Klinkenberg correction
پیٹرو فزکس میں کلنکن برگ اصلاح ایک منی پرمیمیٹر ڈیوائس سے حاصل کردہ پارگمیتا ڈیٹا کی انشانکن کا ایک طریقہ کار ہے۔ نوڈسن اصلاح کا استعمال کرتے ہوئے ایک زیادہ درست اصلاح عنصر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی پلگ کی پیمائش کے لیے نائٹروجن گیس کا استعمال کرتے وقت، کلنکن برگ اصلاح عام طور پر نام نہاد کلنکن برگ گیس پھسلن کے اثر کی وجہ سے ضروری ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سوراخ کی جگہ گیس تھیوری کے اوسط آزاد راستے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ مستحکم حالت اور لیمینر بہاؤ کی حالت کے تحت، کلنکن برگ نے یہ ظاہر کیا کہ گیسوں کے لیے سوراخ دار میڈیا کی پارگمیتا تقریبا باہمی دباؤ کا ایک لکیری فنکشن ہے۔ جب کلنکن برگ نے غور کرنے کے لیے تعاملات کی وضاحت کی، تو انہوں نے ایک پرت (جسے بعض اوقات نوڈسن پرت کہا جاتا ہے) کا وجود سمجھا، جو کہ مالیکیولر مین فری پاتھ سے پتلی ہے، جو سوراخ کی دیوار سے متصل ہے جہاں صرف مالیکیولز-وال کا تصادم ہوتا ہے اور مالیکیولز کے درمیان تصادم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پھسلن کی رفتار، جیسا کہ کلنکن برگ کے نقطہ نظر سے حاصل کی گئی ہے، مالیکیول-وال تعاملات کی شراکت کو پکڑتی ہے اور جب یہ رفتار صفر ہوتی ہے، تو پوئیسوئل ویلیوٹی پروفائل (جو مالیکیول-مالیکیول تعاملات کے نتیجے میں ہوتی ہے) کو بازیافت کیا جاتا ہے۔ تاہم، کلنکن برگ کی تشکیل منتقلی کے بہاؤ کے علاقے کو نظر انداز کرتی ہے، جہاں نہ تو مالیکیول-مالیکیول اور نہ ہی مالیکیول-وال کے تعاملات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک متعلقہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ باہمی دباؤ کے کلنکن برگ لکیری فنکشن کی فزیبلٹی کا انحصار نوڈسن نمبر پر ہوتا ہے۔ نوڈسن نمبروں کے لیے 0.1 سے 0.1 تک کلنکن برگ کا نقطہ نظر قابل قبول ہے۔ ایپلی کیشن پارگمیتا کی پیمائش لیبارٹری میں معلوم لمبائی اور قطر کے ایک بنیادی پلگ کو ایئر ٹائٹ آستین (ہاسلر آستین) میں بند کر کے کی جاتی ہے۔ معروف چپچپا کا ایک سیال اسٹیل چیمبر میں نصب ہونے کے دوران کور پلگ میں انجکشن کیا جاتا ہے۔ نمونے یا تو مکمل قطر کے بنیادی نمونے ہوتے ہیں جو پورے کور کٹ کے وقفے ہوتے ہیں، عام طور پر 6 انچ لمبے ہوتے ہیں، یا کور سے ڈرل کیے گئے 1-ان پلگ ہوتے ہیں۔ نمونے کے پار دباؤ میں کمی اور بہاؤ کی شرح کی پیمائش کی جاتی ہے اور پارگمیتا کا حساب ڈارسی کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، نائٹروجن یا نمکین پانی کو سیال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب بہاؤ کی اعلی شرحوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو نتائج موازنہ کے قابل ہوتے ہیں۔ کم شرحوں پر، ہوا کی پارگمیتا نمکین پارگمیتا سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس مائع کی طرح سوراخ کی دیواروں پر قائم نہیں رہتی ہے، اور سوراخ کی دیواروں کے ساتھ گیسوں کا پھسلنا دباؤ پر پارگمیتا کے واضح انحصار کو جنم دیتا ہے۔ اسے کلنکن برگ اثر کہا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر کم پارगम्य چٹانوں میں اہم ہے۔ پروب پرمیمیٹری (منی پرمیمیٹر) کی پیمائش میں نائٹروجن گیس کو تحقیقات سے کور میں ایک تحقیقات کے ذریعے انجکشن کیا جاتا ہے جسے گیسکٹ کے ذریعے کور سلیب پر سیل کیا جاتا ہے۔ گیس ایک چھوٹے قطر والی ٹیوب کے سرے سے بہتی ہے جسے بنیادی سطح کے خلاف بند کر دیا جاتا ہے۔ تحقیقات میں دباؤ اور متعلقہ حجم گیس کے بہاؤ کی شرح کو ایک ساتھ ماپا جاتا ہے۔ گیس کی پارگمیتا کا تعین اس مساوات سے ہوتا ہے: جہاں: گیس کی پارگمیتا: بہاؤ کی شرح: انجکشن کا دباؤ: ماحولیاتی دباؤ: گیس کی چپچپا پن: ٹپ سیل کا اندرونی رداس: جیومیٹرک عنصر (ہاف اسپیس حل): مستقل (یونٹ تبدیلی) ظاہر ہے کہ منی پرمیمیٹر کی پیمائش سے جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ گیس کی پارگمیتا ہے۔ پیمائش کے دوران گیس کا پھسلنا واقع ہوگا کیونکہ نائٹروجن کو پروب سے کور تک تیزی سے انجکشن کیا جاتا ہے اور بہت کم وقت میں توازن حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا، تشکیل کی حالت میں نمکین پارگمیتا کے مساوی پارگمیتا حاصل کرنے کے لیے کلنکن برگ انشانکن ضروری ہے۔ حوالہ جات کلنکن برگ، ایل جے: 1941، مائع اور گیسوں کے لیے غیر محفوظ ذرائع ابلاغ کی پارگمیتا، ڈرلنگ اینڈ پروڈکشن پریکٹس، امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ۔، پی پی۔ زیارانی، اے ایس، اور اگوئلیرا، آر۔: 2012، ٹائٹ پورس میڈیا کے لیے نوڈسن کی پارگمیتا اصلاح، پورس میڈیا میں نقل و حمل، جلد 91، شمارہ 1، پی پی 239-260 پیٹرولیم انجینئرنگ پیٹرولوجی پورس میڈیا