Anesthetic vaporizer
ஒரு மயக்க ஆவியாக்கி (அமெரிக்க ஆங்கிலம்) அல்லது மயக்க ஆவியாக்கி (பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம்) என்பது பொதுவாக ஒரு மயக்க இயந்திரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு சாதனமாகும், இது ஒரு கொந்தளிப்பான மயக்க மருந்தின் கொடுக்கப்பட்ட செறிவை வழங்குகிறது. இது திரவத்திலிருந்து மயக்க மருந்துகளின் ஆவியாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, பின்னர் அவை புதிய வாயு ஓட்டத்தில் சேர்க்கப்படும் செறிவை துல்லியமாக கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த சாதனங்களின் வடிவமைப்பு மாறுபடுவதைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறதுஃ சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, புதிய வாயு ஓட்டம் மற்றும் முகவர் நீராவி அழுத்தம். நவீன ஆவியாக்கிகள் பொதுவாக இரண்டு வகையான ஆவியாக்கிகள் உள்ளனஃ பிளீனம் மற்றும் டிராஓவர். இரண்டிலுமே தனித்தனி நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் உள்ளன. இரட்டை-சுற்று வாயு-நீராவி பிளெண்டர் என்பது மூன்றாம் வகை ஆவியாக்கியாகும், இது முகவர் டெஸ்ப்லூரேனுக்கு பிரத்தியேகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிளீனம் ஆவியாக்கிகள் பிளீனம் ஆவியாக்கியானது மயக்க இயந்திரத்தின் நேர்மறை அழுத்தத்தால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது வழக்கமாக இயந்திரத்தில் பொருத்தப்படுகிறது. நோயாளி தன்னிச்சையாக சுவாசிக்கிறாரா அல்லது இயந்திர ரீதியாக காற்றோட்டமாக இருக்கிறாரா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் ஆவியாக்கியின் செயல்திறன் மாறாது. ஆவியாக்கியின் உள் எதிர்ப்பு பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் விநியோக அழுத்தம் நிலையானதாக இருப்பதால், ஆவியாக்கியை துல்லியமாக அளவீடு செய்து, பரந்த அளவிலான புதிய வாயு ஓட்டங்களில் கொந்தளிப்பான மயக்க நீராவியின் துல்லியமான செறிவை வழங்க முடியும். பிளீனம் வேப்பரைசர் ஒரு நேர்த்தியான சாதனமாகும், இது வெளிப்புற சக்தி இல்லாமல், பல நூற்றுக்கணக்கான மணிநேர தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டிற்கு நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படுகிறது, மேலும் மிகக் குறைந்த பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது. பிளீனம் வேப்பரைசர் உள்வரும் வாயுவை இரண்டு நீரோடைகளாக துல்லியமாக பிரிப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது. இந்த நீரோடைகளில் ஒன்று பைபாஸ் கால்வாயில் உள்ள ஆவியாக்கியின் வழியாக நேராக செல்கிறது. மற்றொன்று ஆவியாக்கும் அறைக்குள் திருப்பி விடப்படுகிறது. ஆவியாக்கும் அறையில் உள்ள வாயு கொந்தளிப்பான மயக்க நீராவி மூலம் முழுமையாக நிறைவுறுகிறது. இந்த வாயு ஆவியாக்கியை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு பைபாஸ் சேனலில் உள்ள வாயுவுடன் கலக்கப்படுகிறது. ஒரு பொதுவான கொந்தளிப்பான முகவர், ஐசோஃப்ளூரேன், 32kPa (வளிமண்டலத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கு) நிறைவுற்ற நீராவி அழுத்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பொருள் ஆவியாக்கும் அறையை விட்டு வெளியேறும் வாயு கலவை 32kPa ஐசோஃப்ளூரேனின் ஒரு பகுதி