Audio analyzer
ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர் என்பது மின்னணு மற்றும் மின்-ஒலியியல் சாதனங்களின் ஆடியோ செயல்திறனை புறநிலையாக அளவிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சோதனை மற்றும் அளவீட்டு கருவியாகும். ஆடியோ தர அளவீடுகள் நிலை, ஆதாயம், சத்தம், ஹார்மோனிக் மற்றும் இன்டர்மோடுலேஷன் விலகல், அதிர்வெண் பதில், சமிக்ஞைகளின் தொடர்புடைய கட்டம், இன்டர்சேனல் கிராஸ்ஸ்டாக் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய பல்வேறு அளவுருக்களை உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, பல உற்பத்தியாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சோதனைகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்கள் தேவைப்படும் ஆடியோ சாதனங்களின் நடத்தை மற்றும் இணைப்புக்கான தேவைகள் உள்ளன. ஆடியோ பகுப்பாய்விற்கு சோதனையின் கீழ் உள்ள சாதனம் அறியப்பட்ட பண்புகளின் தூண்டுதல் சமிக்ஞையைப் பெற வேண்டும், இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட அளவீடுகளில் வெளிப்படுத்தப்படும் வேறுபாடுகளைத் தீர்மானிக்க வெளியீட்டு சமிக்ஞையை (பதில்) பகுப்பாய்வாளரால் ஒப்பிடலாம். இந்த சமிக்ஞை பகுப்பாய்வாளரால் உருவாக்கப்படலாம் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்படலாம் அல்லது விரும்பிய அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய பண்புகள் வரையறுக்கப்படும் வரை மற்றொரு மூலத்திலிருந்து (எ. கா., ஒரு பதிவு) வரலாம். சோதனை மற்றும் அளவீட்டு கருவிகளாக, ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் சோதனையின் கீழ் உள்ள வழக்கமான சாதனங்களுக்கு (டி. யு. டி) அப்பால் செயல்திறனை வழங்க வேண்டும். உயர்தர ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுவதற்கு குறைந்த அளவிலான சத்தம், விலகல் மற்றும் குறுக்கீடு ஆகியவற்றைக் காட்ட வேண்டும், மேலும் பொறியாளர்கள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்களால் நம்பப்படுவதற்கு தொடர்ச்சியாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிக ரீதியான சிடி பிளேயர் 1 கிலோஹெர்ட்ஸ் வேகத்தில் தோராயமாக-98 டிபி மொத்த ஹார்மோனிக் விலகல் மற்றும் சத்தம் (டிஹெச்டி + என்) விகிதத்தை அடைய முடியும், ஒரு உயர்தர ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர் டிஹெச்டி + என் ஐ-121 டிபி வரை குறைவாகக் காட்டலாம் (இது ஆடியோ துல்லியமான ஏபிஎக்ஸ்555 இன் குறிப்பிட்ட வழக்கமான செயல்திறன்). ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் தயாரிப்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி ஆகிய இரண்டிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு வடிவமைப்பு பொறியாளர் தயாரிப்பு செயல்திறனைப் புரிந்துகொண்டு சுத்திகரிக்கும் போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் ஒரு உற்பத்தி பொறியாளர் அலகுகள் விவரக்குறிப்புகளை பூர்த்தி செய்கின்றன என்பதை விரைவாக உறுதிப்படுத்த சோதனைகளைச் செய்ய