AGATA (gamma-ray detector)
ஏஜிஏடிஏ, மேம்பட்ட காமா கண்காணிப்பு வரிசைக்கு, மிகவும் பிரிக்கப்பட்ட உயர் தூய்மை ஜெர்மானியம் (எச். பி. ஜி. இ) டிடெக்டர் வரிசை ஆகும். இது ஐரோப்பாவின் பன்னிரண்டு நாடுகளால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு ஐரோப்பிய ஒத்துழைப்பு திட்டமாகும். இந்த திட்டம் 2001 ஆம் ஆண்டில் முன்மொழியப்பட்டது மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டில் பங்கேற்கும் நாடுகளால் கையெழுத்தானது. ஏ. ஜி. ஏ. டி. ஏ அதிக எண்ணிக்கையிலான நிகழ்வு விகிதங்களைக் கொண்ட திறன் கொண்டது மற்றும் காந்த நிறமாலைகள், வேகமான நேரக் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகள்கள் அல்லது நியூட்ரான் கண்டறிதல்கள் போன்ற துணைக் கண்டுபிடிப்பாளர்களுடன் இணைக்கப்படலாம். உயர்-மடங்கு பிரிக்கப்பட்ட உயர்-தூய்மை ஜிஇ டிடெக்டர்கள் ஏஜிஏடிஏ டிடெக்டர்கள் ஜிஇ-டிடெக்டர்கள் ஆகும், அவை ஆறு மடங்கு அசிமுத்தல் மற்றும் ஆறு மடங்கு நீளமான பிரிவுடன் 36 மடங்கு பிரிவைக் கொண்டுள்ளன. டிடெக்டர் 10 செமீ நீளம் மற்றும் பின்புறத்தில் வட்டமாகவும், 8 செமீ விட்டம் மற்றும் முன் முகத்தில் அறுகோணமாகவும் உள்ளது. ஒரு பொதுவான உள் மின்முனை மற்றும் 36 பிரிவுகள் தனிப்பட்ட முன் பெருக்கிகள் மூலம் படிக்கப்படுகின்றன. பிரிவுகள் பின்னர் தனி கண்டுபிடிப்பாளர்களாக கருதப்படலாம். அறுகோண படிகங்களுக்கான அளவுருக்கள் பின்வருமாறுஃ அதிகபட்ச உருளை அளவுஃ 90 மிமீ நீளம், 40.00 மிமீ ஆரம். கோஆக்சியல் துளை அளவுஃ 10 மிமீ விட்டம், முன் முகத்திலிருந்து 13.00 மிமீ வரை நீட்டிப்பு. செயலற்ற பகுதிகள்ஃ டிடெக்டரின் பின்புறத்தில் 1 மிமீ, கோஆக்சியல் துளையைச் சுற்றி 0.6 மிமீ. என்கேப்சுலேஷன்ஃ 0.8 மிமீ தடிமன் 4 மிமீ படிக-கேன் தூரத்துடன்-கிரையோஸ்டாட்ஃ 1 மிமீ தடிமன் 2 மிமீ காப்ஸ்யூல்-கிரையோஸ்டாட் தூரத்துடன். டிடெக்டர் சிக்னலில் உள்ள இடஞ்சார்ந்த தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பிரிவுகளின் வடிவவியலால் சாத்தியமானதை விட γ-கதிர் தொடர்புகளை மிகவும் துல்லியமாக உள்ளூர்மயமாக்க முடியும். ஒரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் அல்லது காம்ப்டன் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளை உருவாக்குகிறது, இது ஒரு சமிக்ஞை உற்பத்தி செய்யப்படும்போது டிடெக்டர் மின்முனைகளில் எதிர் அறிகுறிகளின் பட கட்டணங்களைத் தூண்டுகிறது. பட மின்னூட்டத்தின் மாற்றம் மின்முனைகளுக்குள் அல்லது வெளியே நீரோட்டங்களின் ஓட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தூண்டப்பட்ட சார்ஜ் ஒரு பல பிரிவு கண்டறிதலில் அதிக தூரத்திற்கு பல மின்முனைகள் மீது விநியோகிக்கப்படுகிறது. நெருங்கிய தூரத்திற்கு மின்முட்டுகளின் தூண்டப்பட்ட கட்டணங்களின் அதிகரிப்பும் குறைப்பும் முதன்மை சார்ஜ் இறுதியாக அதன் இலக்கு மின்முனைகளை அடைந்து படத்தை நடுநிலையாக்கும் வரை தொடர்கிறது. தொடர்பு நடந்த டிடெக்டர் துறையை அடையாளம் காண, தூண்டப்பட்ட சமிக்ஞையின் துருவமுனைப்பை வெறுமனே கவனித்து, சார்ஜ் சேகரிக்கும் மின்முனையில் நிகர கட்டணத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும். இது சிறிய மற்றும் பெரிய ஆரங்களில் உள்ள தொடர்புகளை வேறுபடுத்திக் காட்ட அனுமதிக்கிறது. டிஜிட்டல் சிக்னல் செயலாக்க மின்னணுவியல் கண்டறிதல் சமிக்ஞைகளின் இடஞ்சார்ந்த தகவல்கள் டிஜிட்டல் துடிப்பு வடிவ பகுப்பாய்விலிருந்து அறியப்படுகின்றன. முன் பெருக்கப்பட்ட கண்டறிதல் சமிக்ஞை 14-பிட் தெளிவுத்திறனுடன் 