Goniophotometer
گونیوفوٹومیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کسی شے سے مختلف زاویوں پر خارج ہونے والی روشنی کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گونیوفوٹومیٹر کا استعمال حالیہ برسوں میں ایل ای ڈی روشنی کے ذرائع کے تعارف کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جو زیادہ تر روشنی کے ذرائع ہیں، جہاں روشنی کی مقامی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ اگر روشنی کا کوئی منبع روشنی کی تقسیم میں یکساں ہو تو اسے لیمبرٹین منبع کہا جاتا ہے۔ سخت قواعد و ضوابط کی وجہ سے، روشنی کی مقامی تقسیم آٹوموٹو لائٹنگ اور اس کے ڈیزائن کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ استعمال گونیوفوٹومیٹر کو مختلف ایپلی کیشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے: روشنی کے منبع کے برائٹ فلکس کی پیمائش گونیوفوٹومیٹر کے سائز سے بہت چھوٹے منبع سے برائٹ شدت کی تقسیم کی پیمائش رنگین سینسرز سے لیس اضافی خصوصیات کی پیمائش کی جا سکتی ہے باہمی رنگ کے درجہ حرارت کی تقسیم رنگ کی یکسانیت کی اقسام گونیوفوٹومیٹر کی اقسام A، B، اور C کی وضاحت یہاں بین الاقوامی کمیشن برائے روشنی کی اشاعت "CIE 70" سے حاصل کی گئی ہے۔ ٹائپ کریں A فکسڈ افقی محور، عمودی محور کے ساتھ منسلک، دونوں روشنی کے منبع کی مرکزی آؤٹ پٹ سمت کے لیے عمودی قسم B فکسڈ عمودی محور، افقی محور کے ساتھ منسلک، دونوں روشنی کے منبع کی مرکزی آؤٹ پٹ سمت کے لیے عمودی قسم A اور B ڈبل کالم ڈھانچہ ہیں۔ اس قسم کا استعمال گرل لیمپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ B-β کوآرڈینیٹ سسٹم میں لیمپ کا سمیٹری محور اور گھومنے والے سپورٹر کا افقی کویکسیل ہوتا ہے، اور A-α کوآرڈینیٹ سسٹم میں دونوں عمودی کراس ہوتے ہیں۔ ٹائپ سی پیمائش کی لکیر پر عمودی طور پر فکسڈ عمودی محور، روشنی کے منبع کی مرکزی آؤٹ پٹ سمت کے متوازی افقی محور کے ساتھ ٹائپ سی واحد کالم ڈھانچے ہیں۔ سنگل کالم ڈھانچہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب اسسٹنٹ کالم کو ڈبل کالم ڈھانچے سے نیچے اتارا جاتا ہے۔ اس قسم کا اطلاق فکسڈ ٹیوب لیمپ، اسپاٹ لیمپ، یا دیگر آلات پر کیا جاتا ہے۔ لیمپ کی محوری تابکاری اور گھومنے والے معاون کا افقی محوری ہے۔ کیمرے پر مبنی گونیوفوٹومیٹر روشنی کی شدت کی تقسیم کو امیجنگ گونیوفوٹومیٹر کا استعمال کرتے ہوئے بھی ماپا جا سکتا ہے۔ روشنی کے منبع کی مکمل کونیی تقسیم کی پیمائش کے لیے، فش آئی کیمرہ کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ ایک مربوط دائرے کی بندرگاہ میں نصب فش آئی لینس کیمرے کو استعمال کرنے پر مبنی ہے۔ کیمرہ روشنی کے اخراج کے تمام زاویوں کے لیے برائٹ شدت کے اعداد و شمار کو بیک وقت ریکارڈ کرتا ہے، جس سے عارضی اثرات، جیسے روشنی کے منبع کے بہاؤ اور عارضی ماڈیولیشن کی وجہ سے پیمائش کی غیر یقینی صورتحال کو کم کیا جاتا ہے۔ کیمرے کی پیمائش کی فوری نوعیت بھی ٹیسٹ کے تحت ڈیوائس کی برائٹ شدت کی تقسیم کو حاصل کرنے کے لیے درکار وقت کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے، اور پیمائش کے لیے مقرر کونیی ریزولوشن سے متاثر نہیں ہوتی ہے۔ انٹیگریٹنگ سپیئر گونیومیٹر گونیوفوٹومیٹری EULUMDAT حوالہ جات فوٹومیٹری لائٹنگ بھی دیکھیں۔