விரும்புவார். பெரும்பாலும் ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளில் ஒன்றுக்கு உகந்ததாக இருக்கும். தற்போதைய பிரபலமான ஆடியோ பகுப்பாய்வு மாதிரிகள் பின்வருமாறுஃ APx585 மற்றும் APx555 (ஆடியோ துல்லியத்திலிருந்து), dScope M1 மற்றும் தொடர் III (ஸ்பெக்ட்ரல் அளவீட்டிலிருந்து, முன்பு ப்ரிஸம் சவுண்ட்), U8903A (ஏஜிலெண்டிலிருந்து) மற்றும் UPP மற்றும் UPV பகுப்பாய்வாளர்கள் (ரோஹ்டே & ஸ்வார்ஸிடமிருந்து). ஆடியோ சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆரம்பகால நம்பகமான ஆதாரங்களில் ஒன்று 1939 இல் ஹெவ்லெட்-பேக்கார்ட் தயாரித்த முதல் தயாரிப்பு, HP200A ஆடியோ ஆஸிலேட்டர் ஆகும். HP200A இன் புத்திசாலித்தனமான மற்றும் மலிவான வடிவமைப்பு சோதனையாளர்களுக்கு மிக உயர்ந்த தரமான, குறைந்த விலகல் சைன் அலைகளை உருவாக்க அனுமதித்தது, அவை சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். இதைத் தொடர்ந்து 1941 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம் HP320A மற்றும் HP320B டிஸ்டார்ஷன் அனலைசர்களை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த ஆரம்பகால பகுப்பாய்வாளர்கள் மொத்த ஹார்மோனிக் விலகல் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்றை மட்டுமே தீர்மானிக்க முடிந்தது, மேலும் DUT இன் வெளியீட்டில் இருந்து தூண்டுதல் சமிக்ஞையின் அடிப்படை அதிர்வெண்ணை அகற்ற செங்குத்தான நாட்ச் வடிப்பானைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வேலை செய்தனர். மீதமுள்ள சமிக்ஞை ஒரு ஏசி மின்னழுத்தமாக அளவிடப்பட்டது, இதனால் மொத்த சத்தம் மற்றும் சிதைவின் கையால் கணக்கிடுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 0.1 சதவீதம் வரை அனுமதிக்கப்பட்டது. எச். பி., வாண்டெல் & கோல்டர்மேன், ராட்ஃபோர்ட், மார்கோனி, சவுண்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் ஆம்பர் ஆகியவற்றிலிருந்து அடுத்தடுத்த தயாரிப்புகள் 1950 முதல் 1970 வரை அளவீட்டு திறன்களை தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்தின, ஆனால் பயன்பாட்டின் மாதிரி ஒப்பீட்டளவில் நிலையாக இருந்தது; சிக்னல் ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வாளர்கள் தனித்தனி உபகரணங்களாக இருந்தன, மேலும் உயர் தொழில்நுட்ப திறன்களைக் கொண்ட ஒரு நபரால் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக சரிசெய்வது சோதனையில் அடங்கும். இது 1980 ஆம் ஆண்டில் டெக்ட்ரோனிக்ஸ் ஏஏ 501 டிஸ்டார்ஷன் அனலைசர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் மாறியது, இது நிலைகளை அமைத்தல், அதிர்வெண் ட்யூனிங் மற்றும் நுலிங் ஆகியவற்றின் செயல்முறைகளை தானியங்குபடுத்தியது. அதே நேரத்தில் ஹெவ்லெட்-பேக்கார்ட் பிரபலமான HP8903B ஐ அறிமுகப்படுத்தியது, இது ஒரு உயர் தர சமிக்ஞை ஜெனரேட்டரையும் பகுப்பாய்வியையும் ஒரே யூனிட்டில் இணைத்தது. எண்பதுகளின் நடுப்பகுதியில், டெக்ட்ரோனிக்ஸ் ஆடியோ சோதனை உபகரணங்களின் உற்பத்தியை நிறுத்தியது, மேலும் 