Whole-body counting
صحت طبیعیات میں، پورے جسم کی گنتی سے مراد انسانی جسم کے اندر تابکاری کی پیمائش ہے۔ یہ تکنیک بنیادی طور پر تابکار مواد پر لاگو ہوتی ہے جو گاما شعاعوں کو خارج کرتا ہے۔ الفا ذرہ کی کمی کا پتہ بالواسطہ طور پر ان کے اتفاقیہ گاما تابکاری سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بعض حالات میں، بیٹا اخراج کاروں کی پیمائش کی جا سکتی ہے، لیکن حساسیت میں کمی کے ساتھ۔ استعمال ہونے والے آلے کو عام طور پر پورے جسم کا کاؤنٹر کہا جاتا ہے۔ اسے "پورے جسم کے مانیٹر" کے ساتھ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے جو اہلکاروں کے باہر نکلنے کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ تابکاری کے تحفظ میں استعمال ہونے والی اصطلاح ہے جو تابکار آلودگی پر قابو پانے والے علاقے کو چھوڑنے والے شخص کے پورے جسم کی بیرونی آلودگی کی جانچ پڑتال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اصول اگر تابکار انحطاط کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر کسی تابکار عنصر سے گاما شعاع خارج ہوتی ہے، اور اس کی توانائی فرار ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے تو اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ یا تو سنٹلیشن ڈیٹیکٹر یا جسم کے قریب رکھے گئے سیمی کنڈکٹر ڈیٹیکٹر کے ذریعے ہوگا۔ تابکار انحطاط گاما تابکاری کو جنم دے سکتا ہے جو جذب ہونے یا دیگر تعاملات کی وجہ سے جسم سے نہیں نکل سکتا جس سے یہ توانائی کھو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی پیمائش کے تجزیے میں اس کا حساب لینا ضروری ہے۔ پورے جسم کی گنتی تابکار عناصر کا پتہ لگانے کے لیے موزوں ہے جو صرف تجرباتی ایپلی کیشنز میں نیوٹران تابکاری یا ہائی انرجی بیٹا تابکاری (ثانوی ایکس رے یا گاما تابکاری کی پیمائش کرکے) خارج کرتے ہیں۔ اس پیمائش کے لیے کسی شخص کو پوزیشن میں رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں: بیٹھنا، جھوٹ بولنا، کھڑا ہونا۔ ڈٹیکٹر واحد یا متعدد ہو سکتے ہیں اور یا تو مستحکم یا حرکت پذیر ہو سکتے ہیں۔ پورے جسم کی گنتی کے فوائد یہ ہیں کہ یہ جسم کے مواد کی براہ راست پیمائش کرتا ہے، بالواسطہ بائیو اسیس طریقوں (جیسے یورینالیسس) پر انحصار نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں میں اگھلنشیل ریڈیونوکلائڈز کی پیمائش کر سکتا ہے۔ دوسری طرف، پورے جسم کی گنتی کے نقصانات یہ ہیں کہ خصوصی حالات کے علاوہ یہ صرف انسانی جسم کے خود تحفظ کی وجہ سے گاما اخراج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بیرونی آلودگی کو اندرونی آلودگی کے طور پر غلط تشریح کر سکتا ہے۔ اس مؤخر الذکر کیس کو روکنے کے لیے پہلے فرد کی محتاط آلودگی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ پورے جسم کی گنتی ریڈیوآئیسوٹوپس کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہو سکتی ہے جن میں یکساں گاما توانائیاں ہوتی ہیں۔ الفا اور بیٹا تابکاری بڑی حد تک جسم کے ذریعے محفوظ ہوتی ہے اور بیرونی طور پر اس کا پتہ نہیں چل پائے گا، لیکن الفا کے سڑنے سے اتفاقیہ گاما کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، نیز والدین یا بیٹی کے نیوکلائڈز سے ہونے والی تابکاری کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیمائش کوئی بھی تابکاری کا پتہ لگانے والا ایک رشتہ دار آلہ ہے، یعنی پیمائش کی قیمت کو صرف رسپانس سگنل (عام طور پر فی منٹ شمار ہوتا ہے، یا فی سیکنڈ) کا موازنہ اس معیار سے حاصل کردہ سگنل سے کرکے موجود مواد کی مقدار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کی مقدار (سرگرمی) اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک پورے جسم کے کاؤنٹر کو ایک آلہ کے ساتھ انشانکن کیا جاتا ہے جسے "فینٹم" کہا جاتا ہے جس میں تابکار مواد کی معروف تقسیم اور معروف سرگرمی ہوتی ہے۔ صنعت کا قبول شدہ معیار بوتل مانیکن ابسربر فینٹم (BOMAB) ہے۔ BOMAB فینٹم 10 اعلی کثافت والے پولی تھیلین کنٹینرز پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے ویو گنتی کے نظام میں انالیبریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اعلی توانائی والے فوٹون (200 KeV <E <3 MeV) خارج کرنے والے ریڈیو نیوکلائڈز کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ چونکہ ویو گنتی کے نظام میں انالیبریٹ کرنے کے لیے بہت سی مختلف اقسام کے فینٹمز کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی (این آئی ایس ٹی) میں منعقدہ ویو گنتی کے پیشہ ور افراد کے 1990 کے بین الاقوامی اجلاس میں فینٹمز کے لیے معیاری وضاحتیں قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ میٹنگ میں شریک افراد کا اتفاق رائے یہ تھا کہ BOMAB فینٹم کے لیے معیاری وضاحتیں درکار تھیں۔ BOMAB فینٹم کے لیے معیاری وضاحتیں ویو پیمائش کے نظام میں انالیبریٹنگ کے لیے مستقل فینٹم ڈیزائن کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح کے نظام ریڈیو نیوکلائڈز کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں جو اعلی توانائی والے فوٹون خارج کرتے ہیں اور جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جسم میں یکساں طور پر تقسیم ہوتے ہیں۔ حساسیت ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا گنتی کا نظام زیادہ تر گاما اخراج کاروں (> 200 کے وی) کی سطح کا اس سے بہت نیچے کی سطح پر پتہ لگا سکتا ہے جو لوگوں میں صحت کے منفی اثرات کا سبب بنتا ہے۔ تابکار سیزیم (سی ایس-137) کے لیے ایک عام پتہ لگانے کی حد تقریبا 40 بی کیو ہے۔ انٹیک پر سالانہ حد (یعنی وہ رقم جو کسی شخص کو کارکن کی حد 20 ایم ایس وی کے برابر خوراک دے گی) تقریبا 2,000,000 بی کیو ہے۔ تمام انسانوں میں موجود قدرتی طور پر پائے جانے والے تابکار پوٹاشیم کی مقدار کا بھی آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پوٹاشیم کی کمی سے موت کا خطرہ 100% کے قریب پہنچ جاتا ہے کیونکہ پورے جسم کی گنتی صفر کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ ان آلات کے اتنے حساس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اکثر کم پس منظر والے گنتی کے کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کی دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں جو نچلے بیک گراؤنڈ اسٹیل (~ 20 سینٹی میٹر) سے بنی ہوتی ہیں اور بعض اوقات لیڈ کی پتلی پرت (~ 1 سینٹی میٹر) سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ شیلڈنگ چیمبر کے اندر پس منظر کی تابکاری کو شدت کے کئی آرڈرز سے کم کر سکتی ہے۔ گنتی کے اوقات اور پتہ لگانے کی حد نظام کی گنتی کی جیومیٹری پر منحصر ہے، گنتی کا وقت 1 منٹ سے لے کر تقریبا 30 منٹ تک ہو سکتا ہے۔ کاؤنٹر کی حساسیت گنتی کے وقت پر منحصر ہوتی ہے لہذا اسی نظام کے لیے گنتی جتنی لمبی ہوگی، پتہ لگانے کی حد اتنی ہی بہتر ہوگی۔ پتہ لگانے کی حد، جسے اکثر کم سے کم پتہ لگانے والی سرگرمی (ایم ڈی اے) کہا جاتا ہے، اس فارمولے کے ذریعے دی جاتی ہے: جہاں N دلچسپی کے علاقے میں پس منظر کی گنتی کی تعداد ہے۔ E گنتی کی کارکردگی ہے ؛ اور T گنتی کا وقت ہے۔ یہ مقدار فیصلہ کی حد سے تقریبا دگنی ہے، ایک اور شماریاتی مقدار، جسے یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی سرگرمی موجود ہے یا نہیں۔ (یعنی مزید تجزیہ کے لیے ایک محرک نقطہ)۔ 1950 میں، لیونڈاس ڈی مارینیلی نے ایک نچلے درجے کا گاما رے ہول باڈی کاؤنٹر تیار کیا اور اس کا اطلاق ان لوگوں کی پیمائش کے لیے کیا جنہیں 1920 اور 1930 کی دہائی کے اوائل میں ریڈیم کا انجیکشن لگایا گیا تھا، جو جوہری دھماکوں کی نمائش سے آلودہ تھے، اور صنعت اور ادویات میں حادثاتی نمائش سے ڈوسیمیٹری اور سپیکٹرومیٹری مارینیلی کے حساس طریقوں نے انسانی جسم میں قدرتی پوٹاشیم کا کل مواد حاصل کیا۔ مارینیلی کا ہول باڈی کاؤنٹر پہلی بار 1952 میں شکاگو یونیورسٹی کے بلنگ ہسپتال میں استعمال کیا گیا تھا۔ حوالہ جات بیرونی روابط تابکاری کے صحت کے اثرات آئنائزنگ ریڈی ایشن ڈیٹیکٹرز تابکاری سے تحفظ