அழுத்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. கடல் மட்டத்தில் (வளிமண்டல அழுத்தம் சுமார் 101kPa), இது 32 சதவீதம் செறிவுக்கு வசதியாக சமம். இருப்பினும், ஆவியாக்கியின் வெளியீடு பொதுவாக 1-2% இல் அமைக்கப்படுகிறது, அதாவது புதிய வாயுவின் மிகக் குறைந்த விகிதத்தை மட்டுமே ஆவியாக்கும் அறை வழியாக திருப்பிவிட வேண்டும் (இந்த விகிதம் பிளவு விகிதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது). ஒரு பிளீனம் ஆவியாக்கும் கருவி ஒரு வழியில் மட்டுமே வேலை செய்ய முடியும் என்பதையும் காணலாம்ஃ அது தலைகீழாக இணைக்கப்பட்டிருந்தால், மிகப் பெரிய அளவிலான வாயு ஆவியாக்கும் அறைக்குள் நுழைகிறது, எனவே நச்சுத்தன்மை அல்லது ஆபத்தான நீராவி செறிவுகள் வழங்கப்படலாம். (தொழில்நுட்ப ரீதியாக, ஆவியாக்கியின் டயல் தொகுதி சதவீதத்தில் அளவீடு செய்யப்பட்டாலும் (எ. கா. 2 சதவீதம்), இது உண்மையில் வழங்குவது மயக்க மருந்தின் ஒரு பகுதி அழுத்தம் (எ. கா. 2kPa)). பிளீனம் ஆவியாக்கியின் செயல்திறன் கொந்தளிப்பான முகவரின் நிறைவுற்ற நீராவி அழுத்தத்தைப் பொறுத்தது. இது ஒவ்வொரு முகவருக்கும் தனித்துவமானது, எனவே ஒவ்வொரு முகவரும் அதன் சொந்த குறிப்பிட்ட ஆவியாக்கியில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஃப்ரேசர்-ஸ்வெட்மேன் அமைப்பு போன்ற பல பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் ஒரு பிளீனம் ஆவியாக்கியை தவறான முகவரியால் நிரப்புவது மிகவும் கடினம். ஒரு ஆவியாக்கியில் இரண்டு முகவர்களின் கலவையானது ஆவியாக்கியிலிருந்து கணிக்க முடியாத செயல்திறனை ஏற்படுத்தும். எந்தவொரு ஒரு முகவருக்கும் நிறைவுற்ற நீராவி அழுத்தம் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும், மேலும் பிளீனம் ஆவியாக்கிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வரம்பிற்குள் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை வெப்பநிலை மாற்றங்களை (குறிப்பாக ஆவியாதல் மூலம் குளிரூட்டுதல்) ஈடுசெய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட பல அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவர்கள் பெரும்பாலும் சுமார் 5 கிலோ எடையுள்ள ஒரு உலோக ஜாக்கெட்டை வைத்திருக்கிறார்கள், இது அறையில் உள்ள வெப்பநிலையுடன் சமநிலைப்படுத்துகிறது மற்றும் வெப்பத்தின் மூலத்தை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, ஆவியாதல் அறையின் நுழைவாயில் ஒரு இரு உலோக துண்டு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது ஆவியாதலின் செயல்திறன் இழப்பை ஈடுசெய்ய, அறை குளிர்ச்சியடையும் போது அதிக வாயுவை அனுமதிக்கிறது. முதல் வெப்பநிலை ஈடுசெய்யப்பட்ட பிளீனம் ஆவியாக்கும் கருவி சைப்ரேன் 'ஃப்ளூடெக்' ஹாலோத்தேன் ஆவியாக்கும் கருவி ஆகும், இது 1956 ஆம் ஆண்டில் ஹாலோத்தேன் மருத்துவ நடைமுறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே சந்தையில் வெளியிடப்பட்டது. இழுவை நீராவி நோயாளியால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மறை அழுத்தத்தால் இயக்கப்படுகிறது, எனவே வாயு ஓட்டத்திற்கு குறைந்த எதிர்ப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதன் செயல்திறன் நோயாளியின் நிமிட அளவைப் பொறுத்ததுஃ நிமிட காற்றோட்டத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் அதன் வெளியீடு