Quartz fiber dosimeter
کوارٹز فائبر ڈوسی میٹر، جسے بعض اوقات سیلف انڈیکنگ پاکٹ ڈوسی میٹر (ایس آئی پی ڈی) یا سیلف ریڈنگ پاکٹ ڈوسی میٹر (ایس آر پی ڈی) یا کوارٹز فائبر الیکٹرومیٹر (کیو ایف ای) کہا جاتا ہے، تابکاری ڈوسی میٹر کی ایک قسم ہے، جو قلم جیسا آلہ ہے جو آلہ کے ذریعہ موصول ہونے والی آئنائزنگ تابکاری کی مجموعی خوراک کی پیمائش کرتا ہے، عام طور پر ایک کام کی مدت میں۔ اسے کسی شخص کے کپڑوں میں کلپ کیا جاتا ہے، عام طور پر پورے جسم کی نمائش کے لیے چھاتی کی جیب، تاکہ صارف کی تابکاری کی نمائش کی پیمائش کی جا سکے۔ اب اس کی جگہ زیادہ جدید ڈوسیمیٹر کی اقسام جیسے الیکٹرانک پرسنل ڈوسیمیٹر (ای پی ڈی) لے رہی ہے۔ استعمال کریں دیگر اقسام کے ذاتی تابکاری ڈوسیمیٹر کی طرح، یہ ان کارکنوں کے ذریعہ پہنا جاتا ہے جو پیشہ ورانہ طور پر تابکاری کے سامنے آتے ہیں، لہذا ان کے آجر اپنی نمائش کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ قانونی طور پر مقرر کردہ حدود سے نیچے ہے۔ یہ تابکاری کے ذریعے چیمبر میں ہوا کے آئنائزیشن کی وجہ سے، آئنائزیشن چیمبر میں دھاتی موصل پر الیکٹروسٹیٹک چارج میں کمی کی پیمائش کرکے کام کرتا ہے۔ اسے 1937 میں چارلس لورٹسن نے ایجاد کیا تھا۔ تابکاری کے سامنے آنے کے بعد اسے صفر خوراک کی ریڈنگ میں بحال کرنے کے لیے ڈوسیمیٹر کو وقتا فوقتا ری چارج کیا جانا چاہیے۔ یہ عام طور پر استعمال کے فورا بعد پڑھا جاتا ہے، اور صارف کی نمائش کو ریکارڈ کرنے کے لیے خوراک کو لاگ ان کیا جاتا ہے۔ کچھ تنظیموں میں، ریچارجنگ ڈیوائس کا قبضہ صحت کے طبیعیات دانوں تک محدود ہے تاکہ نمائش کی درست ریکارڈنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس میں ایک کم طاقت والا خوردبین اور ایک روشن لینس ہوتا ہے جو روشنی کے منبع پر روشنی کے لینس کو نشانہ بنا کر اور خوردبین میں دیکھ کر کسی بھی وقت نمائش کو براہ راست پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آلہ بنیادی طور پر گاما اور ایکس رے کے لیے حساس ہے، لیکن یہ 1 ایم ای وی سے اوپر بیٹا تابکاری کا بھی پتہ لگاتا ہے۔ نیوٹرون حساس ورژن بنائے گئے ہیں۔ کوارٹج فائبر ڈوسیمیٹر مختلف حدود میں بنائے جاتے ہیں۔ امن کے وقت پیشہ ورانہ نمائش کی حدود عام طور پر 500 ایم آر ای ایم (5 ایم ایس وی) تک ہوتی ہیں، جو کہ 360 ایم آر ای ایم (3.6 ایم ایس وی) کی عام امریکی سالانہ خوراک سے زیادہ ہے۔ جنگ کے وقت فال آؤٹ میٹر کی پیمائش 500 ریم (5 ایس وی) تک ہوتی ہے، جو تقریبا مہلک خوراک ہے۔ کوارٹج فائبر ڈیوائس ایک پرانا ڈوسیمیٹر ڈیزائن ہے۔ یہ ان نقصانات سے دوچار ہے: کم درستگی: ینالاگ مکینیکل ڈیزائن کی وجہ سے، درستگی تقریبا 15 فیصد ہے، جو دوسرے ڈوسیمیٹر سے کم ہے۔ پڑھنے کی غلطیاں: چونکہ اسے صرف دستی طور پر پڑھا جا سکتا ہے اس لیے یہ انسانی پڑھنے کی غلطیوں کا شکار ہے۔ چھوٹی متحرک رینج: الیکٹروڈ پر چارج کی وجہ سے ڈیوائس کی رینج محدود ہوتی ہے۔ ایک بار چارج ختم ہونے کے بعد آلہ ریکارڈنگ کی نمائش کو روک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر متوقع طور پر تابکاری کی بڑی خوراکیں زیادہ عام نچلی سطح کی نمائش کی نگرانی کے لیے بنائے گئے آلات کو تیزی سے مکمل کر سکتی ہیں۔ نمی کی حساسیت کو آئن چیمبر سے چارجنگ پن کو ایک چھوٹے سے وقفے سے الگ کرکے نمٹا جاتا ہے۔ ڈیوائس کو مضبوطی سے چارجر پر دھکیل دیا جاتا ہے، خلا کو بند کر کے اور ڈوسیمیٹر کو دوبارہ ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈوسیمیٹر کو جاری کرنے سے چارجر پن آئن چیمبر سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن صفر میں ایک چھوٹی سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو نسبتا غیر متوقع ہے۔ آپریشن کا نظریہ کوارٹج فائبر ڈوسیمیٹر ایک آلہ کی ناہموار شکل ہے جسے لوریٹسن الیکٹروسکوپ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مہر بند ہوا سے بھرے سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے جسے آئنائزیشن چیمبر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک دھاتی الیکٹروڈ پٹی ہے جو ری چارج کرنے کے لیے قلم کے آخر میں ایک ٹرمینل سے منسلک ہوتی ہے۔ الیکٹروڈ کے دوسرے سرے پر ایک نازک سونے سے چڑھا ہوا کوارٹز فائبر منسلک ہوتا ہے، جو باقی الیکٹروڈ کے متوازی ہوتا ہے۔ چیمبر کے سرے شفاف ہوتے ہیں اور خوردبین فائبر پر مرکوز ہوتا ہے۔ ری چارج کرنے کے دوران، چارجر الیکٹروڈ پر ہائی ڈی سی وولٹیج لگاتا ہے، عام طور پر 150-200 وولٹ کے ارد گرد، اسے الیکٹروسٹیٹک چارج سے چارج کرتا ہے۔ کوارٹج فائبر، جس میں ایک ہی چارج ہوتا ہے، کولمب فورس کی وجہ سے الیکٹروڈ کی سطح سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور الیکٹروڈ سے دور موڑ جاتا ہے۔ چارج کرنے کے بعد، چارج الیکٹروڈ پر رہتا ہے کیونکہ یہ موصل ہوتا ہے۔ جب آئنائزنگ تابکاری کا ایک ذرہ چیمبر سے گزرتا ہے، تو یہ ہوا کے مالیکیولز سے ٹکرا جاتا ہے، ان سے الیکٹرانوں کو دستک دیتا ہے اور ہوا میں مثبت اور منفی طور پر چارج شدہ ایٹم (آئنز) بناتا ہے۔ مخالف چارج والے آئن الیکٹروڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس پر موجود کچھ چارج کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ الیکٹروڈ پر کم چارج فائبر پر قوت کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ الیکٹروڈ کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ ریشے کی پوزیشن کو خوردبین کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے۔ فائبر کے پیچھے تابکاری کی اکائیوں میں ایک پیمانہ ہوتا ہے، جب فائبر مکمل طور پر چارج ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن پر صفر نقطہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہر تابکاری کا ذرہ ایک مخصوص مقدار میں چارج کو الیکٹروڈ سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے کسی بھی وقت فائبر کی پوزیشن اس مجموعی تابکاری کی نمائندگی کرتی ہے جو آخری ریچارج کے بعد سے چیمبر سے گزری ہے۔ ریچارجنگ کھوئے ہوئے چارج کو بحال کرتی ہے اور فائبر کو اس کی اصل منحرف پوزیشن پر واپس کر دیتی ہے۔ چارجر ایک چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے، جو عام طور پر بیٹری سے چلتا ہے۔ اس میں ایک الیکٹرانک سرکٹ ہوتا ہے جو بیٹری کے وولٹیج کو چارج کرنے کے لیے درکار ہائی وولٹیج تک پہنچاتا ہے۔ باکس میں ایک فکسچر ہوتا ہے جس میں چارجنگ الیکٹروڈ پر ڈوسیمیٹر کے سرے کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چارجرز میں پیمائش الیکٹروڈ کو روشن کرنے کے لیے روشنی شامل ہوتی ہے، تاکہ پیمائش، لاگنگ اور ری چارجنگ ایک معمول کی حرکت کے ساتھ ہو سکے۔ بڑی حدود والی اکائیاں الیکٹروڈ اور کیس کے درمیان منسلک کیپسیٹر کو شامل کرکے بنائی جاتی ہیں۔ کیپسیٹر الیکٹروڈ پر دیئے گئے وولٹیج کے لیے ڈیوائس پر زیادہ مقدار میں چارج ذخیرہ کرتا ہے۔ چونکہ تابکاری کا ہر ذرہ ایک مقررہ مقدار میں چارج سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے فائبر کو ایک مقررہ مقدار میں منتقل کرنے کے لیے تابکاری کے ذرات کی ایک بڑی تعداد درکار ہوتی ہے۔ پاکٹ آئنائزیشن چیمبر خود پڑھنے کی صلاحیتوں کے بغیر مذکورہ ڈوسیمیٹر کا ایک ورژن، جسے پاکٹ آئنائزیشن چیمبر یا صرف پاکٹ چیمبر کہا جاتا ہے، دوسری جنگ عظیم اور جنگ کے بعد کی حکومت اور فوجی منصوبوں، خاص طور پر مین ہیٹن پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک سادہ آئنائزیشن چیمبر پر مشتمل تھا جس میں ایک الیکٹروڈ مرکز سے نیچے چلتا تھا، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی الیکٹروسکوپ نہیں تھا۔ اس کے بجائے نمائش کو آلہ کو ایک علیحدہ صحت سے متعلق الیکٹرومیٹر/چارجر میں پلگ کرکے پڑھا گیا، جس نے الیکٹروڈ پر چارج میں کمی کی پیمائش کی اور الیکٹروڈ کو ری چارج کرنے سے پہلے اسے میٹر پر دکھایا۔ ان کا فائدہ یہ تھا کہ وہ الیکٹرومیٹر کی قسم سے زیادہ آسان، زیادہ ناہموار اور سستے تھے، لیکن اس کا نقصان (کچھ فوجی ایپلی کیشنز میں مطلوب سمجھا جاتا تھا) تھا کہ الیکٹرومیٹر/چارجر کے بغیر پہننے والا اس نمائش کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ اب استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ ریٹ میٹر ایک ہی طرح کا آلہ، جو ایک ہی چارجر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ریٹ میٹر ہے۔ شہری دفاع کے افراد کے لیے تابکاری کی شرحوں کی پیمائش کرنے کا یہ ایک سستا طریقہ ہے۔ ایک ریٹ میٹر کو چارج کرنے کے بعد ٹائمڈ ایکسپوزر کے لیے ریٹ میٹر کی تبدیلی کی شرح کی پیمائش کرتا ہے۔ عام طور پر ایک تیس سیکنڈ کی مدت کے بھاری فالٹ اور دس منٹ کی مدت میں ہلکے فالٹ کی پیمائش کرتا ہے۔ شرح میٹر میں دو اندرونی پیمانے ہوتے ہیں جو ہر مدت کے لیے تابکاری کے بہاؤ کو براہ راست ریمز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں گیگر کاؤنٹر سنٹیلیشن کاؤنٹر حوالہ جات بیرونی لنکس تابکاری ڈوسیمیٹر ڈوسیمیٹر آئنائزنگ ریڈی ایشن ڈٹیکٹرز کی ایک فوٹو گرافی کی فہرست