Panoramic radiograph
பனோரமிக் ரேடியோகிராஃப் என்பது மேல் மற்றும் கீழ் தாடையின் பரந்த ஸ்கேனிங் பல் எக்ஸ்ரே ஆகும். இது காதிலிருந்து காதுக்கு அரை வட்டத்தின் இரு பரிமாணக் காட்சியைக் காட்டுகிறது. பனோரமிக் கதிர்வீச்சு என்பது குவிய விமான டோமோகிராஃபியின் ஒரு வடிவமாகும்; எனவே, கலப்பு பனோரமிக் படத்தை உருவாக்க பல விமானங்களின் படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன, அங்கு மாக்சில்லா மற்றும் மாண்டிபிள் குவிய தொட்டியில் உள்ளன மற்றும் மேலோட்டமான மற்றும் தொட்டிக்கு ஆழமான கட்டமைப்புகள் மங்கலாக உள்ளன. பனோரமிக் ரேடியோகிராஃபுக்கான பிற தனியுரிமமற்ற பெயர்கள் பல் பனோரமிக் ரேடியோகிராஃப் மற்றும் பேண்டோமோகிராம் ஆகும்; சுருக்கங்களில் பான், டிபிஆர், ஓபிடி மற்றும் ஓ. பி. ஜி ஆகியவை அடங்கும் (பிந்தையது, ஒரு வர்த்தக பெயரை பொதுவானதாக்குவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, பெரும்பாலும் மருத்துவ எடிட்டிங்கில் தவிர்க்கப்படுகிறது). பல் பரந்த கதிர்வீச்சு உபகரணங்கள் ஒரு கிடைமட்ட சுழலும் கையைக் கொண்டுள்ளன, இது ஒரு எக்ஸ்ரே மூலத்தையும், எதிர் முனைகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு நகரும் படல பொறிமுறையையும் (ஒரு படலத்தை சுமந்து செல்லும்) கொண்டுள்ளது. நோயாளியின் மண்டை ஓடு எக்ஸ்ரே ஜெனரேட்டருக்கும் படத்திற்கும் இடையில் அமர்ந்திருக்கிறது. எக்ஸ்-ரே மூலமானது செவ்வக இணைக்கப்பட்ட கற்றை ஆகும். மேலும் அந்த கற்றை உயரம் மண்டிபில்கள் மற்றும் மாக்சில்லா பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. கை நகர்கிறது மற்றும் அதன் இயக்கம் ஒரு உடனடி மையத்தைச் சுற்றி ஒரு சுழற்சி என்று விவரிக்கப்படலாம், இது ஒரு பிரத்யேக பாதையில் மாறுகிறது. தயாரிப்பாளர்கள் பற்களுக்கு இடையில் ஃபிலிம் மற்றும் ஜெனரேட்டருக்கு இடையே நிலையான தூரத்தை பராமரிக்க முயற்சித்து, கையை நகர்த்துவதற்கு வெவ்வேறு தீர்வுகளை முன்மொழிகின்றனர். மேலும் அந்த நகரும் தீர்வுகள் பற்களின் வளைவை முடிந்தவரை ஆர்த்தோகனலாக காட்ட முயற்சிக்கின்றன. உடற்கூறியல் நபருக்கு நபர் மிகவும் வேறுபடுவதால் ஒரு சிறந்த இயக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது சாத்தியமற்றது. இறுதியாக ஒவ்வொரு உற்பத்தியாளராலும் ஒரு சமரசம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, உருப்பெருக்கம் காரணிகள் விளைகின்றன, அவை படத்தில் வலுவாக வேறுபடுகின்றன (15%-30%). கூர்மை மற்றும் சிதைவுகள் ஆகிய இரண்டிலும் நோயாளியின் நிலைப்பாடு மிகவும் முக்கியமானது. திரைப்படங்கள் இரண்டு வகையான திரைப்பட நகரும் வழிமுறைகள் உள்ளன, ஒன்று ஸ்லைடிங் பிளாட் கேசட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இது படலத்தை வைத்திருக்கிறது, மற்றொன்று சுழலும் சிலிண்டரைப் பயன்படுத்துகிறது. பல் பனோரமிக் படங்களுக்கு இரண்டு நிலையான அளவுகள் உள்ளனஃ 30 செமீ × 12 செமீ (12′′ × 5′′) மற்றும் 30 செமீ x 15 செமீ (12′′ × 6′′). சிறிய அளவிலான படலம் பெரிய அளவை விட 8 சதவீதம் குறைவான எக்ஸ்ரே அளவைப் பெறுகிறது. டிஜிட்டல் பல் எக்ஸ்-கதிர்களின் கதிரியக்கம் திரைப்பட தொழில்நுட்பத்திலிருந்து (ஒரு இரசாயன மேம்பாட்டு செயல்முறையை உள்ளடக்கியது) டிஜிட்டல் எக்ஸ்-ரே தொழில்நுட்பத்திற்கு நகர்கிறது, இது மின்னணு