Noise dosimeter
شور ڈوسیمیٹر (امریکی انگریزی) یا شور ڈوسیمیٹر (برطانوی انگریزی) ایک خصوصی آواز کی سطح کا میٹر ہے جس کا مقصد خاص طور پر کسی شخص کے شور کی نمائش کی پیمائش کرنا ہے جو ایک مدت کے دوران مربوط ہوتا ہے۔ عام طور پر صحت اور حفاظت کے ضوابط جیسے پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت (او ایس ایچ اے) 29 سی ایف آر 1910.95 پیشہ ورانہ شور کی نمائش کا معیار یا ای یو ہدایت 2003/10 ای سی۔ شور کی پیمائش شور کے ڈوسیمیٹر آواز کے دباؤ کی سطح (ایس پی ایل) کی پیمائش اور ذخیرہ کرتے ہیں اور، وقت کے ساتھ ان پیمائشوں کو مربوط کرکے، ایک مقررہ مدت کے لیے مجموعی شور کی نمائش کی ریڈنگ فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ 8 گھنٹے کا کام کا دن۔ ڈوسیمیٹر ذاتی یا ایریا شور مانیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ ترتیبات میں، ذاتی شور کے ڈوسیمیٹر اکثر کارکن کے جسم پر پہنے جاتے ہیں جس میں مائکروفون شخص کے سب سے زیادہ بے نقاب کندھے کے درمیانی اوپری حصے پر نصب ہوتا ہے۔ علاقے کی نگرانی شور کی نمائش کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جب شور کی سطح نسبتا مستقل ہو اور ملازمین متحرک نہ ہوں۔ کام کی جگہوں پر جہاں ملازمین مختلف علاقوں میں گھومتے ہیں یا جہاں وقت کے ساتھ شور کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، شور کی نمائش کا عام طور پر ذاتی نگرانی کے نقطہ نظر سے زیادہ درست اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ڈوسیمیٹر کا استعمال قانونی کارروائی، انجینئرنگ شور کنٹرول کی ترقی، اور دیگر صنعتی حفظان صحت کے مقاصد میں استعمال کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ شور کی نمائش کی پیمائش کرنے کا منصوبہ بناتے وقت، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں کہ ڈوسیمیٹر کو مینوفیکچررز کی خصوصیات کے مطابق کیلیبریٹ اور چلایا جائے۔ صوتی ماحول کی خصوصیات، پیمائش کے اہم مقاصد کو سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ سماعت کے نقصان کے خطرے کا تعین کرنے سے متعلق ہیں، اور ڈوسیمیٹر کے استعمال سے وابستہ حدود۔ ڈوسیمیٹر بنانے والے تجویز کرتے ہیں کہ آلہ کو قابل اعتماد آپریشن کی تصدیق کے لیے ہر پیمائش سے پہلے اور بعد میں صوتی کیلیبریٹر جیسے پسٹن فون کے ساتھ کیلیبریٹ کیا جائے۔ فیلڈ کیلیبریشن کے معمولات کے علاوہ، مینوفیکچررز ٹریس ایبل ریفرنس ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ایک تسلیم شدہ لیبارٹری کے ذریعے آلات کی وقتا فوقتا جامع کیلیبریشن اور تصدیق کی سفارش کرتے ہیں۔ عصری ڈوسیمیٹرز کی فیلڈ انشانکن زیادہ تر پی سی پر مبنی پروگراموں کے ذریعے خودکار کی گئی ہے جو انشانکن کے معمول کو چلاتے ہیں، وقت اور تاریخ کو دستاویز کرتے ہیں، اور سطحوں میں کسی بھی آفسیٹ کے لیے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ ترتیبات موجودہ ڈوسیمیٹر صارف کو شور کی خوراک، وقت پر مبنی اوسط، آواز کی نمائش کی سطح کے ساتھ ساتھ چوٹی، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم آواز کے دباؤ کی سطح جیسے پیرامیٹرز فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر ڈوسیمیٹر جمع کردہ ڈیٹا کی شماریاتی اور گرافیکل نمائندگی بھی پیدا کرتے ہیں۔ اے این ایس آئی S1.25 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ڈوسیمیٹر کو کم از کم درج ذیل پیرامیٹرز فراہم کرنے چاہئیں: فریکوئنسی ویٹنگ: اے ویٹنگ یا سی ویٹنگ ایکسپونینشیل ایوریج: ایف (تیز) ؛ ایس (سست) معیار کی سطح: 90، 85، 84، 80، یا وی (متغیر) معیار کی مدت: گھنٹے کی حد کی سطح: 90، 80، یا وی (متغیر) تبادلے کی شرح: 5، 4، یا 3 ایک شور یا آواز کی خوراک آواز کی وہ مقدار ہے جو کسی شخص کو ایک دن میں سامنے آتی ہے۔ خوراک کی نمائندگی فیصد سے کی جاتی ہے۔ 100% کی شور کی خوراک کا مطلب ہے کہ کسی شخص نے شور کی جائز مقدار سے تجاوز کر لیا ہے۔ 100% شور کی خوراک کے بعد کسی بھی شور کی نمائش سماعت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زر مبادلہ کی شرح وہ شرح ہے جس پر نمائش جمع ہوتی ہے۔ زر مبادلہ کی شرح کے اضافے کے نتیجے میں نمائش کا وقت آدھا ہو جاتا ہے۔ درج ذیل جدول نومبر 2018 تک پیشہ ورانہ تنظیموں کے لیے نمائش کی سطح کی نمائندگی کرتا ہے: معیار بندی بین الاقوامی ادارہ جو صوتی سطح کے میٹر اور ڈوسیمیٹر جیسے آلات کی تکنیکی ضروریات کی وضاحت کرتا ہے وہ جنیوا میں واقع انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن (آئی ای سی) ہے ؛ جبکہ ان کے استعمال کا طریقہ عام طور پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن (آئی ایس او) کی اشاعت میں دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں، امریکن نیشنل اسٹینڈرڈز انسٹی ٹیوٹ (اے این ایس آئی) اے این ایس آئی S1.25-1991 (آر 2007) ذاتی شور ڈوسیمیٹرز کی کارکردگی کی خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے۔ ڈوسیمیٹر کا استعمال اصل ڈوسیمیٹر کو ڈوسیمیٹر کے جسم سے منسلک مائکروفون کے ساتھ پہنے ہوئے بیلٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور جتنا ممکن ہو کان کے قریب کندھے پر نصب کیا گیا تھا۔ یہ آلات مکمل کام کی شفٹ کے لیے پہنے جاتے تھے اور آخر میں ابتدائی طور پر فیصد خوراک میں، یا کسی دوسرے ایکسپوزر میٹرک میں ایک ریڈ آؤٹ دیتے تھے۔ امریکہ میں قانون سازی کو پورا کرنے کے لیے پیمائش کرنے کا یہ سب سے عام طریقہ تھا، لیکن یورپ میں، روایتی ساؤنڈ لیول میٹر کو ترجیح دی گئی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن عام طور پر یورپ میں ڈوسیمیٹر پر کئی وجوہات کی بناء پر عدم اعتماد تھا، جن میں سے کچھ ایسی تھیں۔ کیبل کو خطرناک سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ گھومنے والی مشینری کو پکڑ سکتا تھا۔ ڈوسیمیٹر آپ کو بتا سکتا تھا کہ سطح کو عبور کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کب ہوا۔ کارکن ڈیٹا کو بہت آسانی سے غلط ثابت کر سکتے تھے۔ یہ آلہ اتنا بڑا تھا کہ کام کے انداز کو متاثر کر سکتا تھا۔ امریکہ میں-جہاں زیادہ تر ابتدائی آلات تیار کیے گئے تھے، ان وجوہات سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان یورپی اعتراضات کو دور کرنے کے لیے، ڈوسیمیٹر چھوٹے ہو گئے اور ایک ڈیٹا اسٹور کو شامل کرنا شروع کر دیا جہاں شور کی ٹائم ہسٹری، عام طور پر شارٹ ایکویولینٹ ساؤنڈ لیول (لیک) کی شکل میں محفوظ کی جاتی تھی۔ اس ڈیٹا کو پرسنل کمپیوٹر میں منتقل کیا جا سکتا ہے اور شور کی نمائش کے عین مطابق نمونے کو منٹ بہ منٹ پلاٹ کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کیا جانے والا معمول کا طریقہ ڈیٹا کو شارٹ لیک کی شکل میں ذخیرہ کرنا تھا، جو ایک فرانسیسی تصور ہے جس نے کمپیوٹرز کو صوتیات میں لانے میں مدد کی۔ نیز، ڈوسیمیٹروں نے اے-ویٹنگ کے علاوہ ایک دوسرا سی-فریکوئنسی-ویٹڈ چینل شامل کرنا شروع کیا جس نے حقیقی چوٹی کی نشاندہی کرنے کی اجازت دی۔ جب تک پی ایس ای ایم معیار شائع ہوا، بہت سی بڑی ساؤنڈ لیول میٹر کمپنیاں-یورپ اور امریکہ دونوں میں ان کی حد میں ایک ڈوسیمیٹر تھا۔ شور کے ڈوسیمیٹر کارکنان پہنتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ان کی آواز کی نمائش کو ٹریک کیا جا سکے۔ ٹائپ 2 ساؤنڈ لیول میٹر کی درستگی کے ساتھ، شور ڈوسیمیٹر کی اکثریت ± 2 ڈی بی اے کے اندر پیمائش کرتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شور کا ڈاس میٹر مناسب طریقے سے کیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اسے انتہائی درجہ حرارت اور نمی سے دور رکھا گیا ہے۔ شور کا ڈاس میٹر عام طور پر سماعت کے تحفظ کے ماہر، ساؤنڈ انجینئر یا آڈیولوجسٹ کے ذریعہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ جب پیشہ ور شور کا ڈوسیمیٹر ترتیب دے رہا ہو تو صوتی نمونے لینے کی تعدد اور لاگ کی معلومات جیسی ترتیبات پر غور کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی ڈوسیمیٹر کو رکھتے وقت، مائکروفون کو کندھے پر کلپ کیا جانا چاہیے اور مائکروفون کا رخ اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ مائکروفون کو آس پاس کے کسی بھی کپڑے سے کھلا اور صاف رکھا جانا چاہیے۔ باہر جاتے وقت اسے ہوا کے کسی بھی منبع سے محفوظ رکھا جانا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر تحفظ کے لیے اس کے اوپر ونڈ اسکرین ہونی چاہیے۔ دن کے دوران، ڈوسیمیٹر صارف کے تجربے کی آواز کی سطح کی ٹائم ویٹڈ اوسط کی پیمائش کرے گا۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ بیٹریاں مکمل طور پر چارج ہوں کیونکہ کام کی شفٹ کے دوران ڈوسیمیٹر کو اکثر 8 سے 10 گھنٹے تک چلنا پڑتا ہے۔ شور کے ڈوسیمیٹر صارف کی آواز کو ریکارڈ نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہے کہ صارف کو ڈیوائس کو چلانے اور کامیابی سے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جائے تاکہ حتمی نتیجہ صارف کی چھیڑ چھاڑ سے متاثر نہ ہو۔ کمپنیاں شور ڈوسیمیٹر پیش کرنے والوں میں درج ذیل بڑے مینوفیکچررز شامل ہیں: ڈنمارک بروئل اینڈ کیجر یونائیٹڈ کنگڈم کیسل گروپ لمیٹڈ یونائیٹڈ کنگڈم کیسیلا سی ای ایل لمیٹڈ۔ یونائیٹڈ کنگڈم سیرس ریسرچ پی ایل سی یونائیٹڈ کنگڈم پلسار انسٹرومینٹس پی ایل سی یو ایس اے 3 ایم یو ایس اے لارسن ڈیوس فرانس 01 ڈی بی-میٹراویب پولینڈ سوانٹیک جاپان ریون کمپنی، لمیٹڈ حوالہ جات آواز کی پیمائش شور کی آلودگی