Ozone monitor
اوزون مانیٹر ایک الیکٹرانک سامان ہے جو ہوا میں اوزون کے ارتکاز کی نگرانی کرتا ہے۔ اس آلے کا استعمال صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے اوزون کی اقدار کی نگرانی کے لیے یا زمینی سطح پر وسیع اوزون کی مقدار کا تعین کرنے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ اقدار نیشنل ایمبیئنٹ ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز (این اے اے کیو ایس) کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اوزون کا مالیکیول بالائے بنفشی تابکاری کو جذب کرتا ہے، اور ریگولیٹری ایپلی کیشنز میں استعمال ہونے والے زیادہ تر اوزون مانیٹر اوزون کی سطح کی درست مقدار کے لیے بالائے بنفشی جذب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کا اوزون مانیٹر ہوا کے پمپ کے ساتھ ماحول سے ہوا کا نمونہ مشین میں کھینچ کر کام کرتا ہے۔ ایک چکر کے دوران، اوزون مانیٹر ہوا کے داخلی راستے سے ہوا کا ایک نمونہ لے گا، اور ہوا سے اوزون کو صاف کرے گا ؛ اگلے چکر کے لیے، ہوا کا نمونہ اسکربر کو نظرانداز کرتا ہے اور اوزون کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ سولینائڈ والو کو الیکٹرانک طور پر اسکربر کے ذریعے ہوا کے بہاؤ کو منتقل کرنے یا اسے ایک مقررہ ترتیب پر بائی پاس کرنے کے لیے چالو کیا جاتا ہے۔ نمونے کی گئی دو اقدار کے درمیان فرق اس وقت اوزون کی اصل قیمت کا تعین کرتا ہے۔ مانیٹر کے پاس اوزون کی قیمت کا حساب لگانے کے لیے ہوا کے دباؤ اور ہوا کے درجہ حرارت کا حساب لگانے کے اختیارات بھی ہو سکتے ہیں۔ اوزون کے ارتکاز کا تعین بیئر-لیمبرٹ قانون کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے جو بنیادی طور پر کہتا ہے کہ روشنی کا جذب ارتکاز کے متناسب ہے۔ اوزون کے لیے، پارے کے لیمپ سے پیدا ہونے والی روشنی کی 254 نینو میٹر طول موج کو عکاس آئینوں کے ساتھ نلیوں کی ایک مخصوص لمبائی کے ذریعے چمکایا جاتا ہے۔ ٹیوب کے دوسرے سرے پر ایک فوٹوڈیوڈ روشنی سے چمک کی تبدیلیوں کا پتہ لگاتا ہے۔ آن بورڈ الیکٹرانکس حاصل کردہ اقدار کو پروسیس کرتا ہے اور اسکرین پر ویلیو کو ظاہر کرتا ہے اور وولٹ میں برقی سگنل یا 4-20 mA کرنٹ بھی آؤٹ پٹ کر سکتا ہے جسے الیکٹرانک ڈیٹا لاگر پڑھ سکتا ہے۔ آؤٹ پٹ کے دیگر اختیارات آر ایس 232 سیریل پورٹ یا ایتھرنیٹ یا فلیش میموری پر اندرونی ڈیٹا اسٹوریج ہیں۔ ماحولیاتی سائنس کے حوالہ جات اوزون کی پیمائش کے آلات بھی دیکھیں۔