சென்சார்கள் மற்றும் கணினிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. திரைப்பட அடிப்படையிலான அமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று மிகப் பெரிய வெளிப்பாடு அட்சரேகை ஆகும். இதன் பொருள் பல குறைவான தொடர்ச்சியான ஸ்கேன்கள், இது செலவுகளைக் குறைக்கிறது மற்றும் கதிர்வீச்சுக்கு நோயாளி வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கிறது. டிஜிட்டல் கோப்பு சேமிக்கப்பட்டால் இழந்த எக்ஸ்-கதிர்களையும் மறுபதிப்பு செய்யலாம். உடனடியாகப் பார்க்கக்கூடிய படங்கள், படங்களை மேம்படுத்தும் திறன், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு படங்களை மின்னஞ்சல் செய்யும் திறன் (அவற்றை முதலில் டிஜிட்டல் மயமாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை), எளிதான மற்றும் நம்பகமான ஆவணக் கையாளுதல், எக்ஸ்-ரே வெளிப்பாட்டைக் குறைத்தல், இருண்ட அறை தேவையில்லை, இரசாயனங்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட வகை டிஜிட்டல் அமைப்பு படத்திற்கு பதிலாக ஒளி தூண்டக்கூடிய பாஸ்பர் பிளேட்டை (பி. எஸ். பி-பாஸ்பர் பிளேட்) பயன்படுத்துகிறது. எக்ஸ்ரே வெளிப்பாட்டிற்குப் பிறகு தட்டு (தாள்) ஒரு சிறப்பு ஸ்கேனரில் வைக்கப்படுகிறது, அங்கு மறைந்த உருவான படம் ஒரு புள்ளி மூலம் மீட்டெடுக்கப்பட்டு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படுகிறது, லேசர் ஒளி ஸ்கேனிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட படங்கள் கணினி திரையில் சேமிக்கப்பட்டு காட்டப்படுகின்றன. இந்த முறை பழைய திரைப்பட அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பத்திற்கும் தற்போதைய நேரடி டிஜிட்டல் இமேஜிங் தொழில்நுட்பத்திற்கும் இடையில் உள்ளது. இது திரைப்பட செயல்முறையைப் போன்றது, ஏனெனில் இது ஒரே பட ஆதரவு கையாளுதலை உள்ளடக்கியது மற்றும் வேதியியல் மேம்பாட்டு செயல்முறை ஸ்கேனிங் செயல்முறையால் மாற்றப்படுவதால் வேறுபடுகிறது. இது திரைப்பட செயலாக்கத்தை விட மிக வேகமாக இல்லை மற்றும் தீர்மானம் மற்றும் உணர்திறன் செயல்திறன் போட்டியிடப்படுகின்றன. இருப்பினும், எந்தவொரு மாற்றமும் இல்லாமல் தற்போதுள்ள எந்த உபகரணங்களுடனும் பொருந்தக்கூடிய தெளிவான நன்மை இதற்கு உள்ளது, ஏனெனில் இது தற்போதுள்ள திரைப்படத்தை மட்டுமே மாற்றுகிறது. மேலும் சில நேரங்களில் "டிஜிட்டல் எக்ஸ்-கதிர்கள்" என்ற சொல் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட திரைப்பட ஆவணங்களைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை மேலும் கணினிகளால் கையாளப்படுகின்றன. பிற வகையான டிஜிட்டல் இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்கள் மின்னணு சென்சார்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவர்களில் பெரும்பாலோர் முதலில் எக்ஸ்-கதிர்களை ஒளியில் மாற்றுகிறார்கள் (ஜி. டி. ஓ 2 எஸ் அல்லது சிஎஸ்ஐ அடுக்கைப் பயன்படுத்தி) இது சிசிடி அல்லது சிஎம்ஓஎஸ் பட சென்சாரைப் பயன்படுத்தி மேலும் பிடிக்கப்படுகிறது. அவற்றில் சில ஹைப்ரிட் அனலாக்-டு-டிஜிட்டல் ஏற்பாட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது முதலில் எக்ஸ்ரேவை மின்சாரமாக மாற்றுகிறது (சி. டி. டி. இ அடுக்கைப் பயன்படுத்தி) பின்னர் இந்த