குறைகிறது. இழுவை ஆவியாக்கியின் வடிவமைப்பு மிகவும் எளிமையானதுஃ பொதுவாக இது சுவாச இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு எளிய கண்ணாடி நீர்த்தேக்கம் ஆகும். இழுவை ஆவியாக்கிகள் எந்த திரவ கொந்தளிப்பான முகவருடனும் பயன்படுத்தப்படலாம் (டைஎத்தில் ஈதர் அல்லது குளோரோஃபார்ம் போன்ற பழைய முகவர்கள் உட்பட, டெஸ்ஃப்ளூரேனைப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது என்றாலும்). ஆவியாக்கியின் செயல்திறன் மிகவும் மாறுபட்டதாக இருப்பதால், துல்லியமான அளவுத்திருத்தம் சாத்தியமற்றது. இருப்பினும், பல வடிவமைப்புகளில் ஒரு நெம்புகோல் உள்ளது, இது ஆவியாக்கும் அறைக்குள் நுழையும் புதிய வாயுவின் அளவை சரிசெய்கிறது. இழுவை நீராவி எந்த வழியிலும் பொருத்தப்படலாம், மேலும் மறு சுவாசம் நடைபெறும் சுற்றுகளில் அல்லது வட்ட சுவாச இணைப்பிற்குள் பயன்படுத்தப்படலாம். இழுவை ஆவியாக்கிகள் பொதுவாக வெப்பநிலையை ஈடுசெய்யும் அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. நீண்டகால பயன்பாட்டுடன், திரவ முகவர் நீர்த்தேக்கத்தின் வெளிப்புறத்தில் ஒடுக்கம் மற்றும் உறைபனி கூட உருவாகக்கூடிய அளவிற்கு குளிர்விக்கலாம். இந்த குளிரூட்டல் ஆவியாக்கியின் செயல்திறனை பாதிக்கிறது. இந்த விளைவைக் குறைப்பதற்கான ஒரு வழி ஆவியாக்கியை ஒரு கிண்ணம் தண்ணீரில் வைப்பதாகும். இழுவை ஆவியாக்கியின் ஒப்பீட்டளவில் திறமையின்மை அதன் பாதுகாப்புக்கு பங்களிக்கிறது. மிகவும் திறமையான வடிவமைப்பு அதிக மயக்க நீராவி உற்பத்தி செய்யும். ஒரு இழுவை ஆவியாக்கியின் வெளியீட்டு செறிவு ஒரு பிளீனம் ஆவியாக்கியால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதை விட அதிகமாக இருக்கலாம், குறிப்பாக குறைந்த ஓட்டங்களில். பாதுகாப்பான பயன்பாட்டிற்காக, சுவாச இணைப்பில் மயக்க நீராவி செறிவு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். அதன் குறைபாடுகள் இருந்தபோதிலும், இழுவை நீராவி உற்பத்தி செய்ய மலிவானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது. கூடுதலாக, அதன் சிறிய வடிவமைப்பு என்பது வயலில் அல்லது கால்நடை மயக்க மருந்தில் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதாகும். இரட்டை-சுற்று வாயு-நீராவி பிளெண்டர் ஆவியாக்கியின் மூன்றாவது வகை (இரட்டை-சுற்று வாயு-நீராவி பிளெண்டர்) குறிப்பாக முகவர் டெஸ்ப்லூரேனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. 23. 5 டிகிரி செல்சியஸில் டெஸ்ப்லூரேன் கொதிக்கிறது, இது அறை வெப்பநிலைக்கு மிக அருகில் உள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், சாதாரண இயக்க வெப்பநிலையில், டெஸ்ப்லூரேனின் நிறைவுற்ற நீராவி அழுத்தம் வெப்பநிலையில் சிறிய ஏற்ற இறக்கங்களுடன் மட்டுமே பெரிதும் மாறுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு சாதாரண பிளீனம் ஆவியாக்கியின் அம்சங்கள் டெஸ்ப்லூரேனின் துல்லியமான செறிவை உறுதிப்படுத்த போதுமானதாக இல்லை. கூடுதலாக, மிகவும் வெப்பமான நாளில், அனைத்து டெஸ்ப்லூரேனும் கொதிக்கும், மேலும் டெஸ்ப்லூரேனின் மிக அதிக (ஆபத்தான) செறிவுகள் நோயாளியை அடையக்கூடும். ஒரு டெஸ்ப்லூரேன் ஆவியாக்கும் கருவி (எ. கா. டேடெக்ஸ்-ஒமேடா தயாரித்த TEC 6) 39 டிகிரி செல்சியஸ் வரை சூடாக்கப்பட்டு 