1984 ஆம் ஆண்டில் AA501 ஐ உருவாக்கிய குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆடியோ துல்லியத்தைத் தொடங்கினர். முதல் ஆடியோ துல்லிய தயாரிப்பு சிஸ்டம் ஒன் ஆகும், இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஜெனரேட்டர் மற்றும் பகுப்பாய்வை இணைக்கப்பட்ட கணினியுடன் இணைத்து சோதனை நடைமுறைகளை முழுமையாக தானியக்கமாக்குகிறது மற்றும் அந்த நேரத்தில் மற்ற தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட எளிய நுண்செயலிகளை விட மிக உயர்ந்த அளவிலான கணக்கீட்டு சக்தியை வழங்குகிறது. ஒரு கணினியின் புதுமையான பயன்பாடு உயர் மட்ட தனிப்பயன் தானியங்கிக்கு அனுமதித்தது மற்றும் முடிவுகளின் முற்றிலும் மாறுபட்ட காட்சி விளக்கக்காட்சியை செயல்படுத்தியது. ஆடியோ பகுப்பாய்விகளுடன் பிசி தொழில்நுட்பத்தின் கலவையானது ப்ரிஸம் சவுண்ட் (டிஸ்கோப்), ரோஹ்டே மற்றும் ஸ்வார்ஸ் (யுபிஎல்) மற்றும் ஸ்டான்போர்ட் ரிசர்ச் (எஸ்ஆர் 1) உள்ளிட்ட மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. கிடைக்கக்கூடிய பிசிக்களின் சக்தி அதிகரித்ததால், அளவீடுகள் ஆடியோ பகுப்பாய்விகளால் உள்நாட்டில் நிகழ்த்தப்படுவதிலிருந்து இணைக்கப்பட்ட பிசிக்களில் இயங்கும் பயன்பாடுகளுக்கு எஃப்எஃப்டி (ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்) கணக்கீடுகளைச் செய்கின்றன, இது பல முடிவுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தெளிவுத்திறனை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது. அனலாக் தவிர, ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் இன்று பல்வேறு வகையான டிஜிட்டல் ஐ/ஓ மூலம் ஆடியோ சமிக்ஞைகளை உருவாக்கி அளவிடும் திறன் கொண்டவை. எடுத்துக்காட்டாக, ரோஹ்டே மற்றும் ஸ்வார்ஸ் யு. பி. பி. ஏ. இ. எஸ்/ஈ. பி. யூ, எஸ்/பி. டி. ஐ. எஃப், ஐ 2 எஸ் மற்றும் எச். டி. எம். ஐ விருப்பங்களை வழங்குகிறது; ஆடியோ பிரீசிஷன் ஏ. பி. எக்ஸ் 500 தொடர் பகுப்பாய்வாளர்கள் ஏ. இ. எஸ்/ஈ. பி. யூ, எஸ்/பி. டி. ஐ. எஃப், ஐ 2 எஸ், எச். டி. எம். ஐ, பி. டி. எம் (பல்ஸ் டென்சிட்டி மாடுலேஷன்) மற்றும் புளூடூத் ரேடியோவை ஆதரிக்கின்றன, மேலும் அவை முழுமையாக டி. எஸ். பி அடிப்படையிலானவை. பிளாக் வரைபடம் மற்றும் செயல்பாடு ஒரு நவீன ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளதுஃ டியூடிக்கு அனலாக் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகிய இரண்டையும் வழங்கும் ஆடியோ ஜெனரேட்டர். அனலாக் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகிய இரண்டிலும் DUT இலிருந்து பதிலைப் பெறும் ஆடியோ உள்ளீட்டு நிலைகள் மற்றும் பகுப்பாய்விற்காக பொருத்தமான சமிக்ஞைகளாக (அனலாக் அல்லது டிஜிட்டல்) மாற்றும் ஒரு சமிக்ஞை பகுப்பாய்வாளர், இது பதிலை வடிகட்டுகிறது மற்றும் அளவீடுகளின் முடிவுகளைக் கணக்கிடுகிறது, பொதுவாக நவீன தீர்வுகளில் இணைக்கப்பட்ட அல்லது உட்பொதிக்கப்பட்ட பிசி பயனருக்கு வெளியீட்டின் ஒரு வடிவம் (காட்சி, அறிக்கை போன்றவை) ஒரு