மின்சாரம் சி. எம். ஓ. எஸ் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வாசிப்புப் பிரிவின் மூலம் ஒரு படமாக வழங்கப்படுகிறது. தற்போதைய அதிநவீன டிஜிட்டல் அமைப்புகளில், வழக்கமான திரைப்பட அடிப்படையிலான அமைப்புகளை விட படத்தின் தரம் மிகவும் உயர்ந்தது. சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் நிலையான டிஜிட்டல் பனோரமிக் சாதனங்களுக்கு கோன் பீம் 3D தொழில்நுட்பத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அறிகுறிகள் ஆர்தோபாண்டோமோகிராம்கள் (ஓ. பி. டி. க்கள்) சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிபுணர்களால் பின்வரும் தகவல்களை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனஃ பாதிக்கப்பட்ட ஞானப் பற்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சைத் திட்டமிடல்-மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு ஞானப் பற்களின் நிலை மற்றும் தாடைக்கு ஏற்படும் அதிர்ச்சியைத் தீர்மானிப்பதாகும். பெரியோடோண்டல் எலும்பு இழப்பு மற்றும் பெரியோபிக்கல் ஈடுபாடு. பல் வலியின் மூலத்தைக் கண்டறிதல், மற்றும் பல் மூலம் பல் நோயறிதலை மேற்கொள்ளும் போது. பல் உள்வைப்பு எலும்பியல் மதிப்பீட்டை அமைப்பதற்கான மதிப்பீடு. அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய நோயறிதல், தாடை டெம்போரோமாண்டிபுலர் மூட்டு செயலிழப்புகள் மற்றும் அன்கிலோசிஸ் தொடர்பாக செருபிசம், க்ளீடோ மூளை டிஸ்ப்ளேசியா கார்சினோமா போன்ற வளர்ச்சி முரண்பாடுகளைக் கண்டறிதல். ஆஸ்டியோசார்கோமா, அமெலோபிளாஸ்டோமா, தாடை மற்றும் ஹைபோபாஸ்பேட்டீமியாவை பாதிக்கும் சிறுநீரக ஆஸ்டியோடிஸ்ட்ரோபி ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல். வாய்வழி மற்றும் மேக்ஸில்லோஃபேஷியல் அதிர்ச்சியின் நோயறிதல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய மதிப்பீடு, எ. கா. பல்நோக்கு எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் மண்டிபுலர் எலும்பு முறிவுகள். உமிழ்நீர் கற்கள் (சியாலோலிதியாசிஸ்). பிற நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை பயன்பாடுகள். பொறிமுறை பொதுவாக, ஒரு நபர் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பாடுலாவைக் கடிப்பதால், அனைத்து பற்களையும், குறிப்பாக கிரீடங்களை தனித்தனியாகப் பார்க்க முடியும். முழு ஆர்த்தோபாண்டோகிராம் செயல்முறையும் சுமார் ஒரு நிமிடம் ஆகும். நோயாளியின் உண்மையான கதிர்வீச்சு வெளிப்பாடு நேரம் மண்டை ஓட்டைச் சுற்றி இயந்திரத்தின் பயணத்திற்கு 5.5 முதல் 22 வினாடிகளுக்கு இடையில் மாறுபடும். இயந்திரத்தின் கொலிமேஷன் என்பது, சுழலும் போது, எக்ஸ்-கதிர்கள் எந்த நேரத்திலும் உடற்கூறியலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டுமே படத்தின் மீது செலுத்துகின்றன, ஆனால், சுழற்சி மண்டை ஓட்டைச் சுற்றி முன்னேறும்போது, மேக்சில்லோ-முகத் தொகுதியின் கலப்பு படம் உருவாக்கப்படுகிறது. கை சுழலும் போது, படம் ஒரு வழியில் நகர்கிறது, திட்டமிடப்பட்ட பகுதி மண்டை ஓடு படம் (பீம் பிரிவால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) அதன் மீது சுருண்டு அதை முற்றிலும் அம்பலப்படுத்துகிறது. பீம் வேறுபட்டது மற்றும் படங்கள் வெவ்வேறு கவனம் புள்ளிகளைக் கொண்டிருப்பதால், படத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அனைத்து