Potentiometric titration
تجزیاتی کیمسٹری میں، پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن ایک ایسی تکنیک ہے جو ریڈوکس رد عمل کے براہ راست ٹائٹریشن سے ملتی جلتی ہے۔ یہ تیزاب کی خصوصیت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ کوئی اشارے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے ؛ اس کے بجائے برقی صلاحیت کو تجزیہ کے پار ماپا جاتا ہے، عام طور پر ایک الیکٹرولائٹ حل۔ ایسا کرنے کے لیے، دو الیکٹروڈ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اشارے الیکٹروڈ (گلاس الیکٹروڈ اور دھاتی آئن اشارے الیکٹروڈ) اور ایک حوالہ الیکٹروڈ۔ حوالہ الیکٹروڈ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ہائیڈروجن الیکٹروڈ، کیلومیل الیکٹروڈ، اور سلور کلورائڈ الیکٹروڈ۔ اشارے الیکٹروڈ ٹیسٹ کے حل میں دلچسپی رکھنے والے آئنوں کے ساتھ ایک الیکٹرو کیمیکل نصف خلیہ بناتا ہے۔ حوالہ الیکٹروڈ دوسرے نصف خلیے کی تشکیل کرتا ہے۔ مجموعی برقی صلاحیت کا حساب اسی طرح لگایا جاتا ہے جس طرح دونوں الیکٹروڈ کے درمیان ٹیسٹ کے حل میں ممکنہ کمی ہوتی ہے۔ وقفوں پر ریکارڈ کیا جاتا ہے جیسا کہ ٹائٹرنٹ شامل کیا جاتا ہے۔ شامل کردہ حجم کے خلاف پوٹینشل کا گراف کھینچا جا سکتا ہے اور رد عمل کا اختتامی نقطہ وولٹیج میں چھلانگ کے درمیان آدھے راستے پر ہوتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے آئنوں کے ارتکاز پر منحصر ہے جس کے ساتھ اشارے الیکٹروڈ رابطے میں ہے۔ مثال کے طور پر، الیکٹروڈ کا رد عمل تبدیلیوں کے ارتکاز کے طور پر، اسی کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس طرح پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن میں ٹائٹرنٹ کے اضافے کے ساتھ پیمائش شامل ہوتی ہے۔ پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن کی اقسام میں ایسڈ بیس ٹائٹریشن (کل الکلینیٹی اور کل تیزابیت)، ریڈوکس ٹائٹریشن (ایچ آئی/ایچ وائی اور سیریٹ)، پریسیٹیشن ٹائٹریشن (ہالائڈز)، اور کمپلیکسمیٹرک ٹائٹریشن (فری ای ڈی ٹی اے اور اینٹیکل #5) شامل ہیں۔ پہلی پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن 1893 میں رابرٹ بہرینڈ نے لیپزگ کے اوسٹ والڈ انسٹی ٹیوٹ میں کی تھی۔ انہوں نے پوٹاشیم کلورائڈ، پوٹاشیم برومائڈ، اور پوٹاشیم آیوڈائڈ کے ساتھ مرکروس محلول کو ٹائٹریٹ کیا۔ انہوں نے مرکری/مرکروس نائٹریٹ ریفرنس الیکٹروڈ کے ساتھ مرکری الیکٹروڈ کا استعمال کیا۔ انہوں نے پایا کہ مرکروس نائٹریٹ اور مرکروس نائٹریٹ/مرکری پر مشتمل سیل میں ابتدائی وولٹیج 0 ہے۔ اگر پوٹاشیم کلورائڈ کو ایک طرف مرکروس نائٹریٹ میں ملایا جائے تو مرکری (I) کلورائڈ کو تیز کیا جاتا ہے۔ اس سے پارے (I) آئنوں کے آسموٹک دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اور ممکنہ فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ممکنہ فرق آہستہ آہستہ بڑھتا ہے جیسے جیسے اضافی پوٹاشیم کلورائد شامل کیا جاتا ہے، لیکن پھر زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ انہوں نے پایا کہ سب سے بڑا ممکنہ فرق ایک بار حاصل کیا جاتا ہے جب تمام مرکروس نائٹریٹ کو تیز کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ٹائٹریشن کے اختتامی نکات کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ولہیم باٹگر نے اس کے بعد اوسٹ والڈز انسٹی ٹیوٹ میں کام کرتے ہوئے پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن کا ٹول تیار کیا۔ انہوں نے مضبوط اور کمزور ایسڈ کے درمیان ٹائٹریشن میں فرق کے ساتھ ساتھ پولی بیسک ایسڈ کے رویے کا مشاہدہ کرنے کے لیے پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن کا استعمال کیا۔ انہوں نے ایسڈ اور بیسز کے لیے پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن استعمال کرنے کا خیال متعارف کرایا جسے کلورمیٹرک اشارے کے ساتھ مل کر ٹائٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پوٹینیومیٹرک ٹائٹریشن سب سے پہلے کروٹوگینو کے ذریعے ریڈوکس ٹائٹریشن کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ انہوں نے ایک چمکدار پلاٹینم الیکٹروڈ اور ایک کیلومیل الیکٹروڈ کا استعمال کرتے ہوئے پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ساتھ ہالیڈ آئنوں کو ٹائٹریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ کو کم کرنے والے محلول میں شامل کیا جائے تو کم کرنے والے مادے اور رد عمل کی مصنوعات کے درمیان توازن رد عمل کی مصنوعات کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ صلاحیت کو بہت آہستہ آہستہ تبدیل کرتا ہے یہاں تک کہ کم کرنے والے مادے کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ پوٹینشیل میں ایک بڑی تبدیلی تب ہوگی جب ایک بار ٹائٹریٹنگ محلول کا ایک چھوٹا سا اضافہ شامل کیا جائے، کیونکہ کم کرنے والے ایجنٹ کی حتمی مقدار کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پوٹینشیل صرف آکسیڈائزنگ ایجنٹ سے مطابقت رکھتا ہے۔ ممکنہ فرق میں یہ بڑا اضافہ رد عمل کے اختتامی نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کرونو امپیرومیٹری الیکٹروانالیٹیکل طریقے حوالہ جات عنوان