மூடிய-சுழல் சோதனையில், பகுப்பாய்வு இயந்திரம் ஆடியோ ஜெனரேட்டரைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் DUT இன் வெளியீட்டை அளவிடுகிறது, கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடிஃ சமிக்ஞை பகுப்பாய்வாளர் ஆடியோ ஜெனரேட்டர் மற்றும் ஆடியோ உள்ளீட்டு நிலைகள் இரண்டிற்கும் கட்டுப்பாட்டை வழங்க முடியும், இது சோதனை நிலைமைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. இது ஒரு DUT இன் தூண்டுதல் மற்றும் பதிலுக்கு இடையிலான துல்லியமான நேர உறவுகளை தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது. ஒரு திறந்த-சுழல் சோதனையில், சமிக்ஞை பகுப்பாய்வாளர் DUT ஐ இயக்கும் ஆடியோ மூலத்தின் மீது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை, எனவே பயனர் பொருத்தமான பண்புகளின் சமிக்ஞையை வழங்குவதை உறுதி செய்ய கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிடி அல்லது எம்பி3 பிளேயர் போன்ற நேரடி சமிக்ஞை உள்ளீடு இல்லாத டியூடிக்களை அளவிட திறந்த வளைய சோதனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒலிபெருக்கிகள் மற்றும் மைக்ரோஃபோன்கள் போன்ற எலக்ட்ரோ-ஒலி சாதனங்கள் பகுப்பாய்விற்கு சிறப்பு சிக்கல்களை முன்வைக்கின்றன, ஏனெனில் அவை காற்று வழியாக சமிக்ஞைகளைப் பெற வேண்டும் அல்லது அனுப்ப வேண்டும். இந்த சந்தர்ப்பங்களில், மேலே காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரியில் உள்ள DUT முழுமையான மின்-இயந்திர அமைப்புடன் மாற்றப்பட வேண்டும், எ. கா., ஒலிபெருக்கி, ஒலிபெருக்கி, அளவீட்டு மைக்ரோஃபோன் மற்றும் மைக்ரோஃபோன் முன் பெருக்கி ஆகியவற்றை இயக்க ஒரு சக்தி பெருக்கி. இந்த அமைப்பில் உள்ள மற்ற சாதனங்கள் முழுமையாக வகைப்படுத்தப்படும்போது மட்டுமே சோதனையின் கீழ் உள்ள உண்மையான சாதனத்தை அளவிட முடியும், இதனால் இந்த சாதனங்களின் பங்களிப்புகள் பதிலில் இருந்து கழிக்கப்படலாம். பல நவீன ஆடியோ பகுப்பாய்விகள் இந்த செயல்முறையை தானியக்கமாக்கும் அளவீட்டு வரிசைகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களின் கவனம் அரை-அன்கோயிக் அளவீடுகளில் உள்ளது. இந்த நுட்பங்கள் ஒலிபெருக்கிகளை ஒரு அனெகோயிக் அறை தேவையில்லாமல், ஒரு இலட்சியமற்ற (சத்தம்) சூழலில் வகைப்படுத்த அனுமதிக்கின்றன, இது அதிக அளவு உற்பத்தி வரிசை உற்பத்தியில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. பெரும்பாலான அரை-அன்கோயிக் அளவீடுகள் ஒரு சைன் அலையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உந்துவிசை பதிலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, அதன் அதிர்வெண் ஒரு மடக்கை அளவில் துடைக்கப்படுகிறது, எந்த ஒலி பிரதிபலிப்புகளையும் அகற்ற ஒரு சாளர செயல்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. லாக் ஸ்விப்ட் சைன் முறை சமிக்ஞை-க்கு-சத்தம் விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் நிக்விஸ்ட் அதிர்வெண் வரை தனிப்பட்ட விலகல் ஹார்மோனிக்ஸை அளவிட அனுமதிக்கிறது, இது எம். எல். எஸ் (அதிகபட்ச