Anti-scatter grid
மருத்துவ இமேஜிங்கில், சிதறல் எதிர்ப்பு கட்டம் (பக்கி-பாட்டர் கட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது டிடெக்டரை அடையும் சிதறிய கதிர்வீச்சின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சாதனமாகும், இதன் மூலம் நோயறிதல் மருத்துவ எக்ஸ்ரே படங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. கட்டம் எக்ஸ்-ரே மூலத்திலிருந்து நோயாளியின் எதிர் பக்கத்திலும், நோயாளிக்கும் எக்ஸ்-ரே டிடெக்டர் அல்லது படத்திற்கும் இடையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சிதறிய எக்ஸ்-கதிர்களின் அளவைக் குறைப்பது படத்தின் மாறுபட்ட தெளிவுத்திறனை அதிகரிக்கிறது, இதன் விளைவாக மென்மையான திசுக்களின் தெரிவுநிலையை அதிகரிக்கிறது. இந்த சாதனம் முதன்முதலில் ஜெர்மன் கதிரியக்க நிபுணர் குஸ்டாவ் பீட்டர் பக்கி என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அவர் 1913 ஆம் ஆண்டில் சிதறிய எக்ஸ்-கதிர்கள் டிடெக்டரை அடைவதற்கு முன்பு அவற்றை 'நிராகரிக்க' ஒரு கட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதைக் காட்டினார். இது பின்னர் அமெரிக்க கதிரியக்க நிபுணர் ஹோலிஸ் ஈ. பாட்டர் என்பவரால் நகரும் கட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்டது. பக்கி-பாட்டர் கட்டம் சிறிய கண்ணாடி புகைப்படத் தகடுகளிலிருந்து பல்வேறு அளவுகளில் படத்திற்கு மாறுவதற்கு உதவியது. அறுவைசிகிச்சை சிதறிய எக்ஸ்-கதிர்கள் நோயாளியின் வழியாக நேரடியாகச் செல்லும் கதிர்களுக்கு இணையாக பயணிக்காது. சிதறலின் அளவு பல காரணிகளைப் பொறுத்ததுஃ எக்ஸ்ரே பீம் பகுதி, எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் ஆற்றல்கள் (குழாய் மின்னழுத்த அமைப்பால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது), திசுவின் தடிமன் மற்றும் திசுவின் கலவை. சிதறிய எக்ஸ்-கதிர்கள் டிடெக்டரை அடைவதற்கு முன்பு 'நிராகரிப்பதன்' மூலம், பக்கி-பாட்டர் கட்டம் பதிவு செய்யப்பட்ட மாறுபாட்டை மேம்படுத்துகிறது. கட்டம் ஈயம் மற்றும் பிளாஸ்டிக், கார்பன் ஃபைபர், அலுமினியம், காகிதம் போன்ற கதிரியக்க பொருளின் தொடர்ச்சியான இணையான கீற்றுகளால் கட்டப்பட்டுள்ளது. வெளிப்பாட்டின் போது நோயாளிக்கும் கண்டுபிடிப்பாளருக்கும் இடையில் கட்டம் வைக்கப்படுகிறது. எக்ஸ்ரே மூலத்திலிருந்து நோயாளியின் வழியாக நேராக பயணித்த கதிர்வீச்சு கட்டத்தின் கதிரியக்க மருந்துகள் வழியாக நேரடியாக நகர்ந்து டிடெக்டரைத் தாக்குகிறது. நோயாளியின் வழியாக பயணிக்கும் போது சிதறடிக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு ஒரு கோணத்தில் முன்னணி கீற்றுகளைத் தாக்குகிறது, மேலும் இது குறைக்கப்படுகிறது அல்லது மேலும் சிதறடிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நோயாளியின் வழியாக நேரடியாக பயணித்த கதிர்வீச்சு மட்டுமே டிடெக்டரில் படம்பிடிக்கப்படுகிறது, இது மாறுபாட்டை அதிகரிக்கிறது. சிதறல் எதிர்ப்பு கட்டத்தின் செயல்திறனை பாதிக்கும் ஒரே மிக முக்கியமான அளவுரு கட்ட விகிதம் ஆகும். மின்தொகுப்பு விகிதம் என்பது மின்தொகுப்பில் உள்ள இடைவெளிகளின் அகலம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதமாகும் (மின்தொகுப்பு கம்பிகள் அல்ல). கிரிட் விகிதங்கள் 8:1,10:1 மற்றும் 12:1 ஆகும். மேமோகிராஃபிக்கு 5:1 கிரிட் மிகவும் பொதுவானது. கட்டம் அடிப்படையில் ஒரு பரிமாண கொலிமேட்டர் மற்றும் கட்ட விகிதத்தை அதிகரிப்பது கொலிமேஷனின் அளவை அதிகரிக்கிறது. அதிக கட்ட விகிதங்கள் சிறந்த சிதறல் சுத்திகரிப்பை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை நோயாளிக்கு அதிக கதிர்வீச்சு அளவுகளையும் விளைவிக்கின்றன. கூடுதலாக, அதிக விகிதங்கள் சாத்தியமானவை என்றாலும், அவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது அதிக கதிர்வீச்சு தீவிரம் அதிகரிக்க வேண்டும், மேலும் துல்லியமான நிலைப்படுத்தல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் அவை உற்பத்தி செய்ய மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. குறைபாடுகள் கட்டங்கள் குறிப்பாக அதிக அளவு சிதறல் உருவாக்கப்படும் பரிசோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது, அதிக அளவு திசு கதிர்வீச்சு செய்யப்படுவதும், குறைந்த ஆற்றல் தேவைப்படுவதும் அதாவது. மின்னழுத்தம். சிதறல் இல்லையெனில் மாறுபாடு மற்றும் தெளிவுத்திறனைக் குறைப்பதன் மூலம் படத்தை சிதைக்கும். இருப்பினும், ஒரு கட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு நோயாளிக்கு அதிக கதிர்வீச்சு வெளிப்பாடு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் முதன்மை கற்றை ஒரு நல்ல ஒப்பந்தம் ஈய அடுக்குகளால் குறைக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த காரணத்திற்காக கட்டங்கள் அனைத்து பரிசோதனைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, குறிப்பாக குழந்தை மருத்துவ நடைமுறையில். ஒரு நிலையான கதிரியக்க கட்டத்தின் ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், அது படத்தில் கட்டக் கோடுகளை உருவாக்குகிறது. ஹோலிஸ் பாட்டர் (1880-1964) 1920 ஆம் ஆண்டில் வெளிப்பாட்டின் போது கிரிட் கோடுகளுக்கு சரியான கோணங்களில் கிரிட்டை நகர்த்துவதன் மூலம் இந்த கிரிட் கோடுகளை அகற்ற முடியும் என்பதைக் காட்டினார். இயக்கத்தின் வரம்பும் வேகமும் போதுமானதாக இருந்தால், கட்டக் கோடுகள் மங்கலாக இருக்கும். இயக்கம் ஊசலாடும், அதிர்வுறும் அல்லது பரஸ்பரமாக இருக்கலாம் மற்றும் தொடர்ச்சியானதாகவும் மென்மையாகவும் இருக்க வேண்டும். இயக்கமும் வெளிப்பாட்டிற்கு முன் தொடங்கி வெளிப்பாட்டிற்குப் பிறகு தொடரும். குறிப்புகள் கதிரியக்க எக்ஸ்-ரே கருவி