Transformer ratio arm bridge
மின்மாற்றி விகிதம் கை பாலம் அல்லது டி. ஆர். ஏ பாலம் என்பது மின்னணு கூறுகளை அளவிடுவதற்கான ஒரு வகை பாலம் சுற்று ஆகும். இது மின்மறுப்பு அல்லது சேர்க்கை அடிப்படையில் வேலை செய்ய வடிவமைக்கப்படலாம். இது மின்தடையங்கள், மின்தேக்கிகள் மற்றும் தூண்டிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம், சிறிய மற்றும் பெரிய சொற்களை அளவிடுகிறது, எ. கா. மின்தேக்கிகளில் தொடர் எதிர்ப்பு. இது அநேகமாக கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் துல்லியமான பாலம் வகையாகும், எடுத்துக்காட்டாக, தேசிய தரங்களுக்கு எதிராக இரண்டாம் நிலை கூறு தரங்களை சரிபார்க்கும் போது, தேவையான துல்லியத்தை திறக்கும் திறன் கொண்டது. அனைத்து பாலங்களையும் போலவே, டி. ஆர். ஏ பாலமும் ஒரு அறியப்படாத கூறுகளை ஒரு தரத்திற்கு எதிராக ஒப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது. அனைத்து ஏ. சி. பாலங்களைப் போலவே, இதற்கு ஒரு சமிக்ஞை மூலமும் பூஜ்ய கண்டறிதலும் தேவைப்படுகிறது. இந்த வகை பாலத்தின் துல்லியம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்மாற்றிகளில் உள்ள திருப்பங்களின் விகிதத்தைப் பொறுத்தது. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்மை என்னவென்றால், மின்மாற்றி முழுவதும் சாதாரண தவறான கொள்ளளவு, ஈய கொள்ளளவு உட்பட, பாலத்தின் உணர்திறனை பாதிக்கலாம், ஆனால் அதன் அளவீட்டு துல்லியத்தை பாதிக்காது. டி. ஆர். ஏ பாலத்தின் கண்டுபிடிப்பு ஆலன் ப்ளூம்லைன் தனது இங்கிலாந்து காப்புரிமை 323037 (1929 இல் வெளியிடப்பட்டது) இல் பாராட்டப்பட்டது, மேலும் இந்த வகை பாலம் சில நேரங்களில் ப்ளூம்லைன் பாலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் முந்தைய வகையான பாலங்களுக்கான இணைப்புகளைக் காணலாம். ப்ளூம்லீனின் முதல் காப்புரிமை ஒரு கொள்ளளவு-அளவீட்டு பாலத்திற்கானதுஃ படம். காப்புரிமையில் உள்ள வரைபடங்களில் ஒன்றிலிருந்து 1 மீண்டும் வரையப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, மற்ற வகை மின்னணு கூறுகளுக்கும், ஆர். எஃப். வரையிலான அதிர்வெண்களுக்கும், அறியப்படாத கூறு மின்மாற்றி அல்லது மின்மாற்றிகளுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டது என்பதில் பல மாறுபாடுகளுடன், விகித கை கொள்கை மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் பல தொடர்புடைய காப்புரிமைகளுக்கு ப்ளூம்லைன் பொறுப்பாக இருந்தார். சோதனைக் கருவிகளை உற்பத்தி செய்யாத பிரிட்டிஷ் நிறுவனமான ஸ்டாண்டர்ட் டெலிபோன்ஸ் அண்ட் கேபிள்களில் பணிபுரிந்தபோது அவர் தனது முதல் பாலத்தை உருவாக்கினார். பூண்டன், ஈஎஸ்ஐ (முன்பு பிரவுன் இன்ஜினியரிங் மற்றும் பிஇசிஓ), ஜெனரல் ரேடியோ, மார்கோனி இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ், எச். டபிள்யூ. சல்லிவன் (இப்போது மெக்கரின் ஒரு பகுதி) மற்றும் வெய்ன் கெர் உள்ளிட்ட பல சிறப்பு உற்பத்தியாளர்களால் டிஆர்ஏ பாலங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கோட்பாடு ஒன்று