நீளம் வரிசை) போன்ற பழைய பகுப்பாய்வு நுட்பங்களுடன் முன்பு சாத்தியமற்றது. ஆடியோ ஜெனரேட்டர் சோதனை மற்றும் அளவீட்டில் பயன்படுத்த பொருத்தமான ஒரு ஆடியோ ஜெனரேட்டர் அனலாக் மற்றும் டிஜிட்டல் தூண்டுதல் இரண்டிற்கும் பொருந்தக்கூடிய பல அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்ஃ வெவ்வேறு அலைவடிவ வகைகளை உருவாக்கும் திறன் சைன் ஸ்கொயர் மல்டிடோன் (ஒரே நேரத்தில் சைன் அலைகளின் ஒரு குழு) ஸ்வீப் (ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணிலிருந்து இன்னொருவருக்கு தொடர்ந்து நகரும்) நிலையான இடை-பண்பேற்ற அலைவடிவங்கள் (எஸ். எம். பி. டி. இ, டி. ஐ. என், டி. எஃப். டி மற்றும் டி. ஐ. எம்) தன்னிச்சையான அலைவடிவங்கள் மிகவும் குறைந்த எஞ்சிய விலகல் மற்றும் சத்தத்தின் போதுமான வீச்சு அதிர்வெண்ணின் போதுமான வரம்பு அதிர்வெண்ணின் மிக உயர்ந்த துல்லியம் அதிர்வெண்ணின் மிக உயர்ந்த துல்லியம் சரிசெய்யக்கூடிய மற்றும் துல்லியமான மூல மின்மறுப்பு சமநிலையான/சமநிலையற்ற வெளியீட்டு விருப்பங்கள் (அனலாக்) ஏசி மற்றும் டிசி இணைப்பு சோதனை நிலைமைகளை DUT இன் பண்புகளுடன் சீரமைக்கும்போது இது முக்கியமானது. ஒருங்கிணைந்த ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, ஆடியோ ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் தனித்தனி கருவிகளாக இருந்தன. இந்தக் கட்டுரையில், சிக்னல் அனலைசர் என்பது உண்மையான அளவீடுகளைச் செயல்படுத்தும் நவீன ஆடியோ அனலைசரின் உறுப்பைக் குறிக்கிறது. அனலாக் சுற்றுகள், டிஜிட்டல் சிக்னல் செயலாக்கம் (டிஎஸ்பி) அல்லது எஃப்எஃப்டியில் உணரப்பட்டாலும், பகுப்பாய்வு இயந்திரம் உயர் துல்லியமான செயல்பாடுகளை வழங்க வேண்டும்ஃ ஏசி/டிசி வோல்ட்மீட்டர் (உச்ச மற்றும் ஆர்எம்எஸ்) உயர் பாஸ், குறைந்த பாஸ் மற்றும் எடை வடிப்பான்கள் பேண்ட் பாஸ் மற்றும் நாட்ச் வடிப்பான்கள் அதிர்வெண் கவுண்டர் பெரும்பாலான நவீன கருவிகள் டிஜிட்டல் அடிப்படையிலானவை என்பதால், சிக்னல் பகுப்பாய்வு அடிக்கடி எஃப்எஃப்டி அடிப்படையிலான கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, இதனால் பல முடிவுகளை ஒரே சோதனை பாஸில் கணக்கிட அனுமதிக்கிறது. இந்த அளவீடுகளின் முடிவுகள் குறிப்பிட்ட அளவீட்டைப் பொறுத்து வோல்ட், டிபி, டிபியு, எஸ். பி. எல், ஓம், உறவினர் சதவீதம் போன்ற பல்வேறு நிலையான அலகுகள் மற்றும் வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வாளரால் படிக்கக்கூடிய தரவுகளாக செயலாக்கப்படுகின்றன. பல முதன்மை முடிவுகளை ஒரு கணக்கிடப்பட்ட முடிவுடன் இணைப்பதன் மூலம் பெறப்பட்ட முடிவுகள் அடையப்படுகின்றன. அளவீடுகள் மற்றும் முடிவுகள் ஆடியோ பகுப்பாய்வாளர்கள் பல வகையான அளவுருக்களை அளவிடும் திறன் கொண்டவை. அடிப்படை அளவீடுகள் பின்வருமாறுஃ நிலை மற்றும் ஆதாயம்ஃ நிலை ஒரு சமிக்ஞையின் அளவை விவரிக்கிறது, மேலும் இது முழுமையான அல்லது உறவினர் சொற்களில் வெளிப்படுத்தப்படலாம். பொதுவான முழுமையான அலகுகள் வோல்ட், வாட், டிபிவி மற்றும் டிபியு ஆக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் ஒப்பீட்டு அளவீடுகள் பொதுவாக டிபி இல் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. நிலை ஒரு உச்ச அளவீடு அல்லது ஒரு ஆர்எம்எஸ் அளவீடு என்றும் நிபந்தனை செய்யப்படலாம். ஆதாயம் என்பது ஒரு DUT இன் வெளியீட்டில் சமிக்ஞை மட்டத்தின் விகிதமாகும், இது உள்ளீட்டில் சமிக்ஞை மட்டத்தால் வகுக்கப்படுகிறது, இது பொதுவாக dB இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அதிர்வெண் பதில்ஃ ஒரு DUT இன் வெளியீட்டு அளவை அதிர்வெண்ணின் செயல்பாடாக அளவிடுகிறது. நிலை மேலே உள்ள அதே அலகுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, பொதுவாக dBV மற்றும் dBu. மொத்த ஹார்மோனிக் விலகல் மற்றும் சத்தம் (டி. எச். டி + என்): ஹார்மோனிக் விலகல் தயாரிப்புகள் தூண்டுதல் அதிர்வெண்களின் மடங்குகளாகும், அதே நேரத்தில் சத்தம் என்பது உள்ளீட்டு சமிக்ஞையுடன் கணித ரீதியாக தொடர்பில்லாத ஆற்றல் ஆகும். ஒரு சமிக்ஞை விளைவாக, டி. எச். டி + என் தூண்டுதலில் இல்லாத டி. யு. டி பதிலில் உள்ள அனைத்து சமிக்ஞை உள்ளடக்கமாகவும் கருதப்படலாம். சிக்னல்-டு-நாய்ஸ் விகிதம் (எஸ். என். ஆர்): டி. யு. டி. யில் இருந்து வரும் தேவையற்ற சத்தத்திற்கு விரும்பிய சமிக்ஞையின் விகிதம், டி. பி. யில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கிராஸ்ஸ்டாக்ஃ ஒரு ஆடியோ சேனலில் இருந்து ஒரு சமிக்ஞையின் தேவையற்ற இருப்பு ஒரு DUT இன் பிற ஆடியோ சேனல்களில் தோன்றுகிறது. இது ஒரு விகிதம் என்பதால், இது dB இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கட்டம்ஃ ஒரே அதிர்வெண் கொண்ட இரண்டு சமிக்ஞைகளுக்கு இடையிலான நேரத்தில் உள்ள உறவு, சமிக்ஞையின் காலத்தின் ஒரு பகுதியாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது பொதுவாக டிகிரிகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, சைனுசாய்டல் சமிக்ஞையின் ஒரு முழுமையான சுழற்சி 360 டிகிரியாக இருக்கும். இண்டர்மோட்யுலேஷன் டிஸ்டார்ஷன் (ஐஎம்டி): இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமிக்ஞைகளின் நேரியல் அல்லாத கலவையின் விளைவாக ஏற்படும் விலகல், பொதுவாக வெவ்வேறு அதிர்வெண்களில் இரண்டு சைன்-அலைகள் அல்லது ஒரு சைன்-அலை மற்றும் சதுர-அலையின் கூட்டுத்தொகை. அதிர்வெண்களின் ஒத்திசைவான மடங்குகளில் சிதைவு தயாரிப்புகளுக்கு கூடுதலாக, தயாரிப்புகள் அசல் அதிர்வெண்களின் தொகைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளின் மடங்குகளிலும் காணப்படுகின்றன. நேர கள காட்சிஃ சமிக்ஞையின் அலைக்காட்டி காட்சிக்கு சமமானது, நேரத்தின் செயல்பாடாக உடனடி வீச்சைக் காட்டுகிறது. ஆடியோ அமைப்பு அளவீடுகள் சிதைவு குறிப்புகள் ஆடியோ அளவீடுகளில் டெசிபலைப் புரிந்துகொள்வது சினாட் அளவீடுகள் ஆடியோ அனலைசரைப் பயன்படுத்தி ஆடியோ அனலைசருடன் இருவழி ரேடியோ சோதனை ஆறு அடிப்படை ஆடியோ சோதனைகளின் அறிமுகம் ஆடியோ விவரக்குறிப்புகளை எவ்வாறு எழுதுவது (மற்றும் படிக்க) ஆடியோ அளவீட்டு கையேடு ஆடியோ மின்னணுவியல் சோதனை