Condenser (laboratory)
کیمسٹری میں، کنڈینسر ایک لیبارٹری کا سامان ہے جو بخارات کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی انہیں ٹھنڈا کر کے مائع میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کنڈینسر باقاعدگی سے لیبارٹری آپریشنز جیسے آستین، ریفلکس، اور نکالنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ آستین میں، ایک مرکب کو اس وقت تک گرم کیا جاتا ہے جب تک کہ زیادہ اتار چڑھاؤ والے اجزاء ابال نہ جائیں، بخارات کو گاڑھا کیا جائے، اور ایک علیحدہ کنٹینر میں جمع کیا جائے۔ ریفلکس میں، اتار چڑھاؤ والے مائعوں پر مشتمل ایک رد عمل ان کے ابلتے ہوئے مقام پر کیا جاتا ہے، تاکہ اسے تیز کیا جا سکے ؛ اور جو بخارات لامحالہ نکلتے ہیں وہ گاڑھا ہو جاتے ہیں اور رد عمل کے برتن میں واپس آ جاتے ہیں۔ سوکسشلیٹ نکالنے میں، ایک گرم سالوینٹ کو کچھ پاؤڈر والے مواد، جیسے کہ گراؤنڈ بیجوں پر ڈالا جاتا ہے، تاکہ کچھ ناقص طور پر گھلنشیل جزو کو باہر نکالا جا سکے۔ اس کے بعد سالوینٹ کو خود بخود نتیجے میں آنے والے محلول سے باہر نکال دیا جاتا ہے، گاڑھا کیا جاتا ہے، اور دوبارہ ڈالا جاتا ہے۔ مختلف ایپلی کیشنز اور پروسیسنگ والیوم کے لیے بہت سے مختلف قسم کے کنڈینسر تیار کیے گئے ہیں۔ سب سے آسان اور قدیم ترین کنڈینسر صرف ایک لمبی ٹیوب ہے جس کے ذریعے بخارات کو ہدایت دی جاتی ہے، جس میں بیرونی ہوا ٹھنڈک فراہم کرتی ہے۔ زیادہ عام طور پر، کنڈینسر میں ایک علیحدہ ٹیوب یا بیرونی چیمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے پانی (یا کوئی اور سیال) گردش کرتا ہے، تاکہ زیادہ موثر ٹھنڈک فراہم کی جا سکے۔ لیبارٹری کنڈینسرز عام طور پر کیمیائی مزاحمت کے لیے، صفائی میں آسانی کے لیے، اور آپریشن کی بصری نگرانی کی اجازت دینے کے لیے شیشے سے بنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر، بوراسلیکیٹ شیشہ تھرمل شاک اور کنڈینسنگ بخارات کے ذریعے ناہموار حرارت کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ مخصوص کارروائیوں کے لیے کچھ کنڈینسر (جیسے پانی کی کشید) دھات سے بنائے جا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ لیبارٹریوں میں، کنڈینسرز میں عام طور پر بخارات کے منبع اور مائع کے ذخیرے سے ہوا بند کنکشن کے لیے گراؤنڈ گلاس کے جوڑے ہوتے ہیں ؛ تاہم، اس کے بجائے اکثر مناسب مواد کی لچکدار نلیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ کنڈینسر کو ایک گلاس ویئر آئٹم کے طور پر ابلتے ہوئے فلاسک سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ پرانے ریٹورٹ اور مائکرو اسکیل آستین کے آلات میں ہوتا ہے۔ پانی سے ٹھنڈا کنڈینسر، جسے جسٹس وان لیبیگ نے مقبول کیا تھا، ویگل، پوائزننیئر اور گیڈولن نے ایجاد کیا تھا، اور گوٹلنگ نے اسے مکمل کیا تھا، یہ سب 18 ویں صدی کے آخر میں۔ کئی ڈیزائن جو اب بھی عام استعمال میں ہیں 19 ویں صدی میں تیار کیے گئے اور مقبول ہوئے، جب کیمسٹری ایک وسیع پیمانے پر رائج سائنسی شعبہ بن گیا۔ عام اصول کنڈینسر کا استعمال کرتے ہوئے نظام اور عمل کو ڈیزائن کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ داخل ہونے والے بخارات کی حرارت منتخب کنڈینسر اور کولنگ میکانزم کی صلاحیت کو کبھی مغلوب نہ کرے۔ نیز، تھرمل گریڈینٹس اور مادی بہاؤ قائم ہونا اہم پہلو ہیں، اور جیسا کہ عمل لیبارٹری سے پائلٹ پلانٹ اور اس سے آگے پیمانے پر ہوتا ہے، کنڈینسر سسٹم کا ڈیزائن ایک عین مطابق انجینئرنگ سائنس بن جاتا ہے۔ درجہ حرارت کسی شے کے خالص بخارات سے گاڑھا ہونے کے لیے، مؤخر الذکر کا دباؤ ملحقہ مائع کے بخارات کے دباؤ سے زیادہ ہونا چاہیے ؛ یعنی، اس دباؤ پر مائع اپنے ابلتے نقطہ سے نیچے ہونا چاہیے۔ زیادہ تر ڈیزائنوں میں، مائع کنڈینسر کی اندرونی سطح پر صرف ایک پتلی فلم ہوتی ہے، لہذا اس کا درجہ حرارت بنیادی طور پر اس سطح کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا، کنڈینسر کے ڈیزائن یا انتخاب میں بنیادی غور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کی اندرونی سطح مائع کے ابلتے نقطہ سے نیچے ہو۔ حرارت کا بہاؤ جیسے جیسے بخارات گاڑھا ہوتا ہے، یہ بخارات کی اسی طرح کی حرارت کو خارج کرتا ہے، جو کنڈینسر کی اندرونی سطح کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے۔ لہذا، کنڈینسر کو اس حرارت کی توانائی کو اتنی تیزی سے ہٹانے کے قابل ہونا چاہیے کہ درجہ حرارت کو کافی کم رکھا جا سکے، زیادہ سے زیادہ ارتکاز کی شرح پر جو متوقع ہے۔ اس تشویش کو سنکشیپن کی سطح کے رقبے کو بڑھا کر، دیوار کو پتلا بنا کر، اور/یا اس کے دوسری طرف کافی موثر ہیٹ سنک (جیسے گردش کرنے والا پانی) فراہم کرکے حل کیا جا سکتا ہے۔ مواد کا بہاؤ کنڈینسر کو بھی طول و عرض ہونا چاہیے تاکہ گاڑھا مائع زیادہ سے زیادہ شرح (وقت کے ساتھ بڑے پیمانے پر) سے باہر نکل سکے جس سے بخارات کے اس میں داخل ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ ابالتے ہوئے مائع کو کنڈینسر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دھماکہ خیز مواد کے ابالنے سے چھڑکنے، یا بلبلوں کے پاپ کے طور پر پیدا ہونے والی بوندیں۔ اگر کنڈینسر کے اندر موجود گیس مطلوبہ مائع کا خالص بخارات نہیں ہے، بلکہ گیسوں کے ساتھ ایک مرکب ہے جس کا ابلتا نقطہ بہت کم ہے (جیسا کہ خشک آستین میں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر) تو اضافی تحفظات لاگو ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بخارات کے جزوی دباؤ پر غور کیا جانا چاہیے جب اس کا گاڑھا درجہ حرارت حاصل کیا جائے۔ مثال کے طور پر، اگر کنڈینسر میں داخل ہونے والی گیس 100 کے پی اے (عام ماحولیاتی دباؤ) پر 25 فیصد ایتھنول بخارات اور 75 فیصد کاربن ڈائی آکسائیڈ (مولز کے ذریعے) کا مرکب ہے، تو سنکشیپن کی سطح کو 48 ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنا چاہیے، ایتھنول کا ابلتا ہوا نقطہ 25 کے پی اے پر۔ مزید برآں، اگر گیس خالص بخارات نہیں ہے، تو سنکچنشن گیس کی ایک پرت بنائے گا جس میں سنکچن سطح کے بالکل قریب بخارات کا مواد اور بھی کم ہوگا، جس سے ابالنے کا نقطہ مزید کم ہو جائے گا۔ لہذا، کنڈینسر کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ گیس اچھی طرح سے مکس ہو اور/یا یہ کہ یہ سب کنڈینسیشن کی سطح کے بہت قریب سے گزرنے پر مجبور ہو۔ مائع مرکب آخر میں، اگر کنڈینسر میں ان پٹ دو یا زیادہ متفرق مائعوں کا مرکب ہے (جیسا کہ فریکشنل ڈسٹلیشن میں ہوتا ہے)، تو کسی کو بخارات کے دباؤ اور ہر جزو کے لیے گیس کے فیصد پر غور کرنا چاہیے، جو مائع کی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کے درجہ حرارت پر بھی منحصر ہے ؛ اور یہ تمام پیرامیٹرز عام طور پر کنڈینسر کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ کولینٹ کے بہاؤ کی سمت زیادہ تر کنڈینسرز کو دو وسیع طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سمورتی کنڈینسر ایک بندرگاہ کے ذریعے بخارات حاصل کرتے ہیں اور مائع کو دوسری بندرگاہ کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جیسا کہ سادہ آستین میں ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں عام طور پر عمودی یا جھکا ہوا نصب کیا جاتا ہے، جس میں اوپر بخارات کا ان پٹ اور نیچے مائع آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ کاؤنٹر کرنٹ کنڈینسرز کا مقصد مائع کو بخارات کے منبع کی طرف واپس کرنا ہے، جیسا کہ ریفلکس اور فریکشنل ڈسٹلشن میں درکار ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر عمودی طور پر، بخارات کے منبع کے اوپر نصب ہوتے ہیں، جو نیچے سے ان میں داخل ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، گاڑھا مائع کو اس کے اپنے وزن سے ماخذ کی طرف واپس جانے دیا جاتا ہے۔ درجہ بندی خصوصی نہیں ہے، کیونکہ دونوں طریقوں میں کئی اقسام استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تاریخی کنڈینسر سیدھی ٹیوب کنڈینسر کی سب سے آسان قسم ایک سیدھی ٹیوب ہے، جسے صرف آس پاس کی ہوا سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ٹیوب کو عمودی یا الٹی پوزیشن میں رکھا جاتا ہے، اور بخارات کو اوپری سرے سے کھلایا جاتا ہے۔ ارتکاز کی حرارت کو کنویکشن کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ ریٹرٹ کی گردن سیدھی ٹیوب کنڈینسر کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ تاہم، اس قسم کا کنڈینسر ایک علیحدہ سامان بھی ہو سکتا ہے۔ سیدھے ٹیوب کنڈینسر اب تحقیقی لیبارٹریوں میں بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، لیکن خصوصی ایپلی کیشنز اور سادہ اسکول کے مظاہروں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیل ہیڈ ایک اور قدیم قسم کا ایئر کولڈ کنڈینسر ہے۔ یہ تقریبا ایک گلوبولر برتن پر مشتمل ہوتا ہے جس کے نچلے حصے میں ایک سوراخ ہوتا ہے، جس کے ذریعے بخارات کو داخل کیا جاتا ہے۔ بخارات برتن کی اندرونی دیوار پر گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ٹپکتا ہے، سر کے نچلے حصے میں جمع ہوتا ہے اور پھر ایک ٹیوب کے ذریعے نیچے جمع ہونے والے برتن میں بہتا ہے۔ ان پٹ اوپننگ کے ارد گرد اٹھایا ہوا ہونٹ مائع کو اس کے ذریعے پھیلنے سے روکتا ہے۔ ٹیوب کنڈینسر کی طرح، سنکشیپن کی حرارت قدرتی کنویکشن کے ذریعے دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بخارات جو سر میں گاڑھا نہیں ہوتا ہے پھر بھی گردن میں گاڑھا ہو سکتا ہے۔ اسٹیل ہیڈ ٹائپ کنڈینسر اب لیبارٹریوں میں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور عام طور پر کسی اور قسم کے ریفلکس کنڈینسر کے ذریعہ سب سے اوپر ہوتے ہیں جہاں زیادہ تر سنکشیپن ہوتا ہے۔ جدید کنڈینسر لیبیگ لیبیگ کنڈینسر گردش کرنے والے کولینٹ کے ساتھ سب سے آسان ڈیزائن ہے، بنانے میں آسان اور سستا ہے۔ اس کا نام جسٹس وان لیبیگ کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے ویگل اور گوٹلنگ کے پہلے ڈیزائن کو مکمل کیا اور اسے مقبول بنایا۔ یہ دو متمرکز سیدھے شیشے کے ٹیوبوں پر مشتمل ہوتا ہے، اندرونی ٹیوب لمبی ہوتی ہے اور دونوں سروں پر پھیلی ہوتی ہے۔ بیرونی ٹیوب کے سروں کو سیل کیا جاتا ہے (عام طور پر ایک اڑنے والے شیشے کی انگوٹھی مہر کے ذریعے)، جس سے پانی کی جیکٹ بنتی ہے، اور سیال کی آمد اور اخراج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سروں کے قریب سائیڈ پورٹس لگائے جاتے ہیں۔ اندرونی ٹیوب کے سرے، جو بخارات اور گاڑھا مائع لے جاتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں۔ سادہ ہوا سے ٹھنڈی ہونے والی ٹیوب کے مقابلے میں، لیبیگ کنڈینسر سنکشیپن کی گرمی کو دور کرنے اور اندرونی سطح کو مستحکم کم درجہ حرارت برقرار رکھنے میں زیادہ موثر ہے۔ ویسٹ کنڈینسر لیبیگ قسم کا متغیر ہے، جس میں شنک اور ساکٹ کے ساتھ زیادہ پتلا ڈیزائن ہے۔ فیوزڈ آن تنگ کولینٹ جیکٹ کولینٹ کی کھپت کے حوالے سے زیادہ موثر ٹھنڈک فراہم کر سکتی ہے۔ ایلن کنڈینسر یا بلب کنڈینسر کا نام فیلکس رچرڈ ایلن (1854-1915) کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایلن کنڈینسر پانی کی جیکٹ کے ساتھ شیشے کی ایک لمبی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹیوب پر بلب کا ایک سلسلہ سطح کے رقبے کو بڑھاتا ہے جس پر بخارات کے اجزاء گاڑھا ہو سکتے ہیں۔ مثالی طور پر لیبارٹری پیمانے پر ریفلکسنگ کے لیے موزوں ہے ؛ درحقیقت، اصطلاح ریفلکس کنڈینسر کا مطلب اکثر اس قسم سے ہوتا ہے۔ ڈیوس اے ڈیوس کنڈینسر، جسے ڈبل سرفیس کنڈینسر بھی کہا جاتا ہے، لیبیگ کنڈینسر سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں دو کے بجائے تین کنسنٹرک گلاس ٹیوبیں ہوتی ہیں۔ کولینٹ بیرونی جیکٹ اور مرکزی ٹیوب دونوں میں گردش کرتا ہے۔ اس سے ٹھنڈک کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، تاکہ کنڈینسر مساوی لیبیگ کنڈینسر سے چھوٹا ہو سکے۔ انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شیفیلڈ، انگلینڈ کے آرکائیوسٹ ایلن گال کے مطابق، لندن کے ایڈولف گیلنکیمپ اینڈ کمپنی (سائنسی آلات بنانے والے) کے 1981 کے کیٹلاگ میں کہا گیا ہے کہ ڈیوس کنڈینسر کو گیلنکیمپ کمپنی کے ڈائریکٹر جیمز ڈیوس نے ایجاد کیا تھا۔ 1904 میں، گیلنکیمپ "ڈیوس کنڈینسرز" کو فروخت کے لیے پیش کر رہا تھا: 1920 میں گیلنکیمپ نے "جے ڈیوس" کو کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر درج کیا۔ گراہم اے گراہم یا گراہمز کنڈینسر میں کولینٹ جیکٹ والی سرپل کنڈلی ہوتی ہے جو کنڈینسر کی لمبائی تک چلتی ہے جو بخارات-کنڈینسیٹ راستے کے طور پر کام کرتی ہے۔ اسے کنڈلی کنڈینسر کے ساتھ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اندر کنڈلیڈ کنڈینسر ٹیوبیں ٹھنڈک کے لیے زیادہ سطح کا رقبہ فراہم کریں گی اور اس وجہ سے یہ استعمال کرنے کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے لیکن اس کنڈینسر کی خرابی یہ ہے کہ جیسے جیسے بخارات گاڑھا ہوتے جاتے ہیں، یہ انہیں بخارات میں تبدیل کرنے کے لیے ٹیوب میں اوپر لے جاتا ہے جو حل کے مرکب کے سیلاب کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسے ان لینڈ ریونیو کنڈینسر بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس ایپلی کیشن کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا۔ کنڈلی کنڈینسر بنیادی طور پر ایک گراہم کنڈینسر ہے جس میں الٹا کولینٹ-بخارات کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس میں ایک سرپل کنڈلی ہوتی ہے جو کنڈینسر کی لمبائی تک چلتی ہے جس کے ذریعے کولینٹ بہتا ہے، اور اس کولینٹ کنڈلی کو بخارات-کنڈینسیٹ راستے سے جیکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈمروتھ کنڈینسر، جسے سرپل کنڈینسر بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام اوٹو ڈمروتھ کے نام پر رکھا گیا ہے، کچھ حد تک کنڈلی کنڈینسر سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں ایک اندرونی ڈبل سرپل ہوتا ہے جس کے ذریعے کولینٹ اس طرح بہتا ہے کہ کولینٹ انلیٹ اور آؤٹ لیٹ دونوں اوپر ہوتے ہیں۔ بخارات جیکٹ کے ذریعے نیچے سے اوپر تک سفر کرتے ہیں۔ ڈمروتھ کنڈینسرز روایتی کنڈلی کنڈینسرز سے زیادہ موثر ہوتے ہیں۔ وہ اکثر گھومنے والے بخارات میں پائے جاتے ہیں جو کئی سرپل کے ساتھ زیادہ وسیع ترتیب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈک کی سطح کو مزید بڑھانے کے لیے ڈیوس کنڈینسر کی طرح بیرونی جیکٹ کے ساتھ ڈمروتھ کنڈینسر کا ایک ورژن بھی موجود ہے۔ کولڈ فنگر ایک عمودی ٹیوب کی شکل میں ٹھنڈا کرنے والا آلہ ہے جسے اندر سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، جسے بخارات میں ڈوبا جانا ہوتا ہے جبکہ صرف اوپری سرے پر سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ یا تو فلو کولڈ ہو سکتا ہے، دونوں کولینٹ بندرگاہوں کے ساتھ سب سے اوپر، یا اوپن ٹاپڈ جہاں مائع یا ٹھوس کولینٹ کو آسانی سے اندر رکھا جاتا ہے۔ بخارات کا مقصد چھڑی پر گاڑھا ہونا اور آزاد سرے سے نیچے ٹپکنا ہے، اور آخر کار جمع کرنے والے برتن تک پہنچنا ہے۔ ٹھنڈی انگلی سامان کا ایک الگ ٹکڑا ہو سکتا ہے، یا کسی اور قسم کے کنڈینسر کا صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی انگلیوں کو سبلیمیشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بخارات کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس صورت میں نتیجہ ایک ٹھوس ہوتا ہے جو انگلی سے چپک جاتا ہے اور اسے کھرچنا ضروری ہوتا ہے، یا کولڈ ٹریپ کے طور پر، جہاں مائع یا ٹھوس کنڈینسیٹ کا مقصد بخارات کے منبع پر واپس آنا نہیں ہوتا ہے (اکثر ویکیوم پمپوں کی حفاظت اور/یا نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے)۔ فریڈرکس کنڈینسر (بعض اوقات فریڈرکس کی غلط ہجے) فرٹز والٹر پال فریڈرکس نے ایجاد کیا تھا، جس نے 1912 میں اس قسم کے کنڈینسر کے لیے ایک ڈیزائن شائع کیا تھا۔ یہ ایک وسیع سلنڈریکل ہاؤسنگ کے اندر مضبوطی سے نصب پانی سے ٹھنڈی انگلی پر مشتمل ہے۔ انگلی کی لمبائی کے ساتھ ایک ہیلیکل کنارہ ہوتا ہے، تاکہ بخارات کے لیے ایک تنگ ہیلیکل راستہ چھوڑا جا سکے۔ یہ ترتیب بخارات کو انگلی کے ساتھ رابطے میں طویل وقت گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ ریفلوکسنگ اور فریکشنل ڈسٹلیشن کالم Vigreux Vigreux کالم، جس کا نام فرانسیسی گلاس بلوور (1869-1951) کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے اسے 1904 میں ایجاد کیا تھا، ایک وسیع شیشے کی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے جس میں متعدد اندرونی شیشے کی "انگلیاں" ہوتی ہیں جو نیچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہر "انگلی" دیوار کے ایک چھوٹے حصے کو پگھلا کر اور نرم شیشے کو اندر کی طرف دھکیل کر بنائی جاتی ہے۔ نچلے سوراخ سے داخل ہونے والا بخارات انگلیوں پر گاڑھا ہو جاتا ہے اور ان سے نیچے ٹپکتا ہے۔ یہ عام طور پر ہوا سے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس میں زبردستی سیال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیرونی شیشے کی جیکٹ ہو سکتی ہے۔ سنائڈر کالم ایک وسیع شیشے کی ٹیوب ہے جو افقی شیشے کی تقسیم یا رکاوٹ کے ذریعہ حصوں (عام طور پر 3 سے 6) میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہر حصے میں ایک سوراخ ہوتا ہے، جس میں ایک کھوکھلی شیشے کی مالا ہوتی ہے جس کی شکل الٹی "آنسو" ہوتی ہے۔ ویگریکس جیسے شیشے کی "انگلیاں" ہر مالا کی عمودی حرکت کو محدود کرتی ہیں۔ یہ تیرتے ہوئے شیشے کے سٹاپرس چیک والو کے طور پر کام کرتے ہیں، بخارات کے بہاؤ کے ساتھ بند اور کھلتے ہیں، اور بخارات-کنڈینسیٹ اختلاط کو بڑھاتے ہیں۔ ایک سنائڈر کالم کو کڈرنا-ڈینش کنسنٹریٹر کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ کم ابلتے ہوئے نکالنے والے سالوینٹ جیسے میتھلین کلورائڈ کو غیر مستحکم لیکن زیادہ ابلتے ہوئے نکالنے والے اجزاء سے مؤثر طریقے سے الگ کیا جا سکے (مثال کے طور پر، مٹی میں نامیاتی آلودگیوں کو نکالنے کے بعد)۔ ویڈمر کالم کو 1920 کی دہائی کے اوائل میں ای ٹی ایچ زیورخ میں طالب علم گستاو ویڈمر نے ڈاکٹریٹ کے تحقیقی منصوبے کے طور پر تیار کیا تھا، جس میں گولوڈیٹز قسم کے متمرکز ٹیوبوں کے انتظام اور ڈوفٹن قسم کی چھڑی کے ساتھ اسپائرل کور کو ملایا گیا تھا۔ یہ چار متمرکز شیشے کی نلیوں اور ایک مرکزی شیشے کی چھڑی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے ارد گرد ایک پتلی شیشے کی چھڑی ہوتی ہے تاکہ سطح کے رقبے کو بڑھایا جا سکے۔ دو بیرونی نلیاں (#3 اور #4) ایک موصلیت مردہ ہوا چیمبر (سایہ دار) بناتی ہیں۔ بخارات ایک ابلتے ہوئے فلاسک سے خلا میں اٹھتا ہے (1)، ٹیوبوں #2 اور #3 کے درمیان کی جگہ سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے، پھر ٹیوبوں #1 اور #2 کے درمیان کی جگہ کو نیچے کرتا ہے، اور آخر میں ٹیوب #1 اور مرکزی چھڑی کے درمیان اوپر جاتا ہے۔ خلا (3) پر پہنچنے کے بعد، بخارات کو ڈسٹلشن ہیڈ (گلاس برانچنگ اڈاپٹر) کے ذریعے کولنگ اور کلیکشن کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ایک نام نہاد ترمیم شدہ ویڈمر کالم ڈیزائن 1940 میں ایل پی کیریڈس کے ذریعہ وسیع پیمانے پر استعمال میں، لیکن غیر دستاویزی ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ پیکڈ کالم ایک کنڈینسر ہے جو فریکشنل ڈسٹلشن میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی جزو سطح کے رقبے اور نظریاتی پلیٹوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اشیاء سے بھری ہوئی ٹیوب ہے۔ ٹیوب کسی اور قسم کی اندرونی نالی ہو سکتی ہے، جیسے لیبیگ یا آلین۔ یہ کالم پیک شدہ لمبائی کے 1-2 فی 5 سینٹی میٹر کی نظریاتی پلیٹ گنتی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیکنگ مواد اور آبجیکٹ کی شکلوں کی ایک بڑی قسم استعمال کی گئی ہے، بشمول شیشے، چینی مٹی کے برتن، ایلومینیم، تانبے، نکل، یا سٹینلیس سٹیل کے موتیوں، رنگوں، یا ہیلیکس (جیسے فینسکے رنگز راسچگ یا لیسنگ رنگز) ؛ نیکروم اور انکونل تار (پوڈبیلنیک کالموں کے مترادف)، سٹینلیس سٹیل کا گوج (ڈکسن رنگز) وغیرہ۔ مخصوص امتزاج کو ہیمپیل، ٹوڈ اور اسٹیڈمین کالموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیگر اسپننگ بینڈ آستین ایک سیدھی ٹیوب کے اندر ایک گھومنے والی ہیلیکل بینڈ (موٹر کے ذریعے گھمایا گیا) کا استعمال کرتا ہے تاکہ اوپر جانے والے بخارات اور نیچے آنے والے ریفلکس مائع کے اختلاط کو بڑھایا جا سکے۔ اولڈرشا کالموں میں صنعتی پلیٹ کالموں کی طرح ہی عمل کا نظریہ ہے۔ وہ فریکشن کے لیے انتہائی موثر ہیں لیکن ان میں نمایاں ہولڈپ (استعمال کے دوران کالم میں مائع کی مقدار) ہوتی ہے اور ان کی پیچیدگی انہیں شیشے کے کالم کی زیادہ مہنگی اقسام میں سے ایک بناتی ہے۔ سیدھی ٹیوب، یا ایئر کنڈینسر، جو صرف ایک سیدھی ٹیوب ہیں، کو خام ریفلکس کالم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناشپاتی کے کالم الٹے ناشپاتی کی شکل کے متعدد بلب دار حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جبری سرکولیشن کولنگ والے متبادل کولینٹ کنڈینسر عام طور پر پانی کو کولنگ فلوئڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نل سے لے کر سنک تک بہاؤ کھلا ہو سکتا ہے، اور صرف نل میں پانی کے دباؤ سے چلتا ہے۔ متبادل طور پر، ایک بند نظام استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں پانی کو ٹینک سے پمپ کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، ممکنہ طور پر ریفریجریٹڈ کیا جاتا ہے، اور اسے واپس کیا جاتا ہے۔ واٹر کولڈ کنڈینسرز ایسے مائعوں کے لیے موزوں ہیں جن کے ابلتے ہوئے پوائنٹس 0 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہیں، اور پانی کے مقابلے میں بہت زیادہ ابلتے ہوئے پوائنٹس والے بخارات کو آسانی سے گاڑھا کر سکتے ہیں۔ پانی کے بجائے دیگر ٹھنڈک والے سیال استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ بوائلنگ پوائنٹ اور کم سنکشیپن کی شرح والے حالات کے لیے جبری گردش والی ہوا کافی موثر ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس، کم درجہ حرارت والے کولینٹ، جیسے کہ خشک برف سے ٹھنڈا کیا گیا ایسیٹون یا اینٹی فریز ایڈیٹیوز کے ساتھ ٹھنڈا پانی، کم بوائلنگ پوائنٹ والے مائعوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے (جیسے ڈائی میتھائل ایتھر، −23.6 °C)۔ کھلی اوپری ٹھنڈی انگلیاں کولینٹس کی وسیع اقسام کا استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹھوس مادوں کو داخل کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور پانی کی برف، خشک برف اور مائع نائٹروجن کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مزید پڑھنے کے لیے ہینز جی او بیکر، ورنر برجر، گنٹر ڈومشکے، اور دیگر، 2009، آرگنکم: آرگنائچ-کیمسز گرونڈپرکٹکم (23 ویں جرمن ایڈن۔، کمپل۔ ریو. اپ ڈیٹ کیا گیا)، وینہیم: ولی-وی سی ایچ، دیکھیں، 25 فروری 2015 تک رسائی حاصل کی گئی۔ ہینز جی او بیکر، ورنر برجر، گنٹر ڈومشکے، ایگون فینگھینل، جورجن فوسٹ، میکتھلڈ فشر، فریتھجوف جینٹز، کارل گیوالڈ، رینر گلوچ، رولینڈ میئر، کلاز مولر، ڈیٹریچ پاول، ہرمن شمٹ، کارل شولبرگ، کلاز شوٹلک، ایرکا سیلر اور گنٹر زیپین فیلڈ، 1973، آرگینکم: پریکٹیکل ہینڈ بک آف آرگینک کیمسٹری (پہلی انگریزی ایڈیشن، پی اے۔ اونگلی، ایڈ۔، بی جے۔ ہیزارڈ، ترجمہ۔، cf. 5 ویں جرمن ایڈن۔، 1965)، ریڈنگ، ماس۔ : ایڈسن ویسلے، دیکھیں، رسائی 25 فروری 2015۔ پی پی 1-268 (Ch. 10)، 679-686 (Ch. 10 ریفس۔ )، 483-678 (Ch. 14)، 687-690 (Ch. 14 ریفس۔ )، 691-696 (کتابچہ۔)۔ یا چوتھا ایڈیشن۔ کنڈینسر (حرارت کی منتقلی) حوالہ جات لیبارٹری شیشے کے برتن بھی دیکھیں