Sonalleve MR-HIFU
سونالیو ایم آر-ایچ آئی ایف یو ایک طبی نظام ہے جسے فلپس ہیلتھ کیئر نے بغیر سرجری کے بچہ دانی کے فائبرائڈز کے علاج کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ نظام مقناطیسی گونج (ایم آر) کی رہنمائی میں غیر حملہ آور اعلی شدت پر مرکوز الٹراساؤنڈ (ایچ آئی ایف یو) کا استعمال کرتا ہے، جہاں سے مخفف ایم آر-ایچ آئی ایف یو آتا ہے۔ اس طریقہ کار میں حقیقی وقت کی رائے کے ساتھ فائبرائڈز کی حجم حرارت شامل ہے۔ جون 2017 میں، فلپس اور پروفیسر میڈیکل نے فلپس کے ایم آر-ایچ آئی ایف یو کاروبار، جس میں سونالیو سسٹم شامل ہے، کو پروفیسر میڈیکل میں منتقل کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا۔ ٹیکنالوجی کا جائزہ سونالیو ہائی فریکوئنسی فوکسڈ الٹراساؤنڈ جسم کے اندر واقع فائبرائڈ پر الٹراساؤنڈ لہروں کی بیم کو فوکس کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹرانسڈیوسر کا استعمال کرتا ہے۔ مرکوز الٹراساؤنڈ لہریں چھوٹے علاقوں میں اعلی درجہ حرارت پیدا کرتی ہیں۔ درجہ حرارت جب کافی عرصے تک برقرار رکھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں فائبرائڈز کا اخراج ہوتا ہے۔ مقناطیسی گونج امیجنگ (ایم آر آئی) کے ذریعے رہنمائی کردہ تھراپی کا طریقہ کار حقیقی وقت کی رائے کے ساتھ ہدف کے مقام کے مرکوز خاتمے میں مدد کرتا ہے۔ ریئل ٹائم فیڈ بیک لوپ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مناسب ہیٹنگ ہو، ٹشو کے ہر ٹکڑے کا علاج کیا جائے جسے نشانہ بنایا گیا ہے اور والیومیٹرک ابلیشن (فلپس کی ملکیتی ٹیکنالوجی) بڑی مقدار کو موثر اور جلدی سے علاج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ڈیوائس کی منظوری سونالیو کو یورپ، بیشتر ایشیا، مشرق وسطی اور جنوبی امریکہ میں بچہ دانی کے فائبرائڈز کے علاج کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ فلپس کو اپنے سونالیو ایم آر-ایچ آئی ایف یو سسٹم کے لیے سی ای مارکنگ موصول ہوئی ہے۔ امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) کی منظوری کے مساوی، سی ای مارکنگ کو یورپی اکنامک ایریا، ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ کے ممالک تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ متعلقہ صحت، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے قانون سازی کی ضروری ضروریات کی تعمیل کرتا ہے۔ کمپنی نے اس نظام کے لیے ایف ڈی اے کی منظوری کے لیے بھی درخواست دی ہے۔ کلینیکل ٹرائلز اور مطالعہ کا عمل پہلے ہی جاری ہے۔ یہ آلہ ہڈی کے میٹاسٹیسس کے علاج کے لیے بھی منظور شدہ ہے اور پروسٹیٹ کینسر اور چھاتی کے کینسر کے علاج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ علاج کا طریقہ کار یہ طریقہ اس وقت یوٹرن فائبرائڈز جیسے ہسٹریکٹومی، میومیکٹومی یا یوٹرن آرٹری ایمبولائزیشن کے علاج کے لیے کیے جانے والے روایتی طریقہ کار کے مقابلے میں تیز اور آرام دہ ہے۔ یہ طریقہ کار عام طور پر بیرونی مریضوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور مریض اسی دن ہسپتال سے نکلتا ہے۔ مریض کو مزید 24 گھنٹے تک مشاہدے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار تین مراحل میں انجام دیا جاتا ہے: منصوبہ بندی کے مرحلے کے مریضوں کی تشخیص تین جہتی ایم آر امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے تاکہ علاج کے لیے ان کی اہلیت کا تعین کیا جا سکے۔ اگر وہ معیار پر پورا اترتے ہیں، تو ان کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور علاج کی منصوبہ بندی طے کی جاتی ہے۔ تقرری کے دوران، مریضوں کو ایم آر آئی ٹیبل پر ایک ممکنہ پوزیشن میں رکھا جاتا ہے، جو مناسب صوتی جوڑے کو یقینی بناتا ہے۔ علاج کے علاقوں کو ایم آر امیجز کی بنیاد پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ اندرونی سیال یا ہوش میں سیڈیٹیوز کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور درستگی کو یقینی بنانے کے لیے الٹراساؤنڈ لہروں کی غیر مہلک خوراک ایک ٹیسٹ کے طور پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ غیر حملہ آور علاج کا مرحلہ اعلی شدت والی الٹراساؤنڈ لہریں فائبرائڈز پر مرکوز ہوتی ہیں جو اس کے درجہ حرارت کو بلند کرتی ہیں اور ٹشو کو جمنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ عمل فائبرائڈز کے سائز اور وسعت کے لحاظ سے تعداد اور مدت کے ساتھ متعدد آوازوں میں کیا جاتا ہے۔ علاج کی درستگی اور تاثیر کی تصدیق کے لیے ایم آر امیجنگ اور فیڈ بیک کے ذریعے اس عمل کی باریکی سے نگرانی اور کنٹرول کیا جائے گا۔ کسی بھی تکلیف کی صورت میں، مریض ہینڈ ہولڈ ڈیوائس بٹن کے ذریعے عمل کو روک سکتا ہے۔ علاج کی تصدیق کا مرحلہ علاج کے اختتام پر، طریقہ کار کی تاثیر کا اندازہ لگانے کے لیے برعکس بہتر ایم آر امیجنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تصاویر کو فائبرائڈ کے غیر فعال حجم (این پی وی) کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ٹشو کا وہ حجم ہے جو غیر قابل عمل ہے (اس میں خون کا بہاؤ نہیں ہے)۔ علاج کا سیٹ اپ سونالیو ایم آر-ایچ آئی ایف یو سسٹم فلپس اچیوا 1.5 ٹی، 3.3 ٹی ایم آر، 3.3 ٹی ٹی ٹی ایکس یا فلپس انجینیہ 1.5 ٹی، 3.3 ٹی پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے، اور مندرجہ ذیل باہم مربوط ذیلی نظاموں پر مشتمل ہے: طریقہ کار کی نگرانی کرنے کے لیے اچیوا ایم آر سسٹم اور علاج کی منصوبہ بندی کرنے، حقیقی وقت کے درجہ حرارت کے نقشوں کا حساب لگانے، اور ایچ آئی ایف یو ڈیلیوری کو کنٹرول کرنے کے لیے میکانی اور الیکٹرانک پوزیشننگ ایم آر-ایچ آئی ایف یو تھراپی کنسول کے ساتھ مربوط ایم آر ہم آہنگ ہائی پاور فیزڈ ایرے ٹرانسڈیوسر کے ساتھ حقیقی وقت کی تصاویر ایم آر-ایچ آئی ایف یو مریض ٹیبل ٹاپ فراہم کرتا ہے۔ الٹراساؤنڈ پاور (توانائی) ڈیلیوری اور بیم پوزیشننگ علاج کے فوائد کے لیے ایچ آئی ایف یو الیکٹرانکس مریضوں کے لیے یہ ایک متبادل غیر حملہ آور علاج کا طریقہ کار پیش کرتا ہے جس میں کوئی اینستھیزیا اور صحت یابی کا مختصر وقت شامل نہیں ہوتا ہے۔ مقامات یہ نظام ابتدائی طور پر تحقیق کے مقاصد کے لیے امریکہ، یورپ اور ایشیا کے تقریبا 16 مقامات پر نصب کیا گیا تھا۔ فلپس نے ایشیا اور یورپ کے زیادہ تر سسٹمز کے ساتھ دنیا بھر میں اپنے تقریبا 50 سونالیو ایم آر-ایچ آئی ایف یو سسٹم نصب کیے ہیں۔ ہندوستان کے پانچ شہروں میں سات نصب شدہ نظام ہیں۔ اپولو ہاسپٹلز نے اپنی تین سہولیات چنئی، بنگلور اور نئی دہلی میں سیٹ اپ نصب کیا ہے۔ یہ علاج کلومیکس ڈائیگنوسٹکس، بنگلور، بھارت اسکینز، چنئی، ایس آر ایل جانکھریا امیجنگ، ممبئی اور سن رائز ہسپتال، کوچی میں بھی دستیاب ہے۔ اعلی شدت پر مرکوز الٹراساؤنڈ فلپس ہسٹریکٹومی میومیکٹومی حوالہ جات خواتین کے جننانگ کے طریقہ کار بھی دیکھیں۔