Capacitance probe
کیپیسیٹنس سینسر (یا ڈائی الیکٹرک سینسر) آس پاس کے میڈیم کی ڈائی الیکٹرک پرمٹیویٹی کی پیمائش کے لیے کیپیسیٹنس کا استعمال کرتے ہیں۔ ترتیب نیوٹرون تحقیقات کی طرح ہے جہاں پی وی سی سے بنی ایک رسائی ٹیوب مٹی میں نصب کی جاتی ہے۔ تحقیقات ماڈیولر (کنگھی کی طرح) بھی ہو سکتی ہیں اور لاگر سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ سینسنگ ہیڈ ایک آسکیلیٹر سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، فریکوئنسی کا تعین اینولر الیکٹروڈ، فرنج ایفیکٹ کیپسیٹر، اور مٹی کے ڈائی الیکٹرک مستقل سے ہوتا ہے۔ ہر کیپسیٹر سینسر دو دھاتی بجتوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سرکٹ بورڈ پر رسائی ٹیوب کے اوپری حصے سے کچھ فاصلے پر نصب ہوتے ہیں۔ یہ حلقے الیکٹروڈ کا ایک جوڑا ہوتے ہیں، جو کیپیسیٹر کی پلیٹیں بناتے ہیں جس کے درمیان مٹی ڈائی الیکٹرک کے طور پر کام کرتی ہے۔ پلیٹیں ایک آسکیلیٹر سے جڑی ہوتی ہیں، جو ایک انڈکٹر اور ایک کیپسیٹر پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دو رنگوں کے درمیان ارتعاش برقی میدان پیدا ہوتا ہے اور رسائی ٹیوب کی دیوار کے ذریعے مٹی کے میڈیم میں پھیلا ہوا ہے۔ کیپسیٹر اور آسکیلیٹر ایک سرکٹ بناتے ہیں، اور آس پاس کے میڈیا کے ڈائی الیکٹرک مستقل میں تبدیلیوں کا پتہ آپریٹنگ فریکوئنسی میں ہونے والی تبدیلیوں سے لگایا جاتا ہے۔ کیپیسیٹنس سینسرز کو آزاد ہوا میں رسائی ٹیوب کے اندر 100 میگاہرٹز سے زیادہ کے ارتعاش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سینسر کی پیداوار مٹی کی نمی کی سطح کی وجہ سے مٹی کی صلاحیت کا تعدد ردعمل ہے۔ ایپلی کیشنز اس طرح کے آلے کے لیے ایک ایپلی کیشن مٹی کے پانی کے مواد کی پیمائش ہے، جہاں مٹی کے کل حجم میں پانی کا حجم مٹی کی ڈائی الیکٹرک اجازت کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کیونکہ پانی کا ڈائی الیکٹرک (80) مٹی کے دیگر اجزاء سے بہت زیادہ ہے (معدنی مٹی: 4، نامیاتی مادے: 4، ہوا: 1)۔ جب مٹی میں پانی کی مقدار میں تبدیلی آتی ہے، تو ایک تحقیقات ڈائی الیکٹرک پرمٹیویٹی میں تبدیلی کی وجہ سے صلاحیت میں تبدیلی کی پیمائش کرے گی جس کا پانی کے مواد میں تبدیلی سے براہ راست تعلق ہو سکتا ہے۔ کیپیسیٹنس سینسرز اب دنیا بھر میں زراعت میں آبپاشی کے شیڈولنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ جامع مواد کی علاج کی نگرانی: سینسر کی سطح پر مخصوص گہرائی پر تھرموسیٹ رال اور جامع مواد کے میٹرکس کے برقی ردعمل کی پیمائش کے لیے ڈائی الیکٹرک یا کیپسیٹنس سینسر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سینسرز کے استعمال میں شامل کلیدی ماڈل برقی فیلڈ ماڈل ہے۔ میدان کے اندر مواد کی برقی خصوصیات اور پیمائش کے درمیان خط و کتابت (یعنی۔ کیپیسیٹنس) ڈائی الیکٹرک سینسر سے ریڈنگ کی تشریح کرنے میں بنیادی ہے۔ ٹربو مشینری کی جانچ میں ٹپ کلیئرنس کی پیمائش۔ کیپسیٹیننس سینسرز کو ہوپرز یا سائلوز جیسے ڈھانچوں میں کچھ ٹھوس مواد کی سطح کی پیمائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فریکوئنسی ڈومین سینسر حوالہ جات ڈین جے ایچ، ٹوپ جی سی، شریک ایڈیٹرز 2002 بھی دیکھیں۔ "مٹی کے تجزیے کے طریقے حصہ 4-جسمانی طریقے"۔ سوائل سائنس سوسائٹی آف امریکہ، انکارپوریٹڈ میڈیسن، وسکونسن۔ زارنومسکی این ایم، مور جی ڈبلیو، پائپر ٹی جی، لیکاٹا جے۔ 2005 میں۔ "بحر الکاہل شمال مغرب کی دو جنگلاتی مٹی میں مٹی کے پانی کے مواد کی پیمائش کے لیے تین متبادل آلات کی درستگی اور درستگی۔" کینیڈین جرنل آف فاریسٹ ریسرچ 35، 8، صفحہ۔ 1867ء۔ ہائیڈرولوجی فزیکل کیمسٹری ان سیٹو جیو ٹیکنیکل انویسٹی گیشنز مٹی کی طبیعیات پیمائش کے آلات جامع مواد تجزیاتی کیمسٹری