LUCAS device
لنڈ یونیورسٹی کارڈیو پلمونری اسسٹ سسٹم (ایل یو سی اے ایس) ڈیوائس کارڈیک گرفتاری کے مریضوں کو سینے میں مکینیکل دباؤ فراہم کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہنگامی ادویات میں دستی سی پی آر کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ مشکل نقل و حمل کے حالات کے ذریعے ایک مقررہ شرح پر مستقل دباؤ فراہم کرتا ہے اور سی پی آر انجام دینے والے شخص پر جسمانی دباؤ کو ختم کرتا ہے۔ ایل یو سی اے ایس ڈیوائس کی پہلی نسل (2003 میں جاری کی گئی) نیومیٹک تھی، جبکہ دوسری اور تیسری نسلیں بیٹری سے چلنے والی ہیں۔ ترقی تیز رفتار ایمبولینس کے پیچھے ایک مریض پر دستی سی پی آر انجام دینے کے لیے جدوجہد کرنے والے پیرا میڈیکس کو دیکھنے کے بعد، ناروے کے موجد ولی وسٹنگ نے ایک نیومیٹک سسٹم کا خیال پیش کیا جو خودکار، مکینیکل سینے کے دباؤ فراہم کر سکتا ہے۔ کارڈیوتھوریسک سرجن اسٹگ اسٹین نے وسٹنگ کے خیال کی حمایت کی، اور وسٹنگ کی موت کے بعد، سویڈش کاروباری لارس سنانواڈر اور اسٹین نے حتمی پروٹو ٹائپ تیار کیا۔ اسٹین اور ان کی تحقیقی ٹیم نے لنڈ یونیورسٹی ہسپتال میں مطالعہ کیا، اور 2000 میں، اسٹین نے اسے طبی طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ 2003 میں، سویڈش ایمبولینسوں نے ایل یو سی اے ایس ڈیوائس کی پہلی نسل کا استعمال شروع کیا، جسے نیومیٹک طور پر چلایا گیا تھا۔ 2009 میں، دوسری نسل کا ایل یو سی اے ایس، جو اب بیٹری سے چلتا ہے، دنیا بھر میں جاری کیا گیا تھا۔ 2016 میں، سب سے حالیہ نسل، ایل یو سی اے ایس 3، تجارتی طور پر دستیاب ہو گئی۔ ایل یو سی اے ایس ڈیوائس کو ہسپتال کے اندر اور باہر دونوں جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2015 کے یورپی بحالی کونسل کے رہنما خطوط معمول کی بنیاد پر میکانکی سینے کے دباؤ کو استعمال کرنے کی سفارش نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے لیے اچھے متبادل ہیں جہاں یہ مشکل ہو سکتا ہے یا مسلسل اعلی معیار کے دباؤ کو برقرار رکھنا، یا جب یہ بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے دوا۔ آلہ کو مریض پر رکھنے کے لیے، ڈاکٹر سب سے پہلے پچھلی پلیٹ کو مریض کے نیچے رکھتا ہے۔ یہ "گدھے کے اثر" کو ختم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آلہ اپنی جگہ پر رہے۔ اس کے بعد، میڈیک سپورٹ ٹانگوں کو بیک بورڈ کے اطراف میں بند کر کے ڈیوائس کے اوپری حصے کو جوڑتا ہے۔ ایک بار جب سب کچھ صحیح طریقے سے کھڑا ہو جائے تو ڈاکٹر سکشن کپ کو مریض کے سینے پر رکھ سکتا ہے اور اسے آن کر سکتا ہے۔ آخر میں، دوا مریض کی گردن کے پچھلے حصے میں استحکام کے پٹے کو باندھ دے گی اور نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے ان کی کلائیوں کو آلہ پر محفوظ کرے گی۔ مریض کی صورتحال کی ضرورت کے مطابق ایل یو سی اے ایس کو مختلف شرحوں اور کمپریشن طریقوں پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تاثیر جب زمینی ایمبولینس کے ذریعے نقل و حمل میں ہوتے ہیں، تو تجربہ کار بحالی کار بھی کم سے کم رکاوٹوں کے ساتھ موثر دباؤ کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ایل یو سی اے ایس آلہ مسلسل شرح پر اعلی معیار کے دباؤ فراہم کرتا ہے، جبکہ دستی دباؤ کا ایک تہائی تک غلط ہو سکتا ہے۔ 2013 میں، ایک 68 سالہ مرد نے ایل یو سی اے ایس مشین پر 59 منٹ کے مکینیکل کمپریشن کے بعد ہسپتال سے باہر کارڈیک گرفتاری سے مکمل صحت یاب ہوا، اور پھر بھی اس کا اعصابی نتیجہ سازگار رہا۔ جو مریض ہسپتال سے باہر کارڈیک گرفتاری کا تجربہ کرتے ہیں ان میں ایل یو سی اے ایس ڈیوائس (33.3%) بمقابلہ دستی سی پی آر (33.0%) کے ساتھ بے ساختہ گردش (آر او ایس سی) کی واپسی کا نمایاں طور پر زیادہ امکان نہیں ہوتا ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے سے بچ جانے والوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یا تو: ایل یو سی اے ایس گروپ کے لیے 22.7% بقا کی شرح بمقابلہ دستی گروپ کے لیے 24.3% حوالہ جات طبی آلات ہنگامی طبی آلات سویڈش ایجادات