Jackson cross cylinder
جیکسن کراس سلنڈر (جے سی سی) ایک ایسا آلہ ہے جسے ماہر امراض چشم، آرتھوپٹسٹ اور آپٹومیٹرسٹ اپنی معمول کی آنکھوں کے معائنے میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اسٹکمیٹزم کے مریضوں میں اصلاحی لینس کی طاقت کے تعین میں۔ یہ آنکھ کے قریب کی جانچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آلہ جیکسن کراس سلنڈر ایک واحد کم طاقت والا لینس ہے، جو ایک دوسرے کے لیے عمودی محور کے ساتھ مساوی طاقت کے پلس سلنڈر اور مائنس سلنڈر کا مجموعہ ہے، جس میں دونوں محوروں کے درمیان 45 ڈگری پر ایک ہینڈل رکھا گیا ہے۔ لہذا جے سی سی ایک کروی سلنڈر ہے جس میں سلنڈر کی طاقت دائرے کی طاقت سے دوگنی ہوتی ہے اور مخالف علامت کی مثال کے طور پر۔ + 0.5DS/-1.0DC یا + 0.25DS/-0.5DC۔ جے سی سی مختلف اختیارات میں دستیاب ہیں جن میں +/- 1.00 شامل ہیں، زیادہ تر عام طور پر +/- 0.25 اور +/- 0.50 کے ہوتے ہیں۔ مائنس اور پلس پاورز کے محور کی نشاندہی کرنے کے لیے نقطے یا لکیریں ہوتی ہیں۔ اشارے جیکسن کراس سلنڈر کا استعمال نقالی کے مریضوں میں اصلاحی لینس کی طاقت اور اس کے محور کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ آنکھ کے قریب کی جانچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ کار جیکسن کراس سلنڈر کا استعمال کرنے سے پہلے گول لینس کے ساتھ بہترین درست بصارت کی شناخت کی جانی چاہیے۔ الجھن کی صورت میں گول لینس کے ساتھ بہترین بینائی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب الجھن کا دائرہ ریٹنا پر ہوتا ہے۔ اسٹکمیٹزم کا پتہ لگانا گول عینک کے ساتھ بہترین درست بصارت کی شناخت پہلے کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد جے سی سی لینس کو کروی لینس کے اوپر پہلے مائنس سلنڈر محور کے ساتھ 180 ڈگری پر اور پھر محور کے ساتھ 90 ڈگری پر رکھا جاتا ہے۔ اگر بینائی میں کوئی فرق نہیں ہے تو جے سی سی لینس محور 45° اور 135° کے ساتھ ٹیسٹ دہرائیں۔ اگر مریض دوبارہ بینائی میں کوئی فرق ظاہر نہیں کرتا ہے، تو کوئی بے حسی نہیں ہوتی ہے اور اگر دونوں پوزیشنوں میں بہتری آتی ہے تو بے حسی کو درست کرنے کے لیے بیلناکار لینس کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ایسٹیگمیٹزم کریکشن میں سلنڈریکل لینس کے محور کی ریفائنمنٹ ٹرائل فریم میں کریکٹو لینس کے محور کے متوازی ہینڈل کے ساتھ کریکٹو لینس کے ساتھ جے سی سی رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہینڈل کو اس طرح گھمایا جاتا ہے کہ کراس سلنڈر میں مائنس اور پلس لینس آپس میں بدل جائیں۔ اگر کسی بھی پوزیشن میں بصارت میں کوئی فرق نہیں ہے تو اصلاحی لینس کا محور درست ہے اور اگر بصارت میں فرق ہے تو واضح بصارت حاصل کرنے کے لیے محور کو گھمایا جانا چاہیے۔ محور کو بہتر سمت میں 5 ڈگری سے گھمایا جانا چاہیے۔ ایسٹیگمیٹزم کریکشن میں سلنڈریکل لینس کی پاور کی ریفائنمنٹ جے سی سی کو کریکٹو لینس کے ساتھ جے سی سی پاور کے محور کے ساتھ ٹرائل فریم میں کریکٹو لینس کے محور کے متوازی رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہینڈل کو اس طرح گھمایا جاتا ہے کہ کراس سلنڈر میں مائنس اور پلس لینس آپس میں بدل جائیں اور اگر کسی بھی پوزیشن میں وژن میں کوئی فرق نہیں ہے تو اصلاحی لینس کی طاقت درست ہے اور اگر وژن میں فرق ہے تو پاور کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ رہائش کے قریب مقام 40 سینٹی میٹر پر یک جہتی اور بائنوکولر کراس سلنڈر کے نتائج رہائش کے قریب مقام اور پریسبیوپیا کو درست کرنے کے لیے درکار قریب اضافے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 1837 میں، انگریزی ریاضی دان اور ماہر فلکیات جارج بڈیل ایری نے سلنڈریکل لینس ایجاد کیا اور اس کا استعمال اسٹکمیٹزم کو درست کرنے کے لیے کیا۔ 1849 میں، آئرش انگریز طبیعیات دان اور ریاضی دان جارج اسٹوکس نے اسٹوکس لینس ایجاد کیا تاکہ اسٹکمیٹزم کی تشخیص کی جا سکے۔ یہ لینس دو سلنڈریکل لینس پر مشتمل تھا، ایک پلانو کنویکس اور ایک پلانو کنکیو، جسے مخالف سمتوں میں گھمایا جاتا ہے۔ 1887 میں ایڈورڈ جیکسن نے نقالی کا پتہ لگانے میں ترمیم شدہ اسٹوکس کے لینس کے استعمال کو بیان کیا، اور 1907 میں انہوں نے کراس سلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے نقالی میں اصلاح کرنے والے سلنڈر کے محور کے تعین کو بیان کیا۔ ہینڈل کے ساتھ ترمیم شدہ کراس سلنڈر لینس، جسے اس نے استعمال کیا، بعد میں جیکسن کراس سلنڈر کے نام سے جانا گیا۔ حوالہ جات آنکھوں کا سامان تشخیصی چشمیات آپٹومیٹری