ஒன்றுடன் ஒன்று தனிப்பட்ட படங்களும் ஒரே உருப்பெருக்கத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. மேலும் அனைத்து உறுப்பு படங்களும் இலக்கு படலத்தில் ஒரே வேகத்தில் நகரவில்லை, ஏனெனில் அவற்றில் சில வெகு தொலைவில் உள்ளன, மற்றவை உடனடி சுழற்சி மையத்திற்கு நெருக்கமாக உள்ளன. படத்தின் திசைவேகம், படத்திற்கு மிக நெருக்கமான பல் வளைவு பக்கத்தின் உடற்கூறியல் கூறுகளின் திட்ட வேகத்திற்கு சரியாக பொருந்தும் வகையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, அவை கூர்மையாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள உறுப்புகள் வெவ்வேறு வேகத்தில் உருண்டு செல்லும்போது மங்கலாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பல் பரந்த படம் முக்கியமான சிதைவுகளால் பாதிக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் செங்குத்து பெரிதாக்கம் மற்றும் கிடைமட்ட பெரிதாக்கம் இரண்டும் படத்துடன் வித்தியாசமாக வேறுபடுகின்றன. செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட ஜூம்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பு மற்றும் படம் மற்றும் ஜெனரேட்டரின் ஒப்பீட்டு நிலையால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஜெனரேட்டருக்கு நெருக்கமான அம்சங்கள் அதிக செங்குத்து பெரிதாக்கத்தைப் பெறுகின்றன. கிடைமட்ட பெரிதாக்கம் மையப் பாதையில் உள்ள தனிமத்தின் ஒப்பீட்டு நிலையையும் சார்ந்துள்ளது. குவிய பாதை வளைவுக்குள் உள்ள அம்சங்கள் அதிக கிடைமட்ட பெரிதாக்கத்தைப் பெறுகின்றன மற்றும் மங்கலாக உள்ளன; வெளிப்புற அம்சங்கள் குறைவான கிடைமட்ட பெரிதாக்கத்தைப் பெறுகின்றன மற்றும் மங்கலாக உள்ளன. இதன் விளைவாக, கட்டைவிரல் வளைவின் குறுக்கே உள்ள பகுதியை கூர்மையாகக் காட்டும் ஒரு படம், வேறு இடங்களில் மங்கலாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, அதிக ரேடியோ-ஒளிபுகா உடற்கூறியல் பகுதி, கர்ப்பப்பை வாய் முதுகெலும்பு (கழுத்து), முன் பற்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கும் பரந்த மற்றும் மங்கலான செங்குத்து தூணாக காட்டுகிறது. உடற்கூறியல் கூறுகள் கூர்மையாக பதிவு செய்யப்படும் பாதை "மையப் பாதை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. பரந்த படங்களின் முக்கிய நன்மை முக எலும்பு மற்றும் பற்களின் பரந்த கவரேஜ் குறைந்த நோயாளி கதிர்வீச்சு டோஸ் நோயாளிக்கு பரிசோதனையின் வசதி (ஃபிலிம்களை வாய்க்குள் வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை) வாயைத் திறக்க முடியாத நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய திறன் அல்லது திறப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும் போது எ. கா. : டிரிஸ்மஸ் காரணமாக நோயாளியின் பரந்த படங்களைப் புரிந்துகொள்ளும் திறனை உருவாக்க குறுகிய நேரம் தேவைப்படுகிறது, இது நோயாளியின் கல்வி மற்றும் வழக்கு விளக்கக்காட்சியில் பயனுள்ள காட்சி உதவியாக அமைகிறது. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் உள் வாய்வழி எக்ஸ்-கதிர்களின் பெரிய தொகுப்புடன் ஒப்பிடும்போது சேமிக்க எளிதானது. தயாரிப்பு பரந்த கதிர்வீச்சுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய நபர்கள் பொதுவாக காதணிகள், நகைகள், முடி ஊசிகள், கண்ணாடிகள், பற்கள் அல்லது எலும்புக்கூடு சாதனங்களை அகற்ற வேண்டும். இந்த பொருட்கள் அகற்றப்படாவிட்டால், அவை படத்தில் கலைப்பொருட்களை உருவாக்கலாம் (குறிப்பாக அவை உலோகத்தைக் கொண்டிருந்தால்) மற்றும் அதன் பயனைக் குறைக்கலாம். படத்தை அம்பலப்படுத்த இயந்திரத்திற்கு எடுக்கும் 18 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இரண்டாவது சுழற்சியின் போது நபர் முற்றிலும் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமும் உள்ளது. இந்த காரணத்திற்காக, ரேடியோ கிராபர்கள் பெரும்பாலும் இயந்திரம் எவ்வாறு நகரும் என்பதை அந்த நபருக்கு முன்கூட்டியே விளக்குகிறார்கள். அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு மருத்துவ இமேஜிங்கையும் போலவே, உயிரணுக்களுக்குள் நீர் மூலக்கூறுகளின் அயனியாக்கத்தின் போது உருவாக்கப்பட்ட ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களிலிருந்து ஒரு நிமிட அளவிலான நேரடி அயனியாக்கும் சேதம் மற்றும் மறைமுக சேதம் இருக்கும். ஒரு பரந்த கதிர்வீச்சிலிருந்து அபாயகரமான புற்றுநோயின் ஆபத்து பற்றிய தோராயமான மதிப்பீடு 20,000,000 இல் சுமார் 1 ஆகும். படம் எடுக்கப்பட்ட நபரின் வயதும் ஆபத்தை மாற்றுகிறது, இளையவர்களுக்கு சற்றே அதிக ஆபத்து உள்ளது. எ. கா. 20,000,000 ஆபத்தில் 1 என்பது 1-10 வயதினருக்கு (10,000,000 இல் 1) இரு மடங்காக இருக்கும். டிஜிட்டல் பனோரமிக் அமைப்புகளுக்கான வரலாற்று மைல்கற்கள் 1985-1991-பல் டிஜிட்டல் பனோரமிக் உருவாக்குவதற்கான முதல் முயற்சி மெக்டாவிட் மற்றும் பலர் மேற்கொண்டது. UTHSCSA இல். அவர்களின் யோசனை ஒரு நேரியல் பிக்சல் வரிசை (ஒற்றை பிக்சல் நெடுவரிசை) சென்சாரை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது அத்தகைய பயன்பாட்டிற்கு பொருத்தமானதல்ல, ஏனெனில்ஃ அ) டோமோகிராஃபிக் விளைவு இல்லை; ஆ) எக்ஸ்-கதிர் கற்றை இணைப்பதில் பெரும் சிரமங்கள் மற்றும் நோயாளிக்கு வழங்கப்பட்ட எக்ஸ்-ரே அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது; இ) மோசமான ஜெனரேட்டர் செயல்திறன். 1995-டிஎக்ஸ்ஐஎஸ், சந்தையில் கிடைக்கும் முதல் பல் டிஜிட்டல் பரந்த எக்ஸ்-கதிர்கள் அமைப்பு, சிக்னெட் (பிரான்ஸ்) இல் கேடலின் ஸ்டோயிச்சிடாவால் உருவாக்கப்பட்டது. டிஎக்ஸ்ஐஎஸ் அனைத்து பரந்த மாதிரிகளையும் மறுசீரமைக்க இலக்கு வைத்தது. 1997-சீமென்ஸின் (தற்போது சிரோனா டென்டல் சிஸ்டம்ஸ், ஜெர்மனி) சிடெக்ஸிஸ், ஆர்டோபோஸ் பிளஸ் பனோரமிக் யூனிட்டுக்கு டிஜிட்டல் விருப்பத்தை வழங்கியது, டிராபி கதிரியக்கத்தின் (பிரான்ஸ்) டிஜிபான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேரியம் (பின்லாந்து) தயாரித்த ஓபி 100 பனோரமிக் டிஜிட்டல் விருப்பத்தை வழங்கியது. 1998-2004-பல பரந்த அளவிலான உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் சொந்த டிஜிட்டல் அமைப்புகளை வழங்கினர். ஆராய்ச்சி பனோரமிக் ரேடியோகிராஃப்கள் கழுத்தின் ஒரு பகுதியை நிரூபிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பொதுவான (முறையான) பெருந்தமனி தடிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கும் பெருந்தமனையைக் (கரோடிட் தமனியில் உள்ள கால்சிபிகேஷன்கள்) காட்டுகின்றன. மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும் கரோனரி