Liposome extruder
லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் என்பது செல் சவ்வுகள், எக்ஸோசோம்களைத் தயாரிக்கும் ஒரு சாதனமாகும், மேலும் நானோ அளவிலான லிபோசோம் சூத்திரங்களையும் உருவாக்குகிறது. லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் பெரிய துகள்களை வடிகட்டவும், மலட்டுத்தன்மையற்ற வடிகட்டலை அடையவும் பாதை-பொறிக்கப்பட்ட சவ்வைப் பயன்படுத்துகிறது. செயல்பாடு ஒரு லிபோசோம் பாஸ்போலிப்பிட் இரு அடுக்குகளால் ஆனது, லிபோசோம் ஒரு கோள வெசிக்கலாக உள்ளது. ஃபாஸ்போலிப்பிட் இரு அடுக்குகள் ஹைட்ரோபோபிக் மற்றும் ஹைட்ரோஃபிலிக் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை செல் சவ்வுகளின் முக்கிய பண்புகளாகும். ஃபாஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறுகளின் ஹைட்ரோபோபிக் முனைகள் பெரும்பாலும் ஒருவருக்கொருவர் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, ஹைட்ரோபோபிக் முனைகள் இயற்கையில் நீரிய கரைசலுக்கு வெளிப்படும்போது சிறியதாக இருக்கும் கோள லிபோசோம்களை உருவாக்குகின்றன. லிபோசோம்களின் தயாரிப்பு லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது. ஒரு லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் அதன் வெளியீட்டின் சீரான, குறுகிய அளவு விநியோகத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது மிகவும் துல்லியமான துகள்-அளவு கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளது. பூஞ்சை எதிர்ப்பு லிபோசோமல் ஆம்போடெரிசின் பி, அல்லது லிபோசோமல் சைட்டோடாக்ஸிக் ஆன்டிகான்சர் முகவர்கள் டாக்ஸோரூபிசின், பாக்லிடாக்செல், ஐரினோடெகன், அட்ரியாமைசின் மற்றும் சைட்டராபின் போன்ற சிக்கலான, நச்சு, உட்செலுத்தக்கூடிய தயாரிப்புகளில் லிபோசோம்கள் உள்ளன, அவை லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடரைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. லிபோசோம்களை வெளியேற்றும் தொழில்நுட்பம் லிபோசோமல் பாஸ்போலிப்பிட்களில் உள்ள கொழுப்பு இரு அடுக்குகளின் செயல்திறன் மற்றும் கட்டமைப்பு பண்புகளை நம்பியுள்ளது. செயல்பாட்டு வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் காரணமாக பாஸ்போலிப்பிட்களின் மாற்றம் வெப்பநிலை சற்று உயரும் போது குறிப்பிட்ட துளைகள் கொண்ட பாலிகார்பனேட் சவ்வுகள் வழியாக பெரியதாக இருக்கும் லிபோசோம்களின் வெசிகிள்களை ஒரு வெளிப்புற வெளியேற்றும் விசை தள்ளுகிறது. துகள் அளவில் பெரியதாக இருக்கும் பல பெட்டிகள் பிஆர் லிபோசோம்களின் மறு-பாலிமரைசேஷன் ஏற்படுகிறது, மேலும் சவ்வு துளைகள் சிதைவதால் சிறிய லிபோசோம்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பாலிகார்பனேட் சவ்வில் உள்ள துளைகளின் அளவைப் பொறுத்து, லிபோசோம்களின் வெளியேற்றம் ஒரு சீரான அளவில் நிகழ்கிறது. சவ்வின் மேற்பரப்பில் சீரான மற்றும் செங்குத்து நானோபோர் விநியோகத்தைக் கொண்ட பாலிகார்பனேட் சவ்வுகள் வெளியேற்றப்படுவதால், பெரிய வெசிகிள்கள் செல் சவ்வு வழியாக நானோபோர் அளவைக் கொண்டு பல முறை குறிப்பிடப்படும் போது இது நிகழ்கிறது. பயன்பாட்டு லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் ஒரே மாதிரியான அளவு விநியோகங்களின் லிபோசோம்களை உருவாக்குவதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கை-இயக்கப்படும் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்களின் வகைகள் இந்த வகை லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் முதன்மையாக ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது 0.25 மில்லி முதல் 2.5 மில்லி வரை சிறிய மாதிரி அளவுகளை செயலாக்க முடியும். கையால் இயக்கப்படும் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் மேலும் வெப்ப-ஜாக்கெட் விருப்பத்துடன் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை ஒரு பிளஞ்சரைத் தள்ளுவதன் மூலம் கைமுறையாக இயக்கப்படுகின்றன. சுற்றுப்புற வெப்பநிலையின் கீழ் உள்ள லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்களில் லிபோசோம் வெளியேற்றத்தின் போது வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த குளிரூட்டும் ஜாக்கெட் பொருத்தப்படலாம். ஜாக்கெட் கொண்ட லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் ஆய்வகங்களிலும் சோதனை அளவிலான ஆராய்ச்சி கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை 2 மில்லி முதல் 3 எல் வரை அளவைச் செயலாக்குகின்றன. மாதிரிகளின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த ஜாக்கெட் செய்யப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரூடர்களில் பீப்பாய்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த எக்ஸ்ட்ரூடரை இயக்க, சுருக்கப்பட்ட நைட்ரஜன் சிலிண்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆன்லைன் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் ஆன்லைன் லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர்கள் 2 மில்லி முதல் 20 எல் வரை அளவை செயலாக்குகின்றன. அவை உயர் அழுத்த மின்சார விசையியக்கக் குழாயால் இயக்கப்படுகின்றன, இது முன்னோடி அளவிலான லிபோசோம் உற்பத்தியில் பயன்படுத்த பொருத்தமானது. பல லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் அமைப்பு ஒரு பல லிபோசோம் எக்ஸ்ட்ரூடர் அமைப்பு அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை சென்சார்கள் மற்றும் லிபோசோம் உற்பத்தியை ஒழுங்குபடுத்த ஒரு கட்டுப்பாட்டு குழு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 1L மற்றும் 200L இடையே உள்ள திறன்களை செயலாக்குகிறது. கேலரி குறிப்புகள் சவ்வு உயிரியல் மருந்து விநியோக சாதனங்கள் டோஸ் பயன்பாட்டு மரபியல் உருவாக்குகிறது