Ballistic galvanometer
ஒரு பாலிஸ்டிக் கால்வனோமீட்டர் என்பது ஒரு வகை உணர்திறன் கால்வனோமீட்டர் ஆகும்; பொதுவாக ஒரு கண்ணாடி கால்வனோமீட்டர். மின்னோட்டத்தை அளவிடும் கால்வனோமீட்டரைப் போலல்லாமல், நகரும் பகுதி ஒரு பெரிய மந்தநிலையைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் இது ஒரு நீண்ட அலைவுக் காலத்தைக் கொடுக்கிறது. இது உண்மையில் அதன் மூலம் வெளியேற்றப்படும் மின்னூட்டத்தின் அளவை அளவிடும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராகும். இது நகரும் சுருள் அல்லது நகரும் காந்த வகையாக இருக்கலாம். முதலில் பயன்படுத்துவதற்கு முன் கால்வனோமீட்டரின் பாலிஸ்டிக் மாறிலி தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இது வழக்கமாக அறியப்பட்ட மின்தேக்கியுடன் கால்வனோமீட்டருடன் இணைப்பதன் மூலமும், அறியப்பட்ட மின்னழுத்தத்துடன் சார்ஜ் செய்யப்படுவதன் மூலமும், விலகலைப் பதிவு செய்வதன் மூலமும் செய்யப்படுகிறது. K மாறிலி கொள்ளளவு C, மின்னழுத்தம் V மற்றும் விலகல் d இலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறதுஃ இங்கு K ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கூலம்ப்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. செயல்பாட்டில் அறியப்படாத மின்னூட்டத்தின் அளவு Q (கூலம்ப்களில்) வெறுமனேஃ கிராஸ்ஸாட் ஃப்ளக்ஸ்மீட்டர் கிராஸ்ஸாட் ஃப்ளக்ஸ்மீட்டர் வழக்கமான கால்வனோமீட்டர்களுடன் எதிர்கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலை தீர்க்கிறது. ஒரு வழக்கமான கால்வனோமீட்டருக்கு, வெளியேற்ற நேரம் பொறிமுறையின் இயற்கையான அலைவு காலத்தை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும். சில பயன்பாடுகளில், குறிப்பாக தூண்டிகளை உள்ளடக்கியவற்றில், இந்த நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. கிராஸ்ஸாட் ஃப்ளக்ஸ்மீட்டர் எந்தவொரு மறுசீரமைப்பு விசையும் இல்லாமல் செயல்படுவதன் மூலம் இந்த சிக்கலைத் தீர்க்கிறது, இது அலைவுக் காலத்தை திறம்பட எல்லையற்றதாகவும், அதன் மூலம் எந்த வெளியேற்ற நேரத்தையும் விட நீண்டதாகவும் ஆக்குகிறது. அதன் கட்டுமானம் ஒரு பாலிஸ்டிக் கால்வனோமீட்டரைப் போன்றது, ஆனால் அதன் சுருள் தொங்கு நூலில் அல்லது தற்போதைய தடங்களில் எந்த மறுசீரமைப்பு சக்திகளும் இல்லாமல் தொங்கவிடப்படுகிறது. சுருளின் மையப்பகுதி (பாபின்) ஒரு கடத்தாத பொருளைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு மின்சார கட்டணம் கருவியுடன் இணைக்கப்படும்போது, சுருள் கால்வனோமீட்டரின் காந்தத்தின் காந்தப்புலத்தில் நகரத் தொடங்குகிறது, எதிர் எலக்ட்ரோமோடிவ் சக்தியை உருவாக்குகிறது மற்றும் மின்னோட்ட ஓட்டத்தின் நேரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் நிறுத்தத்திற்கு வருகிறது. சுருள் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் மின்னூட்டத்தின் அளவிற்கு மட்டுமே விகிதாசாரமாக இருக்கும். சுருள் கைமுறையாக அல்லது மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் பூஜ்ஜிய நிலைக்குத் திருப்பப்படுகிறது. குறிப்புகள் எர்லே டெர்ரி, மின்சாரம் மற்றும் காந்தவியலில் மேம்பட்ட ஆய்வக பயிற்சி. மெக்ரா-ஹில், நியூயார்க் 1929 பக்கம் 24-34 மின் கருவிகள், "டைலர்-கேம்பிரிட்ஜ்", கேம்பிரிட்ஜ் அறிவியல் கருவி நிறுவனம், வர்த்தக அட்டவணை, 1908 பக்கம் 34 பக்சி, யு. ஏ. மற்றும் பக்சி, எல். ஏ. வி., மின்னணு அளவீடுகள் மற்றும் கருவி, தொழில்நுட்ப வெளியீடுகள், 2020, அத்தியாயம் 2 பக்சி, யு. மற்றும் பக்சி, எல். ஏ. வி., மின்சார அளவீடுகள் மற்றும் கருவி, தொழில்நுட்ப வெளியீடுகள், 2020, அத்தியாயம் 2 கால்வனோமீட்டர்கள் வரலாற்று அறிவியல் கருவிகள்