اوڈن کنڈلی متروک ہو گئی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جدید دور کے ٹیسلا کنڈلی کے ڈیزائن یک قطبی ہوتے ہیں، جن میں ایک ہی ہائی وولٹیج ٹرمینل ہوتا ہے، اور اسی لیے انہیں بعض اوقات اوڈن کنڈلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں وایلیٹ وینڈ حوالہ جات برقی ٹرانسفارمر برقی مقناطیسی کنڈلی