Shim (magnetism)
شیم ایک ایسا آلہ ہے جو مقناطیسی میدان کی یکسانیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شمز نے اپنا نام خالص طور پر مکینیکل شمز سے حاصل کیا جو برقی مقناطیسی کے قطب کے چہروں کی پوزیشن اور متوازی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مقناطیسی میدان کی یکسانیت کو اس کے ذریعے بہنے والے کرنٹ کو تبدیل کرکے ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کنڈلی کو ان کے یکساں فنکشن کی وجہ سے "الیکٹریکل کرنٹ شمز" کہا جاتا تھا۔ مقناطیسی گونج سپیکٹروسکوپی میں استعمال این ایم آر اور ایم آر آئی میں، شمنگ کا استعمال مقناطیسی کے عمل سے پہلے اس کے میدان میں عدم ہم آہنگی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر، این ایم آر سپیکٹرومیٹر یا ایم آر آئی اسکینر کے اندر مقناطیسی میدان آلہ کے "مثالی" میدان کے مقابلے میں یکساں سے بہت دور ہوگا۔ یہ پیداواری رواداری اور ماحول کے مقناطیسی میدان کا نتیجہ ہے۔ امتحانی کمرے کی دیواروں اور فرش میں لوہے کی تعمیرات مقناطیسی ہو جاتی ہیں اور اسکینر کے میدان میں خلل ڈالتی ہیں۔ جب مضبوط مقناطیسی میدان میں لایا جاتا ہے تو تحقیقات اور نمونہ یا مریض قدرے مقناطیسی ہو جاتے ہیں اور اضافی غیر یکساں فیلڈز پیدا کرتے ہیں۔ ان غیر ہم آہنگی کو درست کرنے کے عمل کو مقناطیس کو جھپکانا، تحقیقات کو جھپکانا یا نمونے کو جھپکانا کہا جاتا ہے، یہ بقیہ غیر ہم آہنگی کے فرض شدہ ماخذ پر منحصر ہے۔ ایم آر آئی اسکینر میں کئی لیٹر کے حجم پر 1 پی پی ایم کی ترتیب کی فیلڈ یکسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی ریزولوشن این ایم آر سپیکٹروسکوپی چند ملی لیٹر کے حجم کے اندر 1 پی پی بی سے بہتر فیلڈ یکسانیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ شمنگ کی دو قسمیں ہیں: فعال اور غیر فعال۔ فعال شمنگ سایڈست کرنٹ کے ساتھ کنڈلی کا استعمال کرتا ہے۔ غیر فعال شمنگ میں اسٹیل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن میں اچھی مقناطیسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسٹیل کے ٹکڑوں کو مستقل یا سپر کنڈکٹنگ مقناطیس کے قریب رکھا جاتا ہے۔ وہ مقناطیسی بن جاتے ہیں اور اپنا مقناطیسی میدان پیدا کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں، اضافی مقناطیسی میدان (کنڈلی یا اسٹیل سے پیدا ہونے والے) سپر کنڈکٹنگ مقناطیس کے مجموعی مقناطیسی میدان میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں کہ کل میدان کی یکسانیت میں اضافہ ہو۔ ایم آر سپیکٹرومیٹر کے مرکز میں مقناطیسی میدان کی غیر ہم آہنگی کی وضاحت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ فی الحال، میڈیکل ایم آر اسکینرز کے لیے، صنعت کا معیار اسکینر کے وسط میں مختلف (زیادہ تر متمرکز) حجم کے لیے فیلڈ کی حجم جڑ اوسط مربع (وی آر ایم ایس) اقدار کی پیمائش کرنا ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے حوالہ جات جیرالڈ اے پیئرسن، ایک این ایم آر میگنیٹ http://web.mit.edu/8.13/www/pdf_files/shimming.pdf مقناطیسی آلات برقی مقناطیسیت جوہری مقناطیسی گونج