தமனிகளின் பெருந்தமனி தடிப்பு (மாரடைப்பு) மற்றும் பக்கவாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் கரோடிட் தமனியின் பெருந்தமனி தடிப்பு ஆகியவை அமெரிக்காவில் இறப்புக்கான முதல் மற்றும் மூன்றாவது பொதுவான காரணங்களாகும். பரந்த ரேடியோகிராஃப்களை ஒரு திரையிடல் கருவியாகப் பார்க்க ஆர்வம் உள்ளது, இருப்பினும் அது விளைவுகளில் அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிந்தால் மேலும் தரவு தேவைப்படுகிறது. தொற்றுநோயியல்ஃ பொது மற்றும் அதிக ஆபத்து குழுக்கள் கூடுதல் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் பொது மக்களில் (3-5%) மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள குழுக்களிடையே (25 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர்ஃ சமீபத்திய பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தடுப்பு தூக்க மூச்சுத்திணறல் நோய்க்குறி கொண்ட நபர்கள், மாதவிடாய் நின்ற பெண்கள், வகை 2 நீரிழிவு நோயாளிகள், விரிவடைந்த கார்டியோமயோபதி கொண்ட நபர்கள் மற்றும் கழுத்தில் இயக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு சிகிச்சையைப் பெற்ற நபர்களிடையே) இந்த பெருந்தமனைகளின் பரவல் விகிதத்தை மேலும் தீர்மானித்துள்ளன. இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மற்ற பல ஆராய்ச்சியாளர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சிகரெட் புகைத்தல், ஹைப்பர்லிபிடெமியா, உடல் பருமன், நீரிழிவு நோய் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் (உயர் இரத்த அழுத்தம்) உள்ளிட்ட ஆபத்து காரணிகளால் பல் தொற்று மற்றும் பெருந்தமனி தடிப்பு ஏற்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த காரணிகள் நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை முழுமையாகக் கணக்கிடவில்லை. எண்டோதெலியல் செல் காயம் மற்றும் நாள்பட்ட பல் நோய்த்தொற்றிலிருந்து எழும் செயலிழப்பு ஆகியவற்றிற்கு ஒரு நாள்பட்ட அழற்சி எதிர்வினையாக அத்திரோஸ்க்லெரோசிஸ் கருத்தாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 2010 ஆம் ஆண்டில், பல் நோய்த்தொற்றின் மொத்த அளவை அளவிடுவதற்கு முன்பு சரிபார்க்கப்பட்ட மாட்டிலா பனோரமிக் ரேடியோகிராஃபிக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி (அதாவது, பெரியோபிக்கல் மற்றும் ஃபர்க்கல் புண்கள், பெரிகோரோனிடிஸ் தளங்கள், சிதைந்த பல் வேர்கள், பல்பல் சிதைவுகளுடன் கூடிய பற்கள் மற்றும் செங்குத்து எலும்பு குறைபாடுகள்), ஃப்ரீட்லாண்டரின் குழு தங்கள் பனோரமிக் ரேடியோகிராஃப்களில் கரோடிட் தமனி பெருந்தமனி உள்ள நபர்களுக்கு ரேடோகிராஃபிக் பெருந்தமனி இல்லாத பெருந்தமனி ஆபத்து-பொருந்தக்கூடிய கட்டுப்பாடுகளை விட கணிசமாக அதிக அளவு பல் தொற்று/வீக்கம் இருப்பதாக தீர்மானித்தது. மாட்டிலா குறியீடு முன்பு பல் நோய்த்தொற்றின் அளவை கரோனரி தமனி நோயுடன் தொடர்புபடுத்த பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இந்த ஆராய்ச்சி முதன்முதலில் முழு அளவிலான பல் நோயை இணைக்கிறது, இது கால்சிஃபைட் கரோடிட் தமனி பெருந்தமனி தடிப்பை நிரூபிக்கும் பரந்த ரேடியோகிராஃப்களை அளவிடுகிறது. மேலும் காண்க வாய்வழி மற்றும் மேக்சில்லோஃபேஷியல் கதிரியக்க குறிப்புகள் பல் மருத்துவம் கிளைகள் பல் மருத்துவம்