Automated radioxenon sampler analyzer
خودکار ریڈیوکسینون سیمپلر تجزیہ کار (اے آر ایس اے) کو پیسیفک نارتھ ویسٹ نیشنل لیبارٹری نے 1990 کی دہائی کے آخر میں امریکی محکمہ توانائی کی مالی اعانت اور تعاون سے ڈیزائن کیا تھا۔ اے آر ایس اے نظام خود بخود ہوا سے ریڈیو زینون کو جمع اور پیمائش کرتا ہے۔ اے آر ایس اے نظام مسلسل بیچ موڈ میں ہوا سے زینون جمع کرتا ہے، 8 گھنٹے کی مدت میں تقریبا 48 ایم 3 پر کارروائی کرتا ہے۔ اس عرصے میں جمع ہونے والے زینون کی اوسط مقدار تقریبا 2 سی سی ہے۔ اس کے بعد زینون گیس کو نیوکلیئر ڈٹیکشن سسٹم میں منتقل کیا جاتا ہے جو بیٹا گاما اتفاق سپیکٹرومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اے آر ایس اے کو سی ٹی بی ٹی کے بین الاقوامی نگرانی نظام کی حمایت میں پی این این ایل میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 1995-اے آر ایس اے تصور پہلی بار لیبارٹری 1997 میں ثابت ہوا-اے آر ایس اے نے نیو یارک شہر 2000 میں ماحولیاتی پیمائش لیبارٹری میں فیلڈ ٹیسٹ کرایا-اے آر ایس اے سسٹم کو انٹرنیشنل نوبل گیس ایکسپیریمنٹ 2000 میں حصہ لینے کے لیے جرمنی کے فریبرگ بھیجا گیا تھا-اے آر ایس اے کو ڈی ایم ای کارپوریشن نے تجارتی کاری کے لیے 2002 میں اپنایا تھا-اے آر ایس اے کی تجارتی کاری کو جنرل ڈائنامکس کارپوریشن 2003 میں منتقل کر دیا گیا تھا-اے آر ایس اے کو بین الاقوامی نوبل گیس ایکسپیریمنٹ آپریٹنگ اصولوں میں مزید شرکت کے لیے گوانگژو، چین بھیجا گیا تھا۔ ماحولیاتی ریڈیوکسنن کا پتہ لگانا اور پیمائش جوہری ہتھیاروں کی جانچ کے لیے بین الاقوامی نگرانی کے نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ نگرانی کے اسٹیشن زینون کو ہوا سے الگ کرتے ہیں اور ریڈیو زینون کا آاسوٹوپک تجزیہ کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ریڈیوکسینون پیمائش اسکیم میں، دلچسپی کے آاسوٹوپس کی شناخت الیکٹرانوں اور فوٹونوں کی اتفاق سپیکٹروسکوپی کے ذریعے β/γ اتفاق سپیکٹرومیٹر (BGCS) میں کی جاتی ہے۔ β سپیکٹرومیٹر ایک پلاسٹک سنٹیلیٹر ہے، جو ایک سلنڈریکل سیل کے طور پر تیار کیا جاتا ہے جس میں علیحدہ زینون کا نمونہ ہوتا ہے۔ یہ خلیہ NaI (Tl) γ سپیکٹرومیٹر سے گھرا ہوا ہے۔ ہم یہاں ریموٹ سیمپلنگ سسٹمز میں استعمال کے لیے موزوں بی جی سی ایس کے لیے انشانکن کے عمل کی ترقی کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار γ-رے کامپٹن بکھرنے پر مبنی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ڈٹیکٹرز میں ایک حقیقی اتفاقیہ سگنل، ایک وسیع توانائی کی حد پر الیکٹرانوں کی نسل جو ریڈیو زینون کے انحطاط سے الیکٹرانوں کی توانائی کی تقسیم سے میل کھاتی ہے، اور ماخذ کے مقام سے متعلق غیر حساسیت ہوتی ہے۔ انشانکن حاصل کرنے کے علاوہ، یہ طریقہ کار energy.Particle ڈٹیکٹرز کے فنکشن کے طور پر β ڈٹیکٹر کے ریزولوشن کا تعین کرتا ہے۔