இரண்டு மின்மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமான உள்ளமைவு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 2. (இரண்டு மின்மாற்றிகளும் சமிக்ஞை மூலத்தையும் பூஜ்ய கண்டறிதல் கருவியையும் அளவிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து தனிமைப்படுத்த அனுமதிக்கின்றன.) அறியப்படாத மற்றும் தரநிலை இரண்டும் T1 ஆல் இயக்கப்படுகின்றன, இது T2 இன் முதன்மைக்கு நீரோட்டங்களை வழங்குகிறது. T2 முதன்மை இரண்டு பகுதிகளின் முறுக்கு உணர்வு காரணமாக, இந்த நீரோட்டங்கள் ஆன்டிஃபேஸில் உள்ளன. அதே மதிப்பைக் கொண்டிருந்தால் மற்றும் T1 இல் அதே தட்டுதலில் இருந்து ஊட்டப்பட்டால், ஆன்டிஃபேஸ் நீரோட்டங்கள் சரியாக ரத்து செய்யப்படும் மற்றும் பூஜ்யம் கண்டறிதல் சமநிலையைக் காண்பிக்கும். சமமற்றதாக இருக்கும்போது, டி 1 இரண்டாம் நிலை மீது வேறு தட்டுடன் இணைப்பதன் மூலம் சமநிலையை அணுகலாம். பொருத்தமான குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சரியான சமநிலையை அடைய முடியும். படம். 2 நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஒற்றை கூறுகளாக. படம். 3 கடத்துத்திறன் மற்றும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மைக்கான தனித்தனி தரங்களைக் காட்டுகிறது, இது சிறிய மற்றும் முக்கிய நிபந்தனைகளை தீர்க்க அனுமதிக்கிறது. தரநிலைகள் டி 1 இரண்டாம் நிலையில் நிலையான குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட மாறுபட்ட கூறுகளாகக் காட்டப்படுகின்றன, ஆனால் மாறுபட்ட குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையான தரங்களுடன் பாலங்களை சமமாக உருவாக்க முடியும். அறியப்படாத கூறுகளும் டி 1 இரண்டாம் நிலை வழியாக ஒரு குழாய் பகுதி வழியாக இணைக்கப்படலாம். மேலும், இரண்டாம் நிலை T1 இன் இரு கரங்களிலும் உள்ள திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அதேபோல் T2 முதன்மை உள்ளவையும் சமமாக இருக்க வேண்டும். இந்த பல்வேறு விருப்பங்களின் கலவைகள் கட்டுமானத்தின் சிறந்த நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகின்றன, இது ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான தரநிலைகளைப் பயன்படுத்தும் போது பரந்த அளவிலான மதிப்புகளில் அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது-அடிப்படையில் எதிர்ப்பு அல்லது கடத்துத்திறன் மதிப்பின் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கைக்கு ஒன்று மற்றும் எதிர்வினை அல்லது எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மதிப்பின் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கைக்கு ஒன்று. படத்தில். 