Air-wedge shearing interferometer
காற்று-வெட்ஜ் ஷியரிங் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் என்பது ஒரு சோதனை பொருள் வழியாக பரப்பப்பட்ட பிறகு அலைமுனையின் இடையூறுகளைக் காட்சிப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட எளிய வகை இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் ஆகும். இந்த இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் இரண்டு ஒளியியல் கண்ணாடி மேற்பரப்புகளுக்கு இடையில் ஒரு மெல்லிய வெட் காற்று-இடைவெளியைப் பயன்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் ஒத்திசைவான வெள்ளை ஒளியுடன் கூட கிட்டத்தட்ட எந்த ஒளி மூலத்துடனும் பயன்படுத்தப்படலாம். செட்அப் ஒரு காற்று-வெட்ஜ் கத்தரிக்கோல் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் விவரிக்கப்பட்ட சோதனைகளின் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் இரண்டு ஒளியியல் கண்ணாடி வெட்ஜ்கள் (~ 2-5 டிகிரி) உள்ளன, அவை ஒன்றாகத் தள்ளப்பட்டு பின்னர் ஒரு பக்கத்திலிருந்து சற்று பிரித்து மெல்லிய காற்று-இடைவெளி வெட்ஜை உருவாக்குகின்றன. இந்த காற்று-இடைவெளி வெட்ஜ் ஒரு தனித்துவமான பண்பைக் கொண்டுள்ளதுஃ இது மிகவும் மெல்லிய (மைக்ரோமீட்டர் அளவு) மற்றும் இது சரியான தட்டையான தன்மையைக் கொண்டுள்ளது (~ λ/10). காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரிலிருந்து நான்கு கிட்டத்தட்ட சமமான தீவிரம் கொண்ட ஃப்ரெஸ்னல் பிரதிபலிப்புகள் உள்ளன (ஒளிவிலகல் குணகம் 1.5 க்கு ~ 4 சதவீதம்): முதல் கண்ணாடி தொகுதியின் வெளிப்புற மேற்பரப்பில் இருந்து முதல் கண்ணாடி தொகுதியின் உட்புற மேற்பரப்பில் இருந்து இரண்டாவது கண்ணாடி தொகுதியின் உட்புற மேற்பரப்பில் இருந்து இரண்டாவது கண்ணாடி தொகுதியின் வெளிப்புற மேற்பரப்பில் இருந்து. 2-3 பீம்களுக்கு இடையிலான கோணம் காற்று-வெட்ஜ் கோணத்தை மாற்றுவதன் மூலம் எளிதில் சரிசெய்யப்படுகிறது. காற்று-வெட்ஜ் மற்றும் ஒரு பட தளத்திற்கு இடையிலான தூரம் 1 ஐ 2 இலிருந்து மற்றும் 3 ஐ 4 இலிருந்து இடஞ்சார்ந்த முறையில் பிரிக்க போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். படத் தளத்தில் 2 மற்றும் 3 பீம்களின் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒரு இன்டர்ஃபெரோகிராம் உருவாக்குகிறது. பட வேறுபாடுகளைக் குறைக்க கண்ணாடி வெட்ஜ்களின் கோண தளம் காற்று-வெட்ஜின் கோண தளத்திற்கு ஆர்த்தோகனல் வைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு கண்ணாடி மேற்பரப்பில் இருந்து ஃப்ரெஸ்னல் பிரதிபலிப்புகளின் தீவிரம் துருவமுனைப்பு மற்றும் கோணத்தைப் பொறுத்தது என்பதால், கருவியால் தூண்டப்பட்ட தீவிர மாறுபாட்டைக் குறைக்க காற்று-வெட்ஜ் தளத்தை சம்பவக் கற்றைக்கு (± 5 டிகிரி) கிட்டத்தட்ட செங்குத்தாக வைத்திருப்பது அவசியம். காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரை இமேஜிங் ஒளியியலுடன் இணைக்கும்போது இது மிகவும் முக்கியமானது. ஏர்-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் மிகவும் எளிமையான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 2 நிலையான பி. கே 7 கண்ணாடி வெட்ஜ்கள் மற்றும் 1 கண்ணாடி வைத்திருப்பவர் (Fig.3) மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. பயன்பாடுகள் அதன் மிகவும் மெல்லிய காற்று இடைவெளி காரணமாக, காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் வெற்றிகரமாக ஃபெம்டோ-வினாடி உயர் சக்தி லேசர்கள் சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. படம் 4 ஒரு வெற்றிட அறையில் ஒரு ஹெ ஜெட்டுடன் லேசர் தொடர்புகளின் இன்டர்ஃபெரோகிராமைக் காட்டுகிறது. ஆய்வுக் கற்றை ~ 500-fs கால அளவையும், ~ 1-μm அலைநீளத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மிகக் குறுகிய ஒத்திசைவு நீள லேசர் கற்றை கூட காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோகிராம் தெளிவான, உயர்-மாறுபாடு குறுக்கீடு கோடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. நன்மைகள் காற்று-வெட்ஜ் ஷியரிங் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் கிளாசிக்கல் ஷியரிங் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரைப் போன்றது, ஆனால் மைக்ரோமீட்டர்கள் தடிமனாக உள்ளது, ஒத்திசைவற்ற வெள்ளை ஒளியுடன் கூட கிட்டத்தட்ட எந்த ஒளி மூலத்துடனும் செயல்பட முடியும், சரிசெய்யக்கூடிய கோண கற்றை பிளவு உள்ளது, மேலும் நிலையான மலிவான ஒளியியல் கூறுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இரண்டாவது கண்ணாடி வெட்ஜை ஒரு பிளேன்-கான்கேவ் லென்ஸ் மூலம் மாற்றுவது, பக்கவாட்டு-வெட்டு காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரை ஒரு ரேடியல்-வெட்டு இன்டர்ஃபெரோமீட்டராக மாற்றும், இது சில குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு முக்கியமானது. இரண்டு தள-இணையான கண்ணாடி தகடுகளுக்கு இடையிலான காற்று-வெட்ஜின் குறுக்கீட்டின் கொள்கை பல அடிப்படை ஒளியியல் பாடப்புத்தகங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த "கிளாசிக்கல்" ஏர்-வெட்ஜ் ஏற்பாடு படத் தளத்தில் பிரதிபலித்த நான்கு கற்றைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதால் புலக் காட்சிப்படுத்தலுடன் இன்டர்ஃபெரோமெட்ரிக்கு ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இந்தக் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பு இந்த தடையை நீக்குகிறது மற்றும் காற்று-வெட்ஜ் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரை ஒரு காட்சிப்படுத்தல் புலம் இன்டர்ஃபெரோமெட்ரியுடன் நடைமுறை பயன்பாடுகளுக்கு பயனுள்ளதாக ஆக்குகிறது. மேலும் காண்கஃ இன்டர்ஃபெரோமீட்டர்களின் வகைகளின் பட்டியல் ஷியரிங் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் குறிப்புகள் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர்கள்