Personal RF safety monitor
برقی مقناطیسی فیلڈ مانیٹر برقی مقناطیسی سپیکٹرم کی بعض حدود میں برقی مقناطیسی تابکاری کی نمائش کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ مضمون ٹیلی مواصلات کی صنعت میں استعمال ہونے والے مانیٹروں پر مرکوز ہے، جو ریڈیو سپیکٹرم تابکاری کی نمائش کی پیمائش کرتے ہیں۔ دیگر مانیٹر، جیسے انتہائی کم فریکوئنسی مانیٹر جو بجلی کی لائنوں سے تابکاری کی نمائش کی پیمائش کرتے ہیں، بھی موجود ہیں۔ "مانیٹر" اور "ڈوسیمیٹر" کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایک ڈوسیمیٹر آئنائزنگ ریڈی ایشن کی جذب شدہ خوراک کی پیمائش کر سکتا ہے، جو کہ آر ایف مانیٹرز کے لیے موجود نہیں ہے۔ مانیٹرز کو "آر ایف مانیٹرز" کے ذریعے بھی الگ کیا جاتا ہے جو محض فیلڈز کی پیمائش کرتے ہیں اور "آر ایف پرسنل مانیٹرز" جو انسانی جسم پر نصب ہوتے ہوئے کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تعارف برقی مقناطیسی فیلڈ مانیٹر، جیسا کہ سیلولر فون انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، کو "پرسنل آر ایف سیفٹی مانیٹر"، پرسنل پروٹیکشن مانیٹر (پی پی ایم) یا آر ایف ایکسپوسیمیٹر کہا جاتا ہے۔ وہ ریڈیو سپیکٹرم تابکاری کے سامنے آنے والے علاقوں میں کام کرنے والے شخص کے پہنے ہوئے ذاتی حفاظتی سامان کا حصہ ہیں۔ ایک ذاتی آر ایف سیفٹی مانیٹر عام طور پر جسم کے دھڑ والے حصے پر پہنا جاتا ہے یا ہینڈ ہیلڈ ہوتا ہے اور بہت سی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے اقدامات کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر سائنسی طور پر ثابت شدہ آر ایف سیفٹی مانیٹر دو سب سے عام بین الاقوامی آر ایف سیفٹی گائیڈ لائنز کے فیصد کے طور پر آر ایف ایکسپوزر کی پیمائش کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں: انٹرنیشنل کمیشن آن نان آئنائزنگ ریڈی ایشن پروٹیکشن (آئی سی این آئی آر پی) گائیڈ لائنز اور یو ایس فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (ایف سی سی)۔ آئی سی این آئی آر پی کے رہنما خطوط کی ڈبلیو ایچ او نے بھی توثیق کی ہے۔ آر ایف پرسنل سیفٹی مانیٹر اصل میں ایسے ماحول میں کام کرنے والے آر ایف انجینئروں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جہاں انہیں آر ایف توانائی کی اعلی سطح کا سامنا ہو سکتا ہے یا وہ آر ایف ماخذ کے قریب کام کر رہے ہوں، مثال کے طور پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کے اوپری حصے پر کام کرنا، یا کسی عمارت کی چھت پر کام کرنا جہاں ٹرانسمیٹنگ اینٹینا موجود ہوں۔ زیادہ تر بین الاقوامی آر ایف حفاظتی پروگراموں میں آر ایف پرسنل سیفٹی مانیٹر کی تربیت اور استعمال شامل ہے اور آئی ای ای ای C95.7 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آر ایف پرسنل مانیٹر کیا ہے۔ بعض صورتوں میں آر ایف سیفٹی مانیٹر عام لوگوں کے لیے ایک ورژن یا موڈ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ان میٹر کو ان علاقوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں عوام کو آر ایف توانائی کی اعلی سطح کا سامنا ہو سکتا ہے یا ان علاقوں میں آر ایف کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں عام لوگوں کی رسائی ہے۔ آر ایف مانیٹر کی وضاحتیں کام کے ماحول کا تعین کرتی ہیں جہاں قابل اطلاق ہو سکتا ہے۔ وائڈ بینڈ آر ایف مانیٹر کو وسیع تر قسم کے بیس اسٹیشن سائٹس پر استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک تنگ بینڈ، سیلولر آر ایف مانیٹر جو صرف موبائل ٹیلی فون اور ڈیٹا نیٹ ورک میں استعمال ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئی ای ای ای ایس ٹی ڈی C95.3 میں کہا گیا ہے کہ "1-100 گیگا ہرٹز کے درمیان کے علاقے میں، جسم سے بکھرنے کے اثر کو کم کرنے کے لیے نقصان دہ مواد کے پس منظر کے ساتھ مزاحم تھرمو الیکٹرک ڈائپولز کو سینسر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سینسر کے طور پر ڈایڈڈ ڈٹیکٹر کے ساتھ برقی طور پر مختصر ڈایٔی پول اس رینج کے ایک حصے کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ مانیٹر کے نتائج جو بکھرنے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے "نقصان دہ مواد" کو شامل نہیں کرتے ہیں، جسم پر قابل اعتراض ہیں۔ ردعمل کی قسم کسی بھی آر ایف ذاتی مانیٹر کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور اس کا اظہار دو بنیادی پیرامیٹرز میں کیا جا سکتا ہے: ہدایت: ان میں سے کچھ میں آئسوٹروپک ردعمل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی خلائی سمت سے آر ایف فیلڈز کی پیمائش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیگر، جیسے ریڈیل فیلڈ مانیٹر، میں جزوی جگہ کی کوریج ہوتی ہے، اور صحیح ریڈنگ فراہم کرنے کے لیے اسے مخصوص انداز میں پہننا پڑتا ہے۔ فریکوئنسی رسپانس: فلیٹ رسپانس: ایسی اکائیاں جن کا احاطہ کردہ تمام فریکوئنسی رینج کے لیے فلیٹ رسپانس ہوتا ہے، یعنی۔ ردعمل تعدد کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ شکل والا ردعمل: تعدد پر منحصر سینسرز پر مشتمل ہوتا ہے جو تعدد پر منحصر آر ایف نمائش کی حدود کے مطابق خود بخود دریافت شدہ آر ایف فیلڈز کا وزن کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ آر ایف پرسنل مانیٹر کسی مخصوص معیار کی تعدد پر منحصر حد اقدار کے فیصد (٪) کے طور پر نتائج فراہم کرتے ہیں (بعض اوقات حوالہ کی سطح یا ایم پی ای، زیادہ سے زیادہ قابل اجازت نمائش کہا جاتا ہے)۔ % نتیجہ کی بنیاد پر الارم کی حالت کے دوران نمائش کی محتاط تشریح کرنا ضروری ہے۔ شکل والے رسپانس آر ایف پرسنل مانیٹر فریکوئنسی سے آزادانہ طور پر معیار کے% کے طور پر نتیجہ فراہم کریں گے، جبکہ فلیٹ رسپانس مانیٹر کسی خاص قیمت کے% کے طور پر نتیجہ فراہم کریں گے (فریکوئنسی پر منحصر نہیں)، لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ% کس خاص قیمت کا حوالہ دے رہا ہے۔ کچھ آر ایف پرسنل مانیٹروں کے مختلف ورژن ہوتے ہیں، جو ہر معیار کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا وہ زیادہ درست ہوں گے، لیکن صرف اس معیار کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسروں کے پاس ایک ہی ورژن ہے، لہذا یہ کم درست ہوگا، لیکن مختلف معیارات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر، زیادہ تر آر ایف پرسنل مانیٹروں کا الارم فوری اقدار سے متحرک ہوتا ہے، تاہم، معیاری حدود کو وقت کی اوسط اقدار کے طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ کچھ آر ایف مانیٹروں میں اوسط اقدار کی بنیاد پر الارم کو متحرک کرنے کا امکان ہوتا ہے، جو کہ حقیقی نمائش کی صورتحال کا بہتر اشارہ ہے (مثال کے طور پر، ایک فوری قدر 200% پر ہو سکتی ہے جبکہ اوسط 100% سے نیچے ہو سکتی ہے)۔ چونکہ وہ عام طور پر چھوٹے، پورٹیبل یونٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ عام طور پر کسی نہ کسی فیلڈ لیول کے اشارے (50 ٪، 100%، وغیرہ) کے لیے صرف چند ایل ای ڈی سے لیس ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان میں سے کچھ کے پاس ایک ڈیٹالوگر ہے جو پیمائش کو ڈاؤن لوڈ کرنے، صحیح اقدار کی جانچ کرنے، اور نمائشوں کا ہسٹری ریکارڈ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ویو کنٹرول کے ویو مون کے پاس ڈیٹا ریکارڈ میں پوزیشن کی معلومات شامل کرنے کے لیے ایک جی پی ایس اور الٹی میٹر دستیاب ہے۔ دیگر وضاحتیں جو ایپلی کیشن کے لحاظ سے متعلقہ ہو سکتی ہیں وہ ہیں بیٹری کی خصوصیات (زندگی بھر، تبدیل کرنے یا ری چارج کرنے کے طریقے)، طول و عرض، وزن اور آپریٹنگ درجہ حرارت۔ مندرجہ ذیل جدول کچھ آر ایف مانیٹروں کی مختلف بنیادی وضاحتیں دکھاتا ہے: آپریٹنگ ہدایات ہر مخصوص ذاتی آر ایف سیفٹی مانیٹر کی اپنی آپریٹنگ ہدایات ہوتی ہیں۔ اور زیادہ تر مانیٹروں میں مختلف آپریٹنگ موڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نردا ریڈمین میں ایک موڈ ہوتا ہے جس میں یہ آپریٹر کے جسم میں پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک پروب موڈ بھی ہوتا ہے جہاں آپریٹر درست اخراج والے علاقوں کو تلاش کرنے کے لیے کچھ علاقوں کو اسکین کر سکتا ہے۔ دوسری طرف فیلڈ سینس میں مانیٹر اور پیمائش کا طریقہ ہوتا ہے۔ پیمائش کا موڈ ریڈمین کے پروب موڈ سے ملتا جلتا ہے، لیکن مانیٹر موڈ کو فیلڈ سینس کو ایک غیر فعال اینٹینا پر نصب کرکے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اینٹینا پر کام کرنا محفوظ ہے جب تک کہ فیلڈ سینس آر ایف تکنیکی ماہرین کو متنبہ کرنے کے لیے الارم نہ بلند کرے کہ اینٹینا زندہ ہے اور اینٹینا پر کوئی بھی کام اس وقت تک روک دیا جانا چاہیے جب تک کہ غیر فعال ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے۔ ویو کنٹرول کا ویو مون اور ناردا کا ریڈ مین 2 [29] جسم سے پہنا ہوا ہو سکتا ہے، اور جسم سے باہر تحقیقات یا مانیٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر آر ایف مانیٹر جیسے فیلڈ سینس، ای ایم ای گارڈ، ویو مون اور ریڈ مین 2 میں بھی ڈیٹا لاگنگ کی فعالیت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کارکن کی آر ایف نمائش کو لاگ ان کر سکتی ہے۔ ریڈ مین 2 ایکس ٹی کا آر ایف ڈٹیکشن موڈ اپنے ٹون سرچ فیچر کے ساتھ ویو گائیڈز میں رساو کا پتہ لگا سکتا ہے اور تصدیق کر سکتا ہے کہ اینٹینا بند ہے۔ [30] ذاتی آر ایف مانیٹروں کی فہرست ای ایم ای گارڈ پلس ای ایم ای گارڈ ایکس ایس ای ایم ای گارڈ ایکس ایس 40 گیگا ہرٹز ای ایم ای ایس پی وائی ارتقاء ناردا ریڈمین ایکس ٹی ناردا ریڈمین 2 ایل ٹی ناردا ریڈمین 2 ایکس ٹی نارڈیلرٹ ایس 3 فیلڈ سینس 60 فیلڈ سینس 2 پبلک فیلڈ سینس سیف ون پرو ایس آئی-1100 ایکس ٹی ویو مون آر ایف-8 ویو مون آر ایف-60 گیلری حوالہ جات ڈوسیمیٹر ریڈیو سپیکٹرم ریڈیو لہریں برقی مقناطیسی تابکاری