Y-factor
ஒய்-காரணி முறை என்பது பெருக்கியின் ஆதாயம் மற்றும் சத்தம் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பமாகும். இது இரண்டு வெவ்வேறு, அறியப்பட்ட வெப்பநிலைகளில் ஒரு மின்தடையின் ஜான்சன்-நிக்விஸ்ட் சத்தத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பெருக்கி உள்ளீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட 50-ஓம் மின்தடையத்துடன் 50-ஓம் மின்மறுப்பைக் கொண்ட மைக்ரோவேவ் பெருக்கியைக் கவனியுங்கள். மின்தடை ஒரு இயற்பியல் வெப்பநிலை TR இல் இருந்தால், பெருக்கி உள்ளீட்டுடன் இணைந்த ஜான்சன்-நிக்விஸ்ட் சத்தம் சக்தி PJ = kBTRB ஆகும், அங்கு kB என்பது போல்ட்ஸ்மேனின் மாறிலி மற்றும் B என்பது அலைவரிசை. பெருக்கியின் வெளியீட்டில் சத்தம் சக்தி (அதாவது. பெருக்கி வெளியீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மின்மறுப்பு-பொருந்திய சுமையுடன் இணைந்த சத்தம் சக்தி) Pout = GkB (TR + டாம்ப்) B ஆகும், இதில் G என்பது பெருக்கி சக்தி ஆதாயம், மற்றும் டாம்ப் என்பது பெருக்கி சத்தம் வெப்பநிலை. Y-காரணி நுட்பத்தில், TR இன் இரண்டு வெவ்வேறு, அறியப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு பவுட் அளவிடப்படுகிறது. பவுட் பின்னர் kB மற்றும் அளவீட்டு அலைவரிசை B ஆல் வகுப்பதன் மூலம் ஒரு பயனுள்ள வெப்பநிலை Tout ஆக (கெல்வின் அலகுகளில்) மாற்றப்படுகிறது. டவுட்டின் இரண்டு மதிப்புகளும் பின்னர் TR இன் செயல்பாடாக (கெல்வின் அலகுகளிலும்) திட்டமிடப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு கோடு இந்த புள்ளிகளுக்கு பொருந்துகிறது (படத்தைப் பார்க்கவும்). இந்த கோட்டின் சாய்வு பெருக்கி சக்தி ஆதாயத்திற்கு சமம். கோட்டின் x இடைமறிப்பு பெருக்கி சத்தம் வெப்பநிலையின் எதிர்மறைக்கு சமம்-கெல்வின்களில் டாம்ப். பெருக்கி சத்தம் வெப்பநிலையை y இடைமறிப்பிலிருந்து தீர்மானிக்க முடியும், இது டாம்ப் ஆதாயத்தால் பெருக்கப்படுவதற்கு சமம். குறிப்புகள் மைக்ரோவேவ் தொழில்நுட்பம் ரேடியோ தொழில்நுட்பம் மின் பொறியியல் மின்னணு பொறியியல்