Xenon gas MRI
ہائپر پولرائزڈ 129 ایکس ای گیس مقناطیسی گونج امیجنگ (ایم آر آئی) ایک طبی امیجنگ تکنیک ہے جو جسم کے ان علاقوں کی اناٹومی اور فزیولوجی کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی معیاری پروٹون ایم آر آئی کے ساتھ تصویر لینا مشکل ہے۔ خاص طور پر، پھیپھڑے، جس میں پروٹون کی کافی کثافت کا فقدان ہے، 129Xe گیس ایم آر آئی کے ساتھ تصور کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ یہ تکنیک پھیپھڑوں کی دائمی بیماریوں کے لیے ابتدائی پتہ لگانے کی ٹیکنالوجی اور تحلیل شدہ گیسوں پر انحصار کرنے والے عمل اور ڈھانچوں کے لیے امیجنگ تکنیک کے طور پر کام کرتی ہے۔ 129Xe زینون کا ایک مستحکم، قدرتی طور پر پائے جانے والا آاسوٹوپ ہے جس میں 26.44% آاسوٹوپ کی کثرت ہے۔ یہ 131Xe کے ساتھ دو Xe آاسوٹوپس میں سے ایک ہے، جس میں غیر صفر گھماؤ ہوتا ہے، جو مقناطیسی گونج کی اجازت دیتا ہے۔ 129Xe کو ایم آر آئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بڑا الیکٹران کلاؤڈ ہائپر پولرائزیشن اور کیمیائی شفٹوں کی ایک وسیع رینج کی اجازت دیتا ہے۔ ہائپر پولرائزیشن ایک بڑی سگنل کی شدت پیدا کرتی ہے، اور کیمیائی شفٹوں کی وسیع رینج اس بات کی نشاندہی کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ 129Xe ہیموگلوبن جیسے مالیکیولز کے ساتھ کب وابستہ ہوتا ہے۔ 129Xe کو ایم آر آئی کے لیے 131Xe سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ 129Xe میں اسپن 1/2 (131Xe کے لیے 3/2 کے مقابلے میں)، ایک لمبا T1، اور 3.4 گنا بڑا گیرومیگنیٹک تناسب (11.78 MHz/T) ہوتا ہے۔ استعمال میڈیکل استعمال کرتا ہے زینون ایکس ای 129 ہائپر پولرائزڈ، برانڈ نام زینو ویو کے تحت فروخت کیا جاتا ہے، یہ ایک ہائپر پولرائزڈ برعکس ایجنٹ ہے جو پھیپھڑوں کے وینٹیلیشن کی تشخیص کے لیے مقناطیسی گونج امیجنگ (ایم آر آئی) کے ساتھ استعمال کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے، اور 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ اسے 23 دسمبر 2022 کو منظور کیا گیا تھا۔ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) اسے فرسٹ ان کلاس دوا سمجھتی ہے۔ ہائپر پولرائزڈ 129Xe کو اسپن ایکسچینج آپٹیکل پمپنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یہ تکنیک گروور اور دیگر نے تیار کی ہے۔ 1978 میں اور ہیپر اور دیگر کے ذریعہ بہتر کیا گیا۔ 1984 میں۔ 129Xe پولرائزیشن کی مقدار کو سب سے پہلے 1982 میں بھاسکر اور دیگر نے بیان کیا تھا۔ ایم آر آئی ایکس ویو میں ہائپر پولرائزڈ 129 ایکس ای گیس کے استعمال کو سب سے پہلے البرٹ ایٹ ال نے بیان کیا تھا۔ 1994 میں ایکسائزڈ چوہے کے پھیپھڑوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ 129Xe ایم آر آئی کے ساتھ پہلا ان ویو ہیومن اسٹڈیز مغلر اور دیگر نے شائع کیا تھا۔ 1997 میں۔ 129 ایکس ای ایم آر آئی نے بڑی حد تک 3 ایچ ای گیس ایم آر آئی کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی ملتی جلتی ٹیکنالوجی ہے جو 129 ایکس ای کے بجائے ہائپر پولرائزڈ 3 ایچ ای مالیکیولز کا استعمال کرتی ہے۔ گروس مین اور دیگر۔ 1996 میں 3 ایچ ای ایم آر آئی کے لیے انسانی کلینیکل ٹرائلز کا آغاز کیا۔ 3 اسے اصل میں ہائپر پولرائزڈ گیس ایم آر آئی کے لیے بہتر گیس کے طور پر پیش کیا گیا تھا کیونکہ یہ زیادہ پولرائزڈ ہے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تاہم، 3H زیادہ تر ٹریٹیم (3H) کے بیٹا انحطاط سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ جوہری وار ہیڈ کی پیداوار کی پیداوار ہے۔ مزید برآں، 3He بڑے پیمانے پر امریکی فوج کے ذریعے اسمگل شدہ پلوٹونیم کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی قلت اور بڑھتی ہوئی مانگ کے ان امتزاج نے مل کر 3He کو انتہائی مہنگا بنا دیا ہے، جو فی لیٹر $1000 سے زیادہ ہے۔ سیفٹی 129Xe ایک غیر فعال، غیر تابکار، غیر زہریلا، اور غیر ٹیراٹوجینک مالیکیول ہے جس نے ایم آر امیجنگ کے لیے سانس لینے پر صحت پر کوئی خاص منفی اثرات نہیں دکھائے ہیں۔ تشویش کا ایک ممکنہ علاقہ 129Xe کی اینستھیٹک خصوصیات ہیں جب ایک بڑی مقدار میں سانس لیا جاتا ہے۔ زینون خون اور ٹشو کی گھلنشیلتا کو ظاہر کرتا ہے جو اسے پھیپھڑوں کی جھلی کے ذریعے پھیلنے اور اعصابی نظام کو متاثر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ روک تھام کے لیے 50 ٪ موٹر رسپانس (ایم اے سی) کے لیے کم از کم الوئولر ارتکاز 0.71 ہے، جو امیجنگ کے دوران نہیں پہنچتا ہے۔ مزید مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خون میں تحلیل ہونے پر اچھی گردش کا استحکام فراہم کرتا ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ ہائپر پولرائزیشن گیس پر بیرونی مقناطیسی میدان کا اطلاق کرتے وقت، گیس ایٹموں کے جوہری گھماؤ کا نصف مقناطیسی میدان کی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ دوسرا نصف مخالف سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مقناطیسی میدان کے ساتھ صف بندی کرنا توانائی کے لحاظ سے قدرے زیادہ سازگار ہے، جس کا مطلب ہے کہ گھماؤ کی حالتوں میں سے ایک دوسرے سے قدرے زیادہ ہے۔ اس اضافی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گھماؤ دار ریاستیں ایک دوسرے کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کرتی ہیں، جس سے مقناطیسی سگنل پیدا ہوتا ہے جس کا مشاہدہ ایم آر آئی سے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، روایتی 1 ایچ ایم آر آئی کے لیے، صرف 4 پی پی ایم اسپن اسٹیٹس منسوخ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے سگنل خاص طور پر مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پروٹون کی زیادہ کثافت والے علاقے، جیسے پٹھوں کے ٹشو دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہائپر پولرائزیشن زیادہ ایٹموں کو ایک ہی گھماؤ کی حالت کے لیے پلٹانے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ گھماؤ کی کم ریاستیں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں۔ 129Xe کے معاملے میں، اس سے سگنل کی طاقت میں 104-105 بہتری آتی ہے۔ 129Xe کی ہائپر پولرائزیشن عام طور پر ایٹموں کی کونیی رفتار کو شامل کرنے کے لیے سرکلر پولرائزڈ لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسپن ایکسچینج آپٹیکل پمپنگ (ایس ای او پی) کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ تاہم، پولرائزڈ روشنی گیس کے مرکزوں میں کونیی رفتار کو براہ راست منتقل نہیں کرسکتی ہے، اس طرح الکلی دھات کے ایٹم کو انٹرمیڈیٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ روبیڈیم کو اکثر اس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں قطبی روشنی کو روبیڈیم کے ویلینس الیکٹران کو متحرک کرنے کے لیے بالکل ضروری توانائی فراہم کرنے کے لیے ٹیون کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو آپٹیکل پمپنگ کہا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں، اسپن ایکسچینج، گیس کے مرکزوں کو نظام میں متعارف کرایا جاتا ہے اور روبیڈیم سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ روبیڈیم ویلینس الیکٹرانوں کے ساتھ تصادم میں کونیی رفتار حاصل کرتے ہیں، جو کونیی رفتار کے تحفظ سے روبیڈیم کی طرح اسی سمت میں ہوتی ہے۔ لہذا، 129Xe ہائپر پولرائزڈ ہو جاتا ہے کیونکہ دوسری کے مقابلے میں ایک گھماؤ کی حالت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد، 129Xe نکالا جاتا ہے، روبیڈیم دوبارہ پولرائز ہوتا ہے، اور سائیکل جاری رہتا ہے۔ روایتی ایم آر آئی روایتی ایم آر اسکینرز میں مطلوبہ تبدیلیوں کو 129Xe کا پتہ لگانے کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 129Xe میں پروٹون، 42.5 میگاہرٹز/ٹی کے مقابلے میں 11.77 میگاہرٹز/ٹی کا گائرومیگنیٹک تناسب کم ہے۔ اس طرح، 129Xe کی لارمر فریکوئنسی بہت کم ہے، جس کا پتہ لگانا روایتی تنگ بینڈ آر ایف یمپلیفائرز کے ساتھ پروٹون کی لارمر فریکوئنسی پر سیٹ کرنا مشکل ہے۔ لہذا، ایک براڈ بینڈ آر ایف ایمپلیفائر، حوصلہ افزائی اور وصول کرنے دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مزید برآں، نبض کی ترتیب کو تھرمل پولرائزڈ پروٹون اور پولرائزڈ 129Xe میں فرق کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ پروٹون ایم آر آئی میں، ایک عام نبض کی ترتیب میں 90 ڈگری پلپ شامل ہوتا ہے پھر اس کے بعد بیرونی مقناطیسی میدان میں T1 طول البلد نرمی ہوتی ہے۔ ہائپر پولرائزڈ گیس میں T1 نرمی میں مقناطیسیت کا خاتمہ شامل ہوتا ہے نہ کہ بیرونی مقناطیسی میدان میں واپسی، جیسا کہ تھرمل پولرائزڈ پروٹانوں میں ہوتا ہے۔ لہذا، 90 ڈگری پلٹنے کے بعد، ایک ہائپر پولرائزڈ گیس نیوکلئی کی لانگٹیوڈینل نرمی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس سے لانگٹیوڈینل مقناطیسیت پلٹنے کے بعد صفر رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، روایتی 90° اور 180° آر ایف دالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کم زاویہ والی آر ایف پلس کا استعمال ہائپر پولرائزڈ 129 ایکس ای گیس کی کل دستیاب مقناطیسیت کے صرف ایک حصے کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پروٹانوں اور 129Xe گیس کے درمیان تقابلی طول البلد مقناطیسیت پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں، جیسا کہ ایک تصویر کو سانس کی گرفت کے اندر حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کے-اسپیس کا مناسب نمونہ لینے کے لیے تیز رفتار پلس کے سلسلے، یا تیز گریڈینٹ ایکوس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر، جب پھیپھڑے پھیلتے اور سکڑتے ہیں تو بڑی مقدار میں حرکت ہوتی ہے۔ یہ حرکت اعلی معیار کی تصویر حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے، مکمل اسکین کو 10-15 سیکنڈ بریتھ ہولڈ کے اندر مکمل کیا جانا چاہیے، لہذا 129Xe گیس ایم آر آئی اسکین بعض اوقات طبی معیار سے کم ریزولوشن کے ہوتے ہیں۔ مزید برآں، ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ پروٹانوں کو بی 1 میلان کے ساتھ پلٹانا پروٹان ایم آر آئی کی رفتار کے تقریبا ایک چوتھائی حصے پر ہوتا ہے۔ یہ لارمر تعدد کے درمیان فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالآخر، ان تصاویر کے وقت کی رکاوٹوں کے لیے مختلف اور نئے ایم آر آئی ترتیب کے ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وینٹیلیشن ایم آر آئی ایپلی کیشنز ایک مریض کے ہائپر پولرائزڈ گیس کو سانس لینے کے بعد، گیس پھیپھڑوں کے اندر ہوا کی نالیوں سے گزرتی ہے۔ صحت مند پھیپھڑوں میں، گیس پورے پھیپھڑوں میں سفر کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ تاہم، ایک ایسی بیماری میں جو ہوا کی نالیوں کو روکتی ہے، جیسے کہ دائمی رکاوٹ پھیپھڑوں کی بیماری (سی او پی ڈی)، دمہ، اور سسٹک فائبروسس، ہائپر پولرائزڈ گیس پھیپھڑوں کے اندر کچھ علاقوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اس طرح، ایک گھماؤ کثافت والی وزن والی تصویر عام علاقوں سے اعلی سگنل اور بیمار علاقوں سے کم سگنل پیدا کرے گی۔ 3He اصل میں اس قسم کی تصویر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن حال ہی میں اس کی دستیابی اور سستی قیمت کی وجہ سے 129Xe کی طرف تبدیلی آئی ہے۔ ہائپر پولرائزڈ 3He نے تاریخی طور پر اعلی تصاویر تیار کی ہیں کیونکہ ہائپر پولرائز کرنا آسان ہے، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی نے 129Xe کی گیس پولرائزیشن کو اس مقام تک بہتر بنایا ہے جہاں تصویر کا معیار ایک جیسا ہے۔ مزید برآں، 129Xe رکاوٹوں کے لیے زیادہ حساس ہے کیونکہ یہ 3He سے بڑا ایٹم ہے۔ اس کے علاوہ، 129Xe کے سانس کے حجم میں اضافے کے نتیجے میں 3He کے مقابلے میں 1 بمقابلہ 0.1-0.3 لیٹر تک موازنہ SNR ہوتا ہے۔ پھیلاؤ ایم آر آئی پھیلاؤ ایم آر آئی میں ہائپر پولرائزڈ گیس کے ظاہری پھیلاؤ گتانک (اے ڈی سی) کا حساب لگانا شامل ہے۔ اے ڈی سی کا حساب لگانے کے لیے پھیلاؤ پر مبنی تخفیف کو فروغ دینے کے لیے پھیلاؤ-حساسیت کے میلان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ان گریڈینٹس کی ایک متعلقہ بی-ویلیو ہوتی ہے، جو گریڈینٹس کی طاقت اور مدت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اے ڈی سی کا حساب لگانے کے لیے کم از کم 2 مختلف بی-ویلیو گریڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اے ڈی سی اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ پھیپھڑوں کی ساخت کس طرح ہائپر پولرائزڈ گیس کے پھیلاؤ کو محدود کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی جگہ والے علاقوں میں اے ڈی سی کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، صحت مند پھیپھڑوں میں، 129Xe کا استعمال کرنے والا ADC تقریبا 0.04 cm2/s ہو سکتا ہے جبکہ کھلی جگہ میں 129Xe کے لیے ADC تقریبا 0.14 cm2/s ہو سکتا ہے۔ ایمفیسیما میں، جہاں الیوولر ڈھانچے بڑے ہوتے ہیں، گیس زیادہ آزادانہ طور پر پھیلنے کے قابل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بیماری کے علاقوں کی معلومات فراہم کرنے والے عام علاقوں کے مقابلے میں زیادہ اے ڈی سی ہوتا ہے۔ بالآخر، یہ 129Xe ایم آر آئی کے ذریعے فعال ایک نیا امیجنگ طریقہ ہے، اور اس کے استعمال کی دائمی رکاوٹ پھیپھڑوں کی بیماری، دمہ، سسٹک فائبروسس، لانگ کووڈ-19، اور دیگر بیماریوں کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آکسیجن کا جزوی دباؤ ہائپر پولرائزڈ گیس کی طول البلد نرمی (T1) پھیپھڑوں میں آکسیجن کے ارتکاز کے الٹا متناسب ہوتی ہے۔ پیرا میگنیٹک آکسیجن کے درمیان تعامل سے آرام کے وقت میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے، جو پھیپھڑوں کے علاقوں میں آکسیجن (پی او 2) کے جزوی دباؤ کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، وینٹیلیشن اور پرفیوژن کے تناسب کا حساب ان تصاویر سے لگایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر تحقیق میں 3He کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن 129Xe کا استعمال کرتے وقت بہتر ٹیکنالوجی نے تقابلی نتائج کی اجازت دی ہے۔ تاہم، 129Xe کے اضافے کی وجہ سے، اس کی نرمی 3He کے مقابلے میں بہت تیز ہے جس کے نتیجے میں اگر بے حساب چھوڑ دیا جائے تو زیادہ ظاہری پی او 2 ہوتا ہے۔ ریسرچ 129 ایکس ای گیس ایم آر آئی پر سی او پی ڈی، دمہ اور ایمفیسیما جیسی سانس کی بیماریوں کے تشخیصی ٹیسٹ کے طور پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ فی الحال، پھیپھڑوں کی تقریب کی حالت کا تعین کرنے کے لیے اسپیرومیٹری پلمونری فنکشن ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم، یہ پھیپھڑوں کے افعال کی ایک کافی بنیادی، عالمی تشخیص ہے جو پھیپھڑوں کی ساخت اور فعلیات کے بارے میں مخصوص معلومات فراہم نہیں کرتی ہے۔ ساختی معلومات کے لیے، ایکس رے سی ٹی سب سے زیادہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مریض کو آئنائزنگ تابکاری کی زیادہ مقدار سے بے نقاب کرتا ہے اور یہ کوئی فعال معلومات فراہم نہیں کرتا ہے۔ روایتی 1 ایچ ایم آر آئی کم سے کم پروٹون کثافت کی وجہ سے پھیپھڑوں کی فضائی حدود میں موثر نہیں ہے۔ 129 ایکس ای گیس ایم آر آئی پھیپھڑوں کی ساخت اور فنکشن کے بارے میں تفصیلی، مخصوص معلومات فراہم کرتا ہے جو موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے محفوظ طریقے سے یا مؤثر طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ایف ڈی اے کی منظوری 129 ایکس ای گیس ایم آر آئی نے پولارین انکارپوریٹڈ کی قیادت میں فیز I، II، اور III کلینیکل ٹرائلز مکمل کر لیے ہیں۔ زیادہ خوراک میں ڈیلیور ہونے پر زینون میں اینستھیٹک خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لیے، اس کی جانچ ایک ڈیوائس کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوا کے طور پر کی جا رہی ہے۔ اس فرق نے کلینک میں 129Xe گیس ایم آر آئی کو اپنانے کو بہت سست کر دیا ہے، لیکن حفاظت کی ضمانت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اکتوبر 2020 میں، پولارین نے منظوری کے لیے پیش کیا، لیکن ایف ڈی اے نے ان کے این ڈی اے کو مسترد کر دیا۔ پولارین نے اس کے بعد سے اپنی درخواست دوبارہ جمع کرادی ہے، جس میں 2021 کے اوائل میں فیڈ بیک کا اگلا دور طے کیا گیا ہے۔ بالآخر، 129 ایکس ای گیس ایم آر آئی کی مستقبل کی زیادہ تر افادیت اس کے ایف ڈی اے کی منظوری حاصل کرنے پر منحصر ہوگی۔ غیر پھیپھڑوں کے بافتوں کو تصور کرنا 129Xe گیس عام طور پر پھیپھڑوں کو تصور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک گیس ہے۔ تاہم، زینون گیس کے چھوٹے بلبلے الیولی میں خون کے بہاؤ میں گھلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بلبلے جسم کے گرد گھومتے ہیں، انہیں جسم کے دیگر حصوں میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 129Xe گیس خون کے دماغ کی رکاوٹ کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے دماغ کے نئے مطالعے کی اجازت ملتی ہے perfusion.r ہائپر پولرائزیشن کی مقدار کو بہتر بنانا پھیپھڑوں کی تصویر لینے کے لیے ہائپر پولرائزڈ گیس کا استعمال خاص طور پر نیا نہیں ہے، کیونکہ 3He کا استعمال 2000 کی دہائی کے اوائل میں قائم کیا گیا تھا۔ 3 اسے اصل میں اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ اسے آسانی سے بہت بڑی حد تک ہائپر پولرائز کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے ایک بہت مضبوط سگنل پیدا ہوا۔ حال ہی میں، ہائپر پولرائزیشن کی تکنیکوں میں بہتری زیادہ ہائپر پولرائزڈ 129Xe پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے، جس سے یہ 3He سے موازنہ کرنے والی تصاویر تیار کرنے کے قابل بناتی ہے۔ حوالہ جات مقناطیسی گونج امیجنگ ایم آر آئی برعکس ایجنٹ