194kPa வரை அழுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பிளீனம் ஆவியாக்கியைப் போலவே மயக்க இயந்திரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதன் செயல்பாடு மிகவும் வித்தியாசமானது. இது வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி டெஸ்ப்லூரேன் கொண்ட ஒரு அறையை ஆவியாக்குகிறது, மேலும் சிறிய அளவிலான தூய டெஸ்ப்லூரேன் நீராவியை புதிய வாயு ஓட்டத்தில் செலுத்துகிறது. ஒரு டிரான்ஸ்யூசர் புதிய வாயு ஓட்டத்தை உணர்கிறது. சுவிட்ச் ஆன் செய்த பிறகு ஒரு வார்ம் அப் காலம் தேவைப்படுகிறது. மெயினின் சக்தியை இழந்தால் டெஸ்ப்லூரேன் ஆவியாக்கும் இயந்திரம் செயலிழக்கும். ஆவியாக்கும் கருவி கிட்டத்தட்ட காலியாக இருந்தால் அலாரம் ஒலிக்கும். ஒரு மின்னணு காட்சி ஆவியாக்கியில் உள்ள டெஸ்ப்லூரேனின் அளவைக் குறிக்கிறது. டெஸ்ஃப்ளூரேன் ஆவியாக்கியின் செலவு மற்றும் சிக்கலானது டெஸ்ஃப்ளூரேனின் ஒப்பீட்டளவில் பிரபலமடையாததற்கு பங்களித்துள்ளது, இருப்பினும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இது பிரபலமடைந்து வருகிறது. வரலாற்று ரீதியாக, ஈதர் (முதல் கொந்தளிப்பான முகவர்) முதன்முதலில் ஜான் ஸ்னோவின் இன்ஹேலரால் (1847) பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் குளோரோஃபார்மின் (1848) பயன்பாட்டால் அது மாற்றப்பட்டது. ஈதர் பின்னர் மெதுவாக கர்ட் ஷிம்மெல்பஷின் "முகமூடி" வழியாக வழக்கமான பயன்பாட்டுடன் ஒரு மறுமலர்ச்சியை (1862-1872) உருவாக்கியது, இது திரவ ஈத்தரை சொட்டுவதற்கான ஒரு நார்கோசிஸ் முகமூடியாகும். இப்போது வழக்கற்றுப் போய்விட்டது, அது கம்பியால் கட்டப்பட்ட ஒரு முகமூடியாக இருந்தது, மேலும் துணியால் மூடப்பட்டிருந்தது. ஈத்தரை நிர்வகிப்பதற்கான மிகவும் நம்பகமான முறைக்கான பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களின் அழுத்தம் மற்றும் தேவை அதன் பிரசவத்தை நவீனமயமாக்க உதவியது. 1877 ஆம் ஆண்டில், க்ளோவர் ஒரு நீர் ஜாக்கெட்டுடன் ஒரு ஈதர் இன்ஹேலரைக் கண்டுபிடித்தார், மேலும் 1899 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஈத்தருக்கு மாற்று வழிகள் முன்னுக்கு வந்தன, முக்கியமாக முதுகெலும்பு மயக்க மருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக. அதைத் தொடர்ந்து, சைக்ளோப்ரோபேன், ட்ரைக்ளோரோஎதிலீன் மற்றும் ஹாலோதேன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் ஈதர் (1930-1956) பயன்பாடு குறைந்தது. 1980 களில், மயக்க ஆவியாக்கம் கணிசமாக வளர்ந்தது; அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் வெப்பநிலை இழப்பீடு, இரு உலோக துண்டு, வெப்பநிலை சரிசெய்யப்பட்ட பிளவு விகிதம் மற்றும் கசிவு எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் போன்ற கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் இலவச வளம் இது howequipmentworks.com மயக்க இயந்திரத்தில் மயக்க மருந்து ஆவியாக்கிகளின் கொள்கைகளை வரைபடமாக விளக்குகிறதுஃ ஒரு விளக்கக்காட்சி மைக்கேல் பி. டோஷ் எழுதிய மயக்க மருந்து எரிவாயு இயந்திரம் Anaesthesia.UK இயக்க அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் துல்லியமான ஆவியாக்கிகளுக்கான பராமரிப்பு வழிகாட்டுதல்கள் மயக்க மருந்து விநியோக சாதனங்களின் வரலாறு அளவு வடிவங்கள்