3, சமநிலையில் பாலம் தரநிலைகளை கையால் மாற்றுவதன் மூலம் சமநிலைப்படுத்தப்படலாம், ஆனால் மாறுதல் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ தானியங்கியாக இருக்கும் "தானியங்கி" பாலங்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. விரிவான உதாரணம் ஒரு உலகளாவிய TRA பாலத்தின் செயல்பாடு 1950 களில் இருந்து வந்த வெய்ன் கெர் B221 பாலம் என்ற உண்மையான உற்பத்தியின் அடிப்படையில் சிறப்பாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது வால்வு (வெற்றிடக் குழாய்) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியது. பின்வரும் விளக்கம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பாலம் இரண்டு மின்மாற்றிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது (படம். 4): டி 1 மின்னழுத்த மின்மாற்றி என்று விவரிக்கப்படுகிறது, மேலும் வழக்கமான வழியில் சமிக்ஞை மூலத்தால் இயக்கப்படுகிறது. T2, "தற்போதைய மின்மாற்றி", சுற்றுவட்டத்தின் இரண்டு கரங்களையும் ஒப்பிடுகிறது-அறியப்படாத மற்றும் பல்வேறு தரநிலைகளுக்கு-மற்றும் பூஜ்ய கண்டறிதலை இயக்குகிறது, இது சரிசெய்யக்கூடிய உணர்திறன் கொண்ட ஒரு கட்ட-உணர்திறன் கண்டறிதலின் வடிவத்தை எடுத்து, இரண்டு மாயக் கண்களுக்கு உணவளிக்கிறது. (கருவியின் பிற்கால பதிப்புகள், டிரான்சிஸ்டரைஸ் செய்யப்பட்ட சுற்றுகளுடன், நகரும் சுருள் மீட்டரை பூஜ்ய கண்டறிதலுக்கான காட்சியாகப் பயன்படுத்தின.) 1, 10, 100 மற்றும் 1000 திருப்பங்களில் உள்ள குழாய்கள் T1 இரண்டாம் நிலை மற்றும் T2 முதன்மை P2a இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. நான்கு வழி தேர்வாளர் சுவிட்சுகள் காட்டப்படுகின்றன, ஆனால் தட்டுதல் தேர்வுகள் உண்மையில் ஏழு அளவீட்டு வரம்புகளைக் கொடுக்க ஒற்றை சுவிட்சில் இணைக்கப்படுகின்றன. முழு துல்லியத்தில் முழு அளவிலான வரம்புகள் (± 0.1% என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது) குறைந்த உணர்திறன் வரம்பிற்கு 100 எம்ஓஎம், 11.1 பிஎஃப் மற்றும் 10 கேஹெச், மற்றும் மிகவும் உணர்திறன் வரம்பிற்கு 100 எம்ஓஎம், 11.1 மைக்ரோஎஃப் மற்றும் 10 எம்ஹெச் ஆகும். ஒவ்வொரு வரம்பையும் குறைந்த துல்லியத்தில் அதிக எதிர்ப்பு, அதிக தூண்டல் அல்லது குறைந்த கொள்ளளவு திசையில் நீட்டிக்க முடியும். T1 ஆல் பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் சுமார் 30 V r. m. s ஆகும். குறைந்த உணர்திறன் வரம்பில், மிகவும் உணர்திறன் கொண்ட இரண்டில் 30 எம். வி. முக்கிய மற்றும் சிறிய கூறுகளின் மிக முக்கியமான புள்ளிவிவரங்கள் எதிர்ப்புத் தரமான ரூ 1 மற்றும் கொள்ளளவு தரமான சிஎஸ் 1 ஐ டி 1 இன் இரண்டாம் கட்டத்தில் 0 முதல் 10 வரை உள்ள குழாய்களில் ஒன்றிற்கு மாற்றுவதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன. இரண்டாவது குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிவிவரங்கள் அதே வழியில் ரூ 2 மற்றும் சிஎஸ் 2 ஐ மாற்றுவதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன. மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிவிவரங்களைக் கொடுக்க தொடர்ச்சியான ("வெர்னியர்") சிறந்த சரிசெய்தல் ரூ3 மற்றும் சிஎஸ்3 ஆல் வழங்கப்படுகிறது. ரூ3 மற்றும் சிஎஸ்3 ஆகியவை டி1 இல் 10 ஐத் தட்டுவதற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் நடைமுறையில் இந்த இரண்டு தரநிலைகளும் அவற்றின் மதிப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு எந்த வசதியான தட்டுதலுடனும் இணைக்கப்படலாம். T2 இல் உள்ள முதன்மை P2b இரு துருவங்களின் 100-திருப்பும் குழாய்களை வழங்குகிறது. நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை குழாய்களுக்கு இடையில் கொள்ளளவு தரங்களை மாற்றுவது கொள்ளளவு அளவீடுகள் மற்றும் தூண்டல் அளவீடுகளுக்கு இடையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. இதேபோல் எதிர்ப்புத் தரத்தின் துருவமுனைப்பை மாற்றியமைக்க முடியும், இதனால் நான்கு பகுதிகளிலும் அளவீடுகள் செய்ய முடியும். மேலே விவரிக்கப்பட்ட முக்கிய சமநிலைக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர, கருவியின் முன் பேனலில் எதிர்ப்பு மற்றும் கொள்ளளவு ஆகிய இரண்டிற்கும் பூஜ்ஜிய மாற்றங்கள் உள்ளன. கம்பி-காயம் எதிர்ப்பு தரநிலைகளின் தூண்டல் கூறுகள் மின்தேக்கிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் ஈடுசெய்யப்படுகின்றன. இந்த மற்றும் பிற டிரிம்மிங் கூறுகள் அனைத்தும் படத்தில் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன. 4. இந்த பாலம் கடத்துத்திறன் மற்றும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையை இணையாக அளவிடுகிறது. உணர்திறன் வாசிப்பு கொள்ளளவு காட்டப்படுகிறது, மற்றும் தூண்டல் பயன்படுத்தி ஒரு பரஸ்பர கணக்கிடப்பட வேண்டும் எண்கணிதத்தை எளிமைப்படுத்த, பாலம் 1592 ஹெர்ட்ஸ் இல் இயங்குகிறது, இதனால் ω2 108 s−2 ஆகும். அளவீடுகளை தொடரில் எதிர்ப்பு மற்றும் கொள்ளளவு என மாற்றலாம். மிகவும் உணர்திறன் வரம்புகளில், ஈய எதிர்ப்பு மற்றும் தூண்டல் ஆகியவற்றைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள அளவீடுகள் சரிசெய்யப்பட வேண்டும். வெளிப்புற இணைப்பு இரண்டு, மூன்று அல்லது நான்கு முனைய அளவீடுகளை செய்ய அனுமதிக்கிறது. வழக்கமான கூறு அளவீடுகள் தவிர, அட்டென்யூட்டர் செயல்திறன், மின்மாற்றி திருப்பங்கள் விகிதம் மற்றும் மின்மாற்றி திரையிடலின் செயல்திறனை அளவிடவும் பாலம் பயன்படுத்தப்படலாம். நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, ஒரு கூறுகளின் இன்-சிட்டு (இன்-சர்க்யூட்) அளவீடு சாத்தியமாகும். கூடுதல் வெளிப்புற கூறுகளுடன், துருவமுனைப்பு மின்னழுத்தம் கொண்ட மின்தேக்கிகள் அல்லது நிற்கும் நேரடி மின்னோட்டத்துடன் கூடிய தூண்டிகளை அளவிட முடியும். ஒரு விருப்பமான குறைந்த-மின்மறுப்பு அடாப்டர் அளவீட்டு வரம்பை மேலும் நான்கு வரிசை அளவுகளால் கீழ்நோக்கி விரிவுபடுத்துகிறது, இது ± 1 சதவீத அடிப்படை துல்லியத்தில் 10 எம்ஓஎம், 5 எஃப் மற்றும் 1 மைக்ரோஎச் வரை முழு அளவிலான அளவீடுகளை வழங்குகிறது. வெளியிடப்படாத ஒரு புத்தகத்திற்கான வரைவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஹென்றி பி. ஹால், மின்மறுப்பு அளவீடுகளின் வரலாறு, மேலும் வாசிப்பதற்கான கெபாசிட்டன்ஸ் மீட்டர் எல். சி. ஆர் மீட்டர் குறிப்புகளைப் பார்க்கவும். மின் மீட்டர்கள் பாலம் சுற்றுகள் அளவீட்டு கருவிகள் ஆங்கில கண்டுபிடிப்புகள் மின்மறுப்பு அளவீடுகள் மின்னணு சோதனை உபகரணங்கள்