100 எம்எஸ்/வி வேகத்துடன் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படுகிறது. பெருக்கத்திற்கு முந்தைய சமிக்ஞைகள் அனலாக்-டு-டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் (ஏடிசி) மூலம் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படுகின்றன. γ-கதிர் கண்காணிப்பு அமைப்புக்கு அதிக கணினி சக்தியுடன் ஒரு சிறிய டிஜிட்டல் சமிக்ஞை செயலாக்க மின்னணுவியல் தேவைப்பட்டது. ஒரு தொடர்புக்கு ஐந்து மதிப்புகள் மட்டுமே முழு தகவலுக்கும் போதுமானதுஃ ஆற்றல் படிவு, அதன் நேரம் மற்றும் தொடர்பு புள்ளியின் மூன்று இடஞ்சார்ந்த ஆயத்தொலைவுகள். வெவ்வேறு டிடெக்டர் தகவல்களைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. துடிப்பு-வடிவ பகுப்பாய்வு ஜிஇ-டிடெக்டர் γ-கதிர்களின் துடிப்பு-வடிவத்தை தீர்மானிக்கிறது, இதில் டிடெக்டரில் வெளியிடப்பட்ட ஆற்றலுடன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட தொடர்புகளின் முப்பரிமாண நிலை பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. கண்காணிப்பு வரிசையின் செயல்திறன் இந்த தரவைப் பொறுத்தது. இடைவினையின் நிலையை பிரித்தெடுக்க ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மின்னூட்டங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அந்தந்த வடிவங்களுடன் துடிப்பு வடிவங்களை நாம் ஒப்பிட முடியும். காம்ப்டன் சிதறிய தற்செயலுக்கு வெளிப்புற கொலிமேட்டட் டிடெக்டருடன் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்ட γ-கதிர் மூலங்களைப் பயன்படுத்தி இது சோதனை ரீதியாக செய்யப்படுகிறது. ஜிஇ-டிடெக்டரின் கடத்துத்திறன் சறுக்கல் வேகங்களின் அளவு மற்றும் மின்சார புலம் திசையன் மற்றும் சறுக்கல் திசைவேகத்திற்கு இடையிலான கோணத்தை பாதிக்கிறது. இதன் விளைவாக சமிக்ஞையின் வடிவம் நேரடியாக செல்வாக்கு செலுத்துகிறது, ஏனெனில் ஜிஇ படிகமானது படிகவியல் அச்சு திசையைப் பொறுத்தவரை அனிசோட்ரோபிக் ஆகும். γ-கதிர்களின் இடைவினையின் நிலையை தீர்மானிக்க ஒருவர் தூண்டப்பட்ட உண்மையான மற்றும் கண்ணாடி சமிக்ஞைகளின் வடிவங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு தொடர்பு நடைபெறும் பிரிவின் மின்முனைகள் உண்மையான சமிக்ஞைகளை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் கண்ணாடி சமிக்ஞைகள் எந்த தொடர்பு நடக்காத அண்டை பிரிவுகளில் அளவிடப்படுகின்றன. காமா-கதிர் கண்காணிப்பு அண்டை பிரிவுகளில் தூண்டப்பட்ட கண்ணாடி கட்டணங்களை அளவிட உயர் பிரிவு மற்றும் டிஜிட்டல் ரீட் அவுட் பயன்படுத்தப்படலாம். சமிக்ஞையின் துடிப்பு வடிவ பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, தொடர்பு புள்ளியை மதிப்பிடலாம். காமா-கதிர்களின் பாதையை ஒரு கண்காணிப்பு வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி புனரமைக்க முடியும். பல வடிவியல் உருவகப்படுத்துதல் என்பது பகுப்பாய்விற்கான மிகவும் வளர்ந்த தொகுப்புகளில் ஒன்றாகும், அவை பல படி வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றன. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கணக்கீட்டின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலிருந்தும் முடிவுகள் மேட்ரிக்ஸில் சேமிக்கப்படுகின்றன, அவை பின்னர் நினைவுகூரப்பட்டு துடிப்பு வடிவ பதிலை உருவாக்குகின்றன, இது எடையுள்ள புலம் வழியாக சார்ஜ் கேரியர்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. படிக அளவு கொடுக்கப்பட்ட டிடெக்டருக்கு கன மேட்ரிக்ஸ்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிலைக்கும் மின் ஆற்றல், மின்சார புலம் மற்றும் எடையுள்ள புலம் ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் கணக்கிடப்படுகின்றன மற்றும் சறுக்கல் திசைவேகம் மேட்ரிக்ஸ்கள் மின்சார புலம் மேட்ரிக்ஸிலிருந்து கணக்கிடப்படுகின்றன. எந்தவொரு தன்னிச்சையான கண்டறிதலுக்கும் துடிப்பு வடிவத்தின் உருவகப்படுத்துதல் படம் 8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட டிடெக்டரைப் பொறுத்தவரை, படிக அளவு லட்டிஸ் தளங்களின் கன மேட்ரிக்ஸாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார ஆற்றல், மின்சார புலம் மற்றும் எடை புலத்திற்கான மதிப்புகள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் கணக்கிடப்படுகின்றன. சறுக்கல் திசைவேக மேட்ரிக்ஸ்கள் மின்சார புல மேட்ரிக்ஸிலிருந்து கணக்கிடப்படுகின்றன. கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு தளத்திற்கான கண்டறிதல் பதில் படம் 8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி எடை புலம் வழியாக சார்ஜ் கேரியர்களின் பாதையை கண்காணிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. டிடெக்டர் அளவில் கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு நிலைக்கு துடிப்பு வடிவ பதிலைக் கணக்கிட பின்பற்ற வேண்டிய படிகள் பின்வருமாறுஃ டிடெக்டர் வடிவவியலைக் குறிப்பிடவும். பாய்சான் சமன்பாட்டின் தீர்விலிருந்து மின்சார ஆற்றல் மேற்பரப்புகள் மற்றும் மின்சார புலக் கோடுகளைக் கணக்கிடுங்கள். சார்ஜ் கேரியர் போக்குவரத்தை குறைக்கடத்தி ஊடகத்தில் செயல்படுத்தவும். தன்னிச்சையான தொடர்பு நிலைகளுக்கு சார்ஜ் கேரியர்களின் பாதைகளை கணக்கிடுங்கள். தொடர்புகளில் உள்ள மின்னூட்டத்தை மீட்டெடுக்க ராமோவின் [11] தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். பொடென்ஷியல் எடை மற்றும் ஃபீல்ட் ரெசல்யூஷன் எடை. காமா-கதிர் பாதை புனரமைப்பு வழிமுறை γ-கதிர் தொடர்புகளின் பாதையை மறுசீரமைப்பது γ-கதிர் கண்காணிப்பின் முக்கிய சிக்கல்களில் ஒன்றாகும். γ-கதிர் பாதையை உருவாக்க பல முன்மொழியப்பட்ட முறைகள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டு ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனஃ பின் கண்காணிப்பு வழிமுறை மற்றும் தொகுப்பு. டிராக்கிங் செயல்திறன் ஃபிகர்-ஆஃப்-மெரிட்டுக்கான சூத்திரத்தின் தேர்வைப் பொறுத்து மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்தது, எனவே வெவ்வேறு ஃபிகர்-ஆஃப்-மெரிட் விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளன. மறுசீரமைப்பு முடிவுகளில் காம்ப்டன் சிதறலின் ஆரம்ப வேகத்தின் தாக்கம் ஆராயப்பட வேண்டும். ஏஜிஏடிஏ என்பது இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட மிகவும் திறமையான γ-கதிர் கண்காணிப்பு வரிசையாகும், மேலும் நிலை உணர்திறன் கொண்ட ஜிஇ-டிடெக்டர்கள் இதற்கு முக்கிய கருத்தாகும். காம்போசிட் ஜிஇ டிடெக்டர்கள் முதன்முதலில் யூரோகாம் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்காக உருவாக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, மேலும் இது பல நிலையான பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யூரோபால் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்காக என்கேப்சுலேட்டட் ஜிஇ டிடெக்டர்கள் உருவாக்கப்பட்டன. பிரிப்பு நுட்பங்கள் அவற்றின் கலவையில் சமீபத்தியவை மற்றும் அவை ஏஜிஏடிஏவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள்