Nicolson–Ross–Weir method
நிக்கோல்சன்-ரோஸ்-வியர் முறை என்பது நுண்ணலை அதிர்வெண்களுக்கான பொருள் மாதிரிகளின் சிக்கலான அனுமதிகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடிய தன்மைகளை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு அளவீட்டு நுட்பமாகும். இந்த முறை ஒரு அலை வழிகாட்டிக்குள் அறியப்பட்ட தடிமன் கொண்ட ஒரு பொருள் மாதிரியை செருகுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதாவது ஒரு கோஆக்சியல் கேபிள் அல்லது செவ்வக அலை வழிகாட்டி, அதன் பிறகு சிதறல் தரவு இதன் விளைவாக சிதறல் அளவுருக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. முறையே 1970 மற்றும் 1974 ஆம் ஆண்டுகளில் அணுகுமுறையை உருவாக்கிய ஏ. எம். நிக்கோல்சன் மற்றும் ஜி. எஃப். ரோஸ் மற்றும் டபிள்யூ. பி. வியர் ஆகியோரின் பெயரால் இந்த முறை பெயரிடப்பட்டுள்ளது. நுண்ணலை பொறியியலில் பொருள் குணாதிசயத்திற்கான மிகவும் பொதுவான நடைமுறைகளில் இந்த நுட்பம் ஒன்றாகும். முறை ஒரு அலை வழிகாட்டியில் உட்பொதிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் மாதிரியின் சிதறல் அளவுருக்களைப் பயன்படுத்துகிறது, அதாவது, அனுமதி மற்றும் ஊடுருவக்கூடிய தரவைக் கணக்கிட. மற்றும் முறையே ஒவ்வொரு மாதிரி முனையிலும் குறிப்பிடப்படும் மாதிரியின் ஒட்டுமொத்த பிரதிபலிப்பு மற்றும் பரிமாற்ற குணகத்துடன் ஒத்திருக்கிறதுஃ இந்த அளவுருக்கள் மாதிரியின் உள்ளே உள்ள பல உள் பிரதிபலிப்புகளுக்கு காரணமாகின்றன, இது தடிமன் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. மொத்த மாதிரியின் பிரதிபலிப்பு குணகம்ஃ இங்கு பிரதிபலிப்பு குணகத்திற்கான வேரின் அடையாளம் அதன் செயலற்ற தன்மையை உறுதிப்படுத்த சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது (). இதேபோல், மொத்த மாதிரியின் பரிமாற்றக் குணகத்தை பின்வருமாறு எழுதலாம்ஃ எனவே, பொருளின் பயனுள்ள ஊடுருவல் () மற்றும் அனுமதி () ஐ இவ்வாறு எழுதலாம்ஃ இலவச-இடைவெளி அலைநீளம் எங்கே மற்றும் எங்கே. இது நிரப்பப்படாத பரிமாற்றக் கோட்டின் வழிகாட்டப்பட்ட முறை அலைநீளம் ஆகும். நிரப்பப்படாத பரிமாற்றக் கோட்டின் வெட்டு அலைநீளம் சிக்கலான மடக்கை கிளைகள் காரணமாக எண்ணற்ற தீர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான அமைப்பு உறவு. குழு தாமதத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அதன் முடிவு குறித்த தெளிவின்மையை தீர்க்க முடியும். வரம்புகள் மற்றும் நீட்டிப்புகள் குறைந்த பொருள் இழப்பு ஏற்பட்டால், நிகல்ஸன்-ரோஸ்-வியர் முறை அதிர்வு நிகழ்வு காரணமாக ஒரு அரை அலைநீளத்தின் முழு எண் மடங்குகளில் மாதிரி தடிமன்களுக்கு நிலையற்றதாக இருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த விளைவைத் தணிக்க பொறியியல் இலக்கியத்தில் நிலையான வழிமுறையின் மேம்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மாதிரி பொருட்களுடன் ஒரு அலை வழிகாட்டியை முழுமையாக நிரப்புவது ஒரு குறிப்பிட்ட சவாலை ஏற்படுத்தலாம்ஃ அலை வழிகாட்டி பகுதியை நிரப்பும்போது இடைவெளிகள் இருப்பது உயர்-வரிசை முறைகளை தூண்டும், இது சிதறல் அளவுரு முடிவுகளில் பிழைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், ஓரளவு நிரப்பப்பட்ட அலை வழிகாட்டிகள் அல்லது உகப்பாக்கம் முறைகளின் கடுமையான மாதிரி பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் மிகவும் மேம்பட்ட முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஒற்றை-துறைமுக அளவீடுகளுக்கான முறையின் மாற்றமும் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒரே மாதிரியான பொருட்களுக்கு கூடுதலாக, ஐசோட்ரோபிக் மற்றும் பையானிசோட்ரோபிக் மெட்டாமெட்டீரியல்களின் அமைப்பு அளவுருக்களைப் பெறுவதற்கான முறையின் விரிவாக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. ஃபோரியர்-டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மைக்ரோவேவ் ரேடியோமீட்டர் பிரதிபலிப்பு நில அதிர்வு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி டைம்-டொமைன் பிரதிபலிப்பு மீட்டர் வெக்டர் நெட்வொர்க் பகுப்பாய்வு குறிப்புகள் மேலும் படிக்க மைக்ரோவேவ் தொழில்நுட்பம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பொருளில் மின்சார மற்றும